EF200をご紹介します。蒸気、空気、水の流量測定ができるEF200は、高精度で計測範囲が広く設置が簡単という特長に加え、オプションで「蒸気の乾き度計測機能」が搭載可能!蒸気の乾き度を監視し、エロージョンなどのトラブルのリスクを早期に発見します。詳しくは本文をご覧ください。連載記事では「セパレーター」を取り上げています。蒸気配管内を飛沫状に飛んでいるドレンを排除する仕組みとは?詳細は本文をご覧ください。エネルギーコスト低減には、各装置やプラント単位で蒸気使用量をモニタリングし、無駄や非効率な箇所がないか検証することが重要です。この流量管理に適した渦流量計がEF200です。温度センサー内蔵のため発信器単体で飽和蒸気の質量流量補正演算が可能です。従来機種に比べて「蒸気の乾き度計測機能(オプション)」などの新機能を追加し、使い勝手が向上しています。流量計には様々な方式がありますが、EF200は特に精度の高い渦式の流量計であることに加え、次のような特長を持っています。最大4行表示の見やすい液晶画面(内蔵液晶表示部は最大4行表示。バックアップ機能を内蔵(設定内容は表示モジュール内にバックアップ。̄EF200ではオプションで飽和蒸気の乾き度が計測できるようになりました。このオプションを装備すれば、蒸気流量を計測しながら同時に乾き度を計測することが可能です。乾き度の定義は、[気体部分]の質量と[液体部分+気体部分]の質量の比を表すものですが、本機能では、気体部分の質量流量と液体部分の質量流量を区別して実測しているわけではありません。信号の強さが乾き度の違いによって異なることに注目し、実験により明らかになった信号分布と乾き度の相関関係に基づいています。そのため、乾き度測定の条件にも制約があり、この乾き度測定機能は主に輸送配管を流れる飽和蒸気の状態悪化を察知する目的で使用されます。乾き度を監視し、湿り状態の悪化を早期に発見できれば、エロージョンなどのリスクを早期に発見し、素早く的確な対策が取れてトラブルを防止できます。ために、蒸気の流量+乾き度計測を生産設備・プラントの管理にお役立てください。今回は、配管内を流れる気体から液体を分離するセパレーターについてご説明します。配管内で蒸気輸送中の放熱により発生するドレン。このドレンは、装置の加熱効率低下など様々なトラブルを招く可能性があるため、速やかな排除が求められます。「ドレンの排除なら、スチームトラップやエアトラップで行っています」というご意見がありそうですが、それだけでは不十分な場合があります。ドレンの一部は飛沫状になって配管内を飛び、トラップでは排除できないからです。このようなドレンの排除を行うのがセパレーターです。飛沫状のドレンはどのような動きをし、セパレーターはどうやってそのドレンを排除するのでしょうか。セパレーターの仕組みや選定上の注意点とは?詳しくは以下のページをご覧ください。TLVサイト会員ページで公開しているCADデータ(外観図)、取扱説明書の更新情報をお知らせ致します。☆今月の更新はありません※TLVサイト会員ページでは、CADデータ(外観図)・取扱説明書のダウンロードができます。会員登録・ご利用は無料です。までお読みいただきありがとうございます。5月中にまいた稲の種が芽を吹き、苗床いっぱいの緑に包まれたらいよいよ田植えのシーズン。私の実家では少し前にその一仕事が終わったところです。梅雨は、苗を育てる恵みの雨となる大切な季節でもありますが、じめじめとした湿気は身体的な不調はもちろん、工場を操業するうえでもトラブルを生む要因となります。高い湿度は、体内の水分が出て行きにくくなり、体のむくみの原因にもなるそうです。適度な運動、質の高い睡眠、体を温める発汗作用のある食べ物を取り入れて上手に乗り切っていきたいですね。配管や装置にとってもドレンはもちろん、蒸気やエア中の水滴は大敵です。今月号でお届けしたセパレーターなどを活用し、工場操業においても上手に梅雨を乗り切っていただければと思います。次回のメールマガジンは7月30日頃の予定です。reservedお問い合わせよくあるご質問ご注文・納期ページTOPへ。