モニタ値のグラフ表示が可能です。CV/CC/CRモードの電子負荷機能(CH1/CH2)CH1およびCH2は端子を切替え各チャンネル最大50W、3.2Aの電子負荷として利用できます。1つのチャンネルで接続切替なしに電池などの充放電試験ができます。簡易的な充放電をおこなうサンプルアプリをメーカーホームページへご用意。※GPP-1326Gでは最大100W、6.4Aの電子負荷となります。デジタル回路用電源出力(GPP-3323Gのみ)GPP-3323GのCH3出力は1.8V/2.5V/3.3V/5V切替の5Aの電源となります。端子出力と専用のUSB給電ポートで5Aの出力が可能です。前面パネルにある10キーで直接数字を入力して設定できます。つまみによる従来の設定も可能です。豊富な機能設定はファンクションキーで切換えて設定されます。同期出力CH1とCH2の出力を内部で結合し、電圧または電流を倍にして出力します。独立時は出力は絶縁されています。同期動作切替(CH1+CH2直列・並列接続)はワンタッチで完了です。シーケンス機能CH1とCH2の設定・出力を時間で変化させるシーケンス機能が最大2048ステップまで設定できます。測定値を内部メモリまたはUSBメモリに最短1秒ごとに記憶します。最大で204800レコードまで保存可能です。外部インタフェースUSB(仮想COM)、LAN(Socket/web)、RS-232C、GP-IB、外部I/O制御により自動制御や遠隔制御が可能です。■このページに記載されている製品・仕様・価格は改良等のため予告無く変更、あるいは製品製造を中止する事があります。ご購入に際しましては販売価格も含め改めて最新情報を弊社営業よりご確認下さい。GPPシリーズ製品に関するお問い合せ、お見積のご依頼は最寄の営業所までお願い致します。