2検体を同時に試験可能。タッチパネル操作で条件設定が簡単。2~120mm間で1mm単位で設定することができ、細かい測定を行えます【タッチパネルで簡単設定】タッチパネルを採用したことで条件設定をスムーズに登録できます。■往復回数は10~60回/minで1回単位ごとに設定することができます。■摩耗子の大きさは直径0.5inchと0.25inchから選択できるアタッチメントが付属します。■試験条件は110件分保存することができ、毎回初めから条件設定する必要がありません。【摩耗子の取付け方1】アームはスイング式ですので摩耗子取付け部を平行に持ち上げることができ、取付けし易くします。【摩耗子の取付け方2】アタッチメントに摩耗子を取付けを本体部に固定します。この際、摩耗子がアタッチメントから5mm程度出ているようにします。【摩耗子の取付け方3】アタッチメントを取付けたら摩耗子取付部を試料台に対し垂直にしてアームに任意の重りを載せます。試料の固定は、写真上のネジと写真下の押え金具を使用し、ネジを試料固定台の穴に固定します。【サンプル取付け方法2】サンプルを置き、摩耗部が取付け金具に当たらないか確認の上、ネジをしっかり固定します。・Group:保存した条件を呼出す際に使用します。・Save:設定した条件を保存します。・Strokes:1回の試験で何回往復させるか設定します。・Speed:1分間に何回往復するかを指定します。Position:摩耗部の往復させたい距離を指定できます。・RUN:指定した条件で試験を開始します。Point:始点を設定します。Point:終点を設定します。・Try:実際にアームを動かし動作距離を確認できます。・OK:メイン画面に戻ります。※試験を行う前に摩耗子が取付け金具に当たらないか、試験片の大きさ内で往復するかの確認を行って下さい。2~120mm間で1mm単位で設定することができ、細かい測定を行えます【タッチパネルで簡単設定】タッチパネルを採用したことで条件設定をスムーズに登録できます。■往復回数は10~60回/minで1回単位ごとに設定することができます。■摩耗子の大きさは直径0.5inchと0.25inchから選択できるアタッチメントが付属します。■試験条件は110件分保存することができ、毎回初めから条件設定する必要がありません。【摩耗子の取付け方1】アームはスイング式ですので摩耗子取付け部を平行に持ち上げることができ、取付けし易くします。【摩耗子の取付け方2】アタッチメントに摩耗子を取付けを本体部に固定します。この際、摩耗子がアタッチメントから5mm程度出ているようにします。【摩耗子の取付け方3】アタッチメントを取付けたら摩耗子取付部を試料台に対し垂直にしてアームに任意の重りを載せます。試料の固定は、写真上のネジと写真下の押え金具を使用し、ネジを試料固定台の穴に固定します。【サンプル取付け方法2】サンプルを置き、摩耗部が取付け金具に当たらないか確認の上、ネジをしっかり固定します。・Group:保存した条件を呼出す際に使用します。・Save:設定した条件を保存します。・Strokes:1回の試験で何回往復させるか設定します。・Speed:1分間に何回往復するかを指定します。Position:摩耗部の往復させたい距離を指定できます。・RUN:指定した条件で試験を開始します。Point:始点を設定します。Point:終点を設定します。・Try:実際にアームを動かし動作距離を確認できます。・OK:メイン画面に戻ります。※試験を行う前に摩耗子が取付け金具に当たらないか、試験片の大きさ内で往復するかの確認を行って下さい。サイトの株式会社テックジャムが運営しております。reserved.ホームカート問い合せ。