meter)◆水道メータ共有:スポンサーリンク■原理タービン流量計の原理は、流路に羽根車を設けて、流体の力によって羽根車を回転させてその回転数から体積流量を測定するものです。羽根車の形式から、軸流羽根車式と接線流羽根車式に大別されます。軸流羽根車式は流れの方向に沿って羽根車が回転します。流れの方向と直角の軸に沿って羽根車が回転します。水車小屋にある水車のイメージです。軸流羽根車式の代表的な流量計は、工業用タービンメータです。接線流羽根車式の代表的な流量計は、皆様の目に触れることはあまりないですが、家庭で使われている水道メータが代表的なものです。うち、高精度のものをいいます。石油精製や石油化学のプラントで主に使用されています。構造の一例を図2.6.1に示します。管路内に設置したタービンが体積流量に比例した速度で回転します。管路の上部には磁石とピックアップとが有り、流れにより磁性体で出来たタービンのブレード(羽根)が回転して磁界を横切る際に磁束密度が変化して、起電力の変化信号がピックアップコイルで検知されます。この変化を増幅することによりパルス出力に変換します。工業タービンメータは、清浄な液体や気体に適用可能ですが、高速に回転するロータの軸受部の摩耗を最小限に抑えられることから石油関連の潤滑性のある液体の計量に使われるようになりました。長所は、測定の再現性が良いこと、精度が指示値の0.2~0.5%と非常に高いこと、比較的小型で大流量の測定が可能なこと、流量測定範囲が広いことなどがあります。定格最大流量を超える流量が流れたり、流れに異物が混入すると、壊れる可能性が大きいことに注意が必要です。◆水道メータ接線流羽根車式には単箱式と複箱式があります。単箱式は、ロータが鉛直軸のまわりに回転します。水は流入口から入って直接羽根にあたります。複箱式は、羽根車を格納する部屋の周りにもう一つ部屋を設けて、その部屋と羽根車室との間の壁にあけた数か所の噴流口から噴き出した水が羽根にあたってロータを回転させます。家庭用の小型の水道メータは、ほとんど単箱式で磁気ピックアップによりカウントするものが多いです。ロータの回転部分があるために定期的に更新することや、メータの口径や形式別に、実流校正ポイントや許容精度も細かく規定されています。40の発明原理プロフィールこのサイトの運営をしています、マーシーです。機械系のメーカを再雇用期間も終了して、現在はアルバイトで同じ会社で働いています。本来はハンドルネームを止めて本名を名乗るべきとは思いますが、もうしばらくマーシーで、サイトの運営を行います。自分が経験した範囲しか、書くことはできませんが、これからも少しづつですが書き加えていきたいと考えています。詳しくは、こちらをご覧ください。プライバシー・ポリシーは、こちらをご覧ください。お気軽にお問い合わせください。TOPメインメニューHOMEアクセスお問い合わせTEL。