2.1写真1:電池セルの内部抵抗を測定するセンサモジュールです。鉛蓄電池、リチウムイオン電池、ニッケル水素電池、ニッカド電池などの劣化モニタリングが可能です。1000個単位での注文もお受けいたします。おすすめポイント内部抵抗と電圧を測定する小型のセンサモジュールです。交流電流4端子法の採用により高精度です。制御側と電池セルの電気的絶縁(1000V設計値)により、故障や事故の影響・リスクを最小化。直列スタックされた電池セルも測定可能。データはI2Cバスで取得します。組み込みやすい(6cm×4cm)。一般的に内部抵抗値は非常に小さく、プローブが持つ導線の抵抗よりも小さい値になります。プローブが微小なコイルとして働くため通常の2端子法の抵抗測定器では誤差が大きくなります。本品は交流4端子法と同期検波回路によりプローブの寄生抵抗およびインダクタンスをキャンセルし、内部抵抗のR成分のみを測定します。対応マザーボードIW7817-EVBは、IW7817-CSを最大3個まで搭載してWindowsパソコンでデータを記録できるマザーボードです。評価や試作開発などにご利用ください。内部抵抗のみ計測可能です。交流源は故障の原因となりますので印加しないでください。絶縁の関係上、I2Cのクロック速度は最大12Kbpsとなります。標準の100Kbpsでは応答しませんので、マスターのクロックを下げて通信してください。I2Cのリクエストの最小周期は1秒です。1秒以下での取得はできません。16V以上では測定誤差が大きくなります。12Vバッテリを実用上限としてご検討ください。機能・性能は同じですが組込みの方法が異なります。IW7817-ISと接続マイコンとの接続コネクタ形状が異なります。IW7817-ISは2.54mmピッチの汎用ランドです。ワイヤーの直接ハンダ付けか、ピンヘッダを取り付けて接続します。IW7817-CSはJST社の表面実装コネクタです。ハーネスにより外部基板と接続します。I2Cアドレスの設定方法が異なります。IW7817-ISはハンダジャンパにより設定します。IW7817-CSは基板上のDIPスイッチにより設定します。IW7807-BPは単体で動作する測定器です。液晶画面や値のホールド機能を持ちますが、外部から値を取り出すことはできません。IW7817-CSは他のマイコンと組み合わせて使用するモジュールです。測定部との電気的絶縁機能と、I2C通信機能を持ちます。IW7817-EVB内部抵抗測定モジュールIW7817-CSを評価・開発するためのUSB接続マザーボード・ケーブル・記録ソフトウェア等をまとめたキットです。(ハンダ付けタイプ)電池セルの内部抵抗を測定するセンサモジュールです。鉛蓄電池、リチウムイオン電池、ニッケル水素電池、ニッカド電池などの劣化モニタリングが可能です。