サスペンションブッシュの捩り及び加振疲労/耐久試験を行う事を目的とした試験機です。この製品について問い合わせる捩り試験用アクチュエーター台及び反力台を設置。反力台は軸方向に移動可能な構造です。加振試験用アクチュエーターユニットは、上下方向にプリロード(荷重)のセッティングが可能です。捩り試験用アクチュエーターは、出力±300N-m、最大振幅角度±50°の能力があり、角度検出器とのダイレクトパルスカウント方式により高精度な角度制御が可能です。反力台に装備したトルク検出器により、試験品にかかる捩りトルクを高精度な制御が可能です。加振用アクチュエーターは、最大出力±20kN、最大ストローク±25mmの能力があり、高精度アクチュエータを用いる事で、高精度な変位制御が可能です。アクチュエーターに装備した荷重検出器により、高精度な荷重の制御が可能です。動力源は電気のみであり、試験機設置後に一次側電源を接続するだけで試験可能です。オプションとして恒温槽の設置が可能です。本装置は、油圧駆動源を一切使用しない電気サーボ式捻り疲労/耐久試験機です。従来の疲労/耐久試験機は油圧サーボを使用した試験機が一般的でしたが、エネルギー効率の悪さ、油漏れ等の試験環境及び廃油の処理等、維持管理に多くの労力と経費を費やしてきました。本装置は技術革新の目覚しい電気サーボモータの基本技術に独自の制御技術を駆使して開発した完全電気制御による新しい試験機です。キープクリーン設置場所の環境を汚しません。省スペース油圧タンク/配管など複雑なユニットが不要です。低コスト廃油/バルブの定期交換、電気代などの維持管理費が低減されます。お問い合わせお問い合わせは、お電話またはお問い合わせフォームにて受け付けております。採用情報などお気軽にお問い合わせください。