天秤部は温度コントロールされ、長時間の安定性に優れます。ウルトラミクロ天秤の技術をそのまま採用した、特殊な防振台を不要とする超高感度の熱天秤です。冷却ユニットを使えば-20°Cからの測定も可能です。天秤部に影響を及ぼす静電気を除去するイオンストリーム秤量される値の精度は発生する静電気により影響を受けることもあります。試料パンのファーネスへのセット時にも飛散の問題や安定性にも支障がでることがあります。このイオンストリーム機能が静電気の影響を回避します。高速加熱・冷却を実現する低熱容量ファーネス最大500°C/分までの昇温を実現し、迅速に平衡を達成します。動力学的測定はもちろん、急速冷却が可能なために短時間に多数の測定も可能になります。サンプル対応のオートサンプラーが装着できます。高速冷却プログラムと併用すれば、多くの試料を短時間に高精度な自動分析ができます。VRTGA)減量速度を制御しながら電気炉の昇温速度を変化させるVRTG測定は、等速昇温では得られない近接した減量の分離など様々な減量に有効です。質量分析計に接続することより(TG-IR,TG-MS)、そのガスの定性や試料の動的な解析ができます。機能など全ての操作記録が残せます。窒素あるいは空気を高電圧のワイヤー部に流すことでイオン化をおこないます。分析開始時にファーネスチューブが上昇すると同時に、自動で作動します。静電気中和が自動的に行われます。静電気によるサンプルの飛散やサンプリングミスを防ぎ、静電気除去する「イオンストリーム機能」が、サンプル周辺にイオンカーテンをつくり、静電気を取り除きます。低熱容量ファーネス低熱容量ファーネスは高速の直線的加熱・冷却(200°C/分まで)を実現し、迅速に平衡を達成します。ファーネスは試料容器よりわずかに大きいだけで、瞬時にプログラム温度に到達します。高感度測定PETペレット27mgを130°Cで、10時間保持した結果です。6時間で一定となり、その量は0.219%でした。広範囲の温度領域で、ノイズ、ドリフトに優れた性能を有していることがわかります。再現性タイヤ中のカーボンブラック、灰分の定量のために、600°Cでガスを窒素から酸素に切り替えました。5回繰り返し分析の結果です。良好な再現性が得られています。Acetate)の分析オイルコンディションモニタリングシステムあまり教科書には記載されていない熱測定に必要な情報、”熱分析屋”がどこを気にしているか、測定の仕方や結果の見方など、ちょっとしたテクニックについて、不定期で更新します。