mabo400のブログ×menuI歯科医院の高楊枝通信。I歯科医院の高楊枝通信。>ドクターのつれづれ。技工を終えてからユニット内に基盤を設置しました。半田付け不良があったりしてちょっと焦りましたが、ユニットに収めて動作確認した。フットペダルを踏むとONして再度踏むとOFFします。あとはそれの繰り返し。簡単な回路でもすぐ忘れて修理の時に困るので、回路図を残しておくことにしました。前回と異なるのは、電源投入後T-FFの出力がHになってタービンライトとバキュームがONになってしまうことが判りましたので、T-FFの反転出力を使うことにしたくらいです。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。(34)院内感染対策。(197)ドクターのつれづれ。I歯科医院の高楊枝通信。