02:55:37)追加された行はこの色です。削除された行はこの色です。[#i4de2e60]-パーツセットの組み立て式なので\1,550-ハムフェアで購入--大進無線のWebサイトからも同一のものが購入可能-漏洩電流(RFインターフェア対策、RF回り込み対策)を調べるための測定器。[#x5ff5c95]-RFインターフェアの原因となるコモンモード電流を測定するために使用する。-洗濯バサミがRF検出部のトロイダルコアになる。トロイダルコアの部分が2分割になるようになっていて、このコアに同軸ケーブルやコード類を挟む。ミノムシクリップにデジタルテスターを接続して、直流電圧を読み取り、換算(指示値の1/10)すれば、RF電流値となるように設計されている。-家電製品の電源コード、電話線、トランシーバーの入出力コードを挟んで調べる。-洗濯バサミは大きいので、10Dクラスの同軸ケーブルを挟むことも簡単。-漏洩電流を防ぐために怪しい部分にコアを入れるが(同軸ケーブルなら[[フェライトコア]]、電源ラインなら[[分割コア]])、コアの挿入前後で数値変化を見ながら挿入していく。付属の資料より、[[公式ページ:http://www.ddd-daishin.co.jp/e-kousaku/d-rf-current/ver2/ver2-part-set.htm]]の方がカラーなので読みやすい。1:まずはクランプコアに黄色のビニール皮膜線を巻く。結束バンドで4箇所固定してから、説明の通りナイロンクランプの上から左5回・右5回分巻く。両側巻き終わったら、折り返して、黒の3mmφの熱収縮チューブに通す。その後、余分な結束バンドと開閉口のナイロンの突起部分をカットする。2:特大洗濯バサミにコアごと挟む。3:一旦洗濯バサミの方は置いておいて、ユニバーサル基板のはんだ付けを行う。これが検波部基板になる。6×9穴じゅなくて6×10穴なら1MΩの抵抗が配線しやすいと思った...。検波部基板のはんだ付けが完了したらコードと繋げる。表示部への接続において、プラスが赤線、マイナスが黒線になるように接続する。コア側への接続はプラスマイナスの区別はない。#img(http://security2600.sakura.ne.jp/main2/image3/CIMG1694.JPG)#img(,clear)4:黒い熱収縮ケーブルのところを取っ手の内側穴から結束バンドで止める。次に、洗濯バサミの内側に検波部基板をセットして、その上から20φ透明熱収縮を被せる。ドライヤーなどでの熱風で収縮固定する。5:赤黒平行線の先に、ミノムシクリップを半田付けする。結束バンド3本、20φ透明熱収縮が少し、ビニール皮膜線が余った。[#xc4fec74]#img(http://security2600.sakura.ne.jp/main2/image3/CIMG1697.JPG)#img(,clear)。