比率計測の誤差評価(例)下記事例のとおり、供試品6010Dで評価したところ、1Ω:1Ωでは最大で0.003ppm、10Ω:10Ωでは0.002ppm、100Ω:100Ωでは―002ppm、1kΩ:1kΩでは―0.009ppmのインターチェンジ誤差を示しました。(すべて、仕様範囲内です。)MIからお客様へ販売中の抵抗ブリッジの比率誤差を評価する方法の標準化は済んでおりません。計測器カタログの表記方法は、メーカ各々で異なっています。Facebook公開中。日々、気が付いたことを紹介しています。NEW計測技術2020に投稿”電子ビーム計測用DCCTの校正”の記事を計測技術2020年1月増刊号に掲載していただきました。NEWMI(カナダ)の校正サービス情報(CLASロゴ)更新しました。NEW標準抵抗器Model9331の低抵抗(0.1mΩ~10mΩ)の説明を更新しました。NEW高精度変流器7020Hの説明を更新しました。7.1.1)Gampルールに従って、開発しています。等:詳細は...”高温にすることで滅菌を行う作業”をどう保証するか、世界標準の作業方法です。日本国内全てのサービスをします。