indicator:BI)を取り出し、製造販売元の推奨する手段で培養を行い、結果を判定します。indicator:BI)は化学的インジケータのように特定の重要プロセスにのみ反応するわけではなく、滅菌工程における滅菌工程における微生物殺滅効果を直接的に検証することができるため、滅菌工程の適格性を総合的に判断するのに適しています。indicator:BI)に加えて、物理的制御のモニタリングおよび、化学的インジケータと常に組み合わせて用いることが望ましい。indicator:BI)の製造および評価、選択と使用などについては国際規格で要求事項や指針が設けられています。indicator:BI)を工程試験用具(PCD)に挿入し、滅菌が困難と考えられる場所に置きます。indicator:BI)と共にCIも一緒に挿入し、すぐの判断材料とします。おける目的とする無菌性保証水準の達成確認です。indicator:BI)を毎回使用し、陰性結果を確認後に払い出しすることが推奨されています。同一の滅菌器においてもプログラムの変更がある場合は、プログラム毎に生物学的モニタリングを行うことが推奨されています。indicator:BI)は医療機関の方針に基づいて廃棄します。indicator:BI)は蒸気滅菌処理してから廃棄することが望ましい。その際の手順などは製造販売元の推奨を確認することが必要です。