ファイルが折れ易いような気がします。ファイルが折れ易いような気がします。閲覧の履歴ファイルが折れ易いような気がします。?ファイルが折れ易い場合、以下のような原因が考えられます。原因1:設定圧以上のエアーを供給している。原因2:ハンドピース後部の流量調節機構を急激に変化させている。原因3:湾曲根管に対して無理に挿入している。原因4:1本のインスツルメントを複数の根管に使用している。原因5:使用しているファイルのシャンク径とチャックの種類が合っていない。以上の原因により、ファイルの異常振動、ファイルへの負担増を招き、破折の原因となる場合があります。ファイルが破折を起こさないために、以下の対策を実行することをお勧めします。原因1の対策ハンドピースの手元圧を、取扱説明書に記載された手元圧に設定してください。原因2の対策ハンドピース後部の流量調節機構(パワーコントロールリング)を急激に変化させた場合、ファイルの振動状態が急激に変化することがあります。パワーコントロールリングは弱から強へ少しずつ切り替えて、ファイルが振れ過ぎないように調節してから使用してください。湾曲根管へファイルを挿入する際は、一度根管内に挿入してスムーズに入ることを確認してから作業に使用してください。原因4の対策インスツルメントの使用は、1本につき1根管としてください。使用しているファイルのシャンク径とチャックの種類を確認し、合っていないようなら適切なチャックに交換してください。返金について返品について返品と修理についてdentalzz.com保証とアフターサービスについて商品の保障について故障FAQ超音波スケーラーの問題について歯面清掃器FAQエアスケーラFAQファイルが折れ易いような気がします。返金について返品について返品と修理についてdentalzz.com保証とアフターサービスについて商品の保障について故障FAQ超音波スケーラーの問題について歯面清掃器FAQエアスケーラFAQファイルが折れ易いような気がします。