網線で綺麗に除去します。コネクタの固定用端子の部分が取れて基板側に残ってしまっていたので、それも取り外し半田を除去しておきます。コネクタAの半田除去コネクタA表コネクタA裏コネクタの半田除去後の写真です。リードに付着した基板のパットを半田ごてで加熱し取り除きます。1の作業で基板Bから取り外した固定用の端子は半田を綺麗に除去して差し込んでおきます。基板BとコネクタAの実装コネクタAの固定用端子、リードを基板Bのパットに半田づけして実装します。4番ピンと6番ピンはパットが取れてしまっているので半田付けできません。残った4番と6番ピンからジャンパ配線を行います。元々のめくれてしまったパターンは邪魔にならないようカット。出来るだけ元のパターンと同じ経路を這わせて伸ばしていきます。(そのほうが後から分かりやすく修正も容易で綺麗に見えます)最後に配線をボンド付けして完成です。修理完了テスターで導通の確認をとります。今回はとある接骨院様より低周波治療器の修理のご依頼のご紹介です。動作が不安定という事でお電話を頂きました。低周波治療器の修理ユニオン医科工業株式会社さんのパルオンM-522です。http://www.union-med.co.jp/product/999/サイトを見る限り、修理はもう終了されているようですね。それで工房やまだにご依頼があったわけです。故障の原因まず持ち上げて写真を撮っているとカラカラ音が...上から下から分解してみるとなぜか半田の付いたリード線の切れ端が出てきました。調べてみると、どうもボリュームがおかしいようです。左にいっぱいの状態から右に少し回すとカチリとオンになって、更に回すと徐々に強くなっていく様な仕様なのですが、まずカチリという手ごたえがありません。内部で破損があるようです。筐体から外してみると、やはり動きがおかしい。この部品が壊れているようです。リード線との半田付けもかなり不安な感じ。怪しい部品が分かった為、交換部品を購入します。今回は全く同じものが無かった為、同等品を購入して実装します。不良ボリュームを取り外して、新しいボリュームをつけます。見た目が少しばかり違いますが、基本的に差はありません。その後動作確認を行いましたが問題無く動きました!実際に使用してみてもきちんと効いているようです!最後に他にも気になった半田付けの部分があったので修正し、元通りにして終了です。お返しした後も問題無く動いているようでした。水お盆の営業について工房やまだでは8/11~8/16まで休業致します。今回はスマートフォンのデータ復旧のお手伝いです。下の写真の赤丸で囲った部分に電源スイッチがあったのですが途中からちぎれてしまっています。正常基板の電源スイッチ故障基板の電源スイッチ左は部品取り用の正常な基板。右が故障してしまった電源スイッチが破損した基板。これのスイッチ部品を移植します。故障基板Aの電源スイッチBを取り外す。基板Aのパットの半田を除去する。正常基板Cの電源スイッチDを取り外す。スイッチDの半田を除去する。基板AにスイッチDを実装する。このスマートフォンでのデータ復旧は成功したのか。お伺いしていないのですが、作業自体目で見てはっきり分かるものですので恐らく問題ないでしょう。工房やまだでは携帯やスマートフォンのデータ復旧のお手伝いもしております。事例をご紹介致します。正常携帯の電池ソケット故障携帯の電池ソケット正常携帯の電池ソケット故障携帯の電池ソケット上の写真をご覧下さい。左の写真2枚は正常な携帯電話の基板です。右の写真2枚は電池を接続するソケットの部品が折れてしまっています。正確には基板のパットごと力が加わって引き剥がされてしまったんですね。右の携帯にはエンドユーザ様の大切なデータが保管されているということ。そのデータを取り出す為の基板修復のご依頼でした。正常な携帯基板から電池ソケットを取り外す。これは5つの端子を一度加熱して半田を取り除かなくてはならない為、リワーク機で行います。故障している携帯基板のパットの半田を除去する。剥がれてしまったパットを修復する。正常基板から取外したソケットを実装する。