概要ボイラや燃焼炉など煙道排ガス中のNOX、SO2、CO、O2の濃度を高精度に連続測定します。どなたにも簡単に扱えて計器状況の把握がしやすいENDA-9000シリーズは、前機種の利点や機能性を引き継ぎながら、操作が簡単で見やすく、ダウンタイムを可能な限り低減し、保守・点検作業が容易に行えることをめざしたひとつ先ゆく煙道排ガス分析計です。大幅なサイズダウンやユニット構成など設置、メンテナンス等において柔軟性がひろがり、さまざまな条件・ニーズに対応が可能です。LNG(液化天然ガス)、石油、石炭などあらゆる燃料の濃度測定に適用し、高精度で安定した測定が可能です。設備コントロールにご活用いただけます。特長カラー液晶タッチパネル採用。日本語表示で見やすくスムーズな使用感。従来機より幅・奥行が約40%サイズダウン、最大100kg軽量化を実現。内部はユニット構成で修繕、メンテナンスが簡単に。7日分のデータが保存でき解析に役立つデータロギングなど、どなたでも的確に状況判断ができる機能が充実。ゼロ点が安定しており光学調整が不要。干渉影響を極限まで低減。サンプルガス圧力範囲が従来機比2倍の±10kPaを実現。圧力変動に強く多様なガス条件に対応。直射日光・輻射熱のないこと。(-15°C~50°C(寒冷地仕様)については別途対応します。HF、HCl、Cl2等腐食性ガスおよび反応性ガスを含まないこと。NH3を含む場合はNH3スクラバをオプションとして用意します。SO2計でサンプルガス中にCH4が共存する場合はCH4干渉補正用検出器を用意しています。アクセシビリティサイトマップ。