2000がESR測定を最適化いたします。一部の製品についてはお取り扱いがない場合もございます。ESRアナライザーを、既存のLISシステムに統合することは出来ますか?はい、ESRアナライザーはインターフェースを通して統合することが出来ます。2000装置内に、同時に設置する必要がありますか?いいえ。各測定ステーションはそれぞれ個別のタイミングで充填することが出来ます。+ESR(赤血球沈降速度)を自動的に判定出来るオプションはありますか?はい。(測定ステーション40~160箇所)を使ってESR(赤血球沈降速度)を自動的に判定することが出来ます。+S-Sedivette®で血沈測定する際に考慮することはどの様なことでしょうか?原則として血沈の場合、採血後のS-Sedivette®は慎重に混合する必要があります。CLSI規格によると、測定は遅くとも採血の4~6時間後に開始しなければなりません。ESR(赤血球沈降速度)の最初の測定は、60分後には実施してください。+S-Sedivette®はどのように調製していますか?S-Sedivette®は、呼び容量の20%を構成するクエン酸三ナトリウム溶液で調製します。これにより、血沈に必要な比率(クエン酸塩1対血液4)が確保できます。+S-Sedivette®の保存期間はどの程度ですか?S-Sedivette®の保存期間は15カ月です。+S-Sedivette®は採血後、混合する必要がありますか?はい。S-Sedivette®は、採血直後に十分に混合する必要があります。S-Sedivette®を慎重に、逆さまに5回傾けて下さい。気泡/ガラス玉が常に、最後までまっすぐ上に移動しなければなりません。勢いをつけたり、強く振らないでください。2000をお薦めします。+S-Sedivette®で得られる数値は、ヴェステルグレン法と同等ですか?S-Sedivette®は、ヴェステルグレン法に基づいてESR(赤血球沈降速度)を判定するために、開発と評価がされています。