見積もり・お問い合わせいろいろな冷却能力からご選択いただけます。Oneコントローラーを搭載したモデルの場合、オプションでプログラム運転が可能です。USB等、多彩な通信ポートを備え、シーケンサーとの連動で動作させることができます。PID制御で、精密に温度を制御します。Oneコントローラーを搭載したモデルの場合、オプションで、アプリケーションの外温をフィードバックしながら温度制御することが可能です。OLEモデルの場合、シンプルな操作が可能です。多彩なオプショナル・アクセサリーを揃えています。冷却能力:700W~2,500Wまでの範囲で各種モデルを取り揃えており、用途に応じて最適な1台をご選択頂けます。コンパクトな設計で、ラボでの使用に最適です。明るく見やすい有機ELディスプレイを採用し、非常に簡単に操作することができます。標準モデルは冷凍機のみを搭載していますので、冷やす方向にしか機能しませんが、末尾にHがついたモデルはヒーターも搭載していますので、最高100°Cまで、積極的に温度コントロールをします。Hをご選択いただくと、温度範囲を-30°C~120°Cまで拡張することが可能です。Oneコントローラーを搭載したモデルの2種類があります。過昇温防止機構や、ポンプ過負荷検知機構など安全装置は完備しており、エラーログを外部シーケンサーに出力することも可能です。外部シーケンサーからの動作制御も可能です。標準モデルは、冷凍機と循環ポンプを組み合わせた構造です。内部に大きなバスを持たず、プレート式熱交換器で熱媒体を冷却していますので、従来からのバス式に比べて、高速で精密な冷却が可能です。バスがありませんので、漬け込み用途では使用できません。