比率計測の誤差MIは、インターチェンジ技法を活用し、1:1の計測を行い、次の式の誤差を評価しています。re=(Raー1/Rb)/2例えば、ブリッジ6010Dで100Ω:100Ωの比率誤差仕様は、<0.04ppmRaとRbの逆数の差を2で割ります。この結果を、比率計測の誤差としています。比率計測の誤差補正MIブリッジでは比率計測の補正値は存在しません。仕様の計測精度をファームウェアで補正することはありません。経年変化が要因で、計測特性が変化することはありません。ところで、ブラジルの国研校正機関がMIブリッジとQHRシステムの出力で、精度比較を実施し、報告しました。-0.057中国の国研校正機関でもMIブリッジ(6010B)とCCCの出力で、精度比較を実施し、報告しました。ウェブサイトに掲載しています。MIからお客様へ販売中の抵抗ブリッジの比率誤差を評価する方法の標準化は済んでおりません。計測器カタログの表記方法は、メーカ各々で異なっています。Facebook公開中。日々、気が付いたことを紹介しています。NEW計測技術2020に投稿”電子ビーム計測用DCCTの校正”の記事を計測技術2020年1月増刊号に掲載していただきました。NEWMI(カナダ)の校正サービス情報(CLASロゴ)更新しました。NEW標準抵抗器Model9331の低抵抗(0.1mΩ~10mΩ)の説明を更新しました。NEW高精度変流器7020Hの説明を更新しました。7.1.1)Gampルールに従って、開発しています。等:詳細は...”高温にすることで滅菌を行う作業”をどう保証するか、世界標準の作業方法です。日本国内全てのサービスをします。