1.再使用禁止2.血管造影等の高圧注入には使用しないこと。〈重要な基本的注意〉1.本品は、外筒にポリカーボネートを使用している。合及びアルコールを含む消毒薬を使用する場合は、ひび割れに**【形状・構造及び原理等】ついて注意すること。本品は、外筒、プランジャ(押し子)、ガスケット、キャップからな液漏れ、空気混入の可能性がある。確保されず患者への重篤な影響が生じる可能性がある。スチレンブタジエンゴムジャが外筒から抜けて液漏れが生じる可能性がある。]プランジャ:ポリプロピレン2.外筒印刷部の目盛を越えてプランジャを引かないこと。[プラン3.各部の名称プランジャはまっすぐに引くこと。[斜めに引いた場合は、ガスケットと外筒との密着性が悪くなり、液漏れ、空気の混入又は1)スタンダードタイプ(ルアーロック)ガスケットが外れる可能性がある。拠している場合でも絞め方や接続後の取扱い等により、接続が緩む場合が想定される。緩みがないようしっかりと接続し、漏2)スタンダードタイプ(ルアースリップ)れ等の異常がないか必ず確認すること。入等について、定期的に確認すること。入等が生じるおそれがあるため、接続部等に異常が生じていな【使用目的又は効果】いことを定期的に確認すること。本品は、主として薬液投与、又は採液等に使用するための器具であ6.る。包装を開封したらすぐに使用し、使用後は感染防止に留意して安全な方法で処分すること。するか引き抜くために用いる器具をいう。通常、ガラス製又はプラ7.スチック製で、目盛付の容器及びプランジャから成る。注射針を用ガスケット部に注射針等で傷をつけないこと。漏れ、空気の混入を引き起こす可能性がある。用いる目盛り付き筒とプランジャからなる器具をいう。)カーに適用の可否を確認すること。9.【使用方法等】1.必要に応じて、あらかじめ手袋を着用する。2.包装を開封し、包装内から製品を取り出す。3.接液部を汚染させないこと。本品を鉗子等でつまんで傷をつけないこと。[破損が生じ、液漏れ、空気の混入を引き起こす可能性がある。外筒部を強く握る等、圧迫するような力を加えないこと。施設の基準に従い、薬液注入などの処置を行う。気の混入が生じる可能性がある。外筒印刷部をこすらないこと。[目盛が消えるおそれがある。]認してから使用すること。冷蔵保存する際は取扱いに注意すること。[低温下では耐衝撃強れがないことを確認すること。度が低下し、破損する可能性がある。]2)本品に衝撃を与えないこと。[破損する可能性がある。本品を再滅菌しないこと。本品使用後は医療廃棄物として処理すること。関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。注意して操作すること。汚染する可能性がある。1.併用注意(用に注意する事)他の医療機器と接続する場合は以下の事項を順守すること。1)接続する場合は、過度な締め付けをしないこと。端に破損、空回りが生じ、液漏れ、空気の混入を引き起こす可能性がある。]2)注射筒先端(テーパー部分)に薬液又は血液を付着させないこと。[接続部の緩み、空回り等が生じ、液漏れ、空気の混入を引き起こす可能性がある。]3)メスコネクターと接続する際、横方向の力を加えないこと。[注射筒先端(テーパー部分)に曲がりや破損が生じ、液漏れ、空気の混入を引き起こす可能性がある。GDPRReport。