ソリューションプローブ/探触子フェーズドアレイプローブオリンパスのフェーズドアレイプローブは、用途に合わせてさまざまな形状とサイズで設計されています。典型的なアレイプローブの周波数範囲1MHzから17MHzで、エレメント数は10から128です。オリンパスでは、圧電複合材(ピエゾコンポジット)エレメント技術を使用した多様なプローブを取り揃えており、斜角プローブや統合型プローブ、水浸型プローブのほか、カスタム設計も可能です。シリーズプローブ溶接部検査用プローブは、前面および上部からのケーブル接続が可能で、スキャナープローブホールダーとの接触を防ぎます。これらのプローブは、マニュアルとオート両方の溶接部検査に適しています。新しいA31、A32溶接検査用プローブおよびウエッジは、溶接部探傷の簡素化、標準化を考慮して開発されており、シンプルな設計で、より広範囲な溶接部の探傷をカバーします。Focusing(PAF)ウェッジこの特許取得済みの集束ウェッジシリーズは、パイプの周溶接部検査において、パッシブ方向のビーム発散角の補正に役立ちます。ビーム幅が狭くなったことにより、スキャン軸上の小さな欠陥のサイジングが可能になるので品質検査時における返品率の低下につながるほか、画像が鮮明化します。よる音波ビームを生成するために、1つのコネクター上に2つのマトリックスアレイプローブで構成されています。クラッド加工のパイプや高減衰材料を検査する際に特に役立ちます。詳細はこちら腐食検査用のデュアルアレイプローブ新しいデュアルリニアアレイTMプローブは、腐食検査において従来の超音波探傷法における二振動子型探触子と比べ、多くの利点があります。このフェーズドアレイ・ソリューションでは、ビームの走査範囲が広い、スキャン速度が速い、C-スキャン画像のデータポイント密度が高いなどの特長があり、効率のよい探傷が行えるようになりました。詳細はこちらNEW柔軟なフェーズドアレイプローブオリンパスの革新的で柔軟性のあるフェーズドアレイプローブで、新たな用途に対応できるようになります。FlexoFORMスキャナーは、柔軟なアレイプローブを使用してパイプエルボーの腐食検査を行います。保護膜、および大きな四角い開口部(アパーチャ)を備えています。0.5mmの厚い保護膜により、良好なカップリング維持が容易になり、粗い表面でも滑らかに動き、磨耗に強くなります。詳細はこちらEdgeFORMEdgeFormフェーズドアレイソリューションは、自動車製造業において、トランクやボンネット、ドアパネルの接着接合部に空隙がないかの検査に適しています。詳細はこちら小型プローブ小型プローブは狭い箇所へのアクセスが可能です(A00プローブの設置面積は8×8mm)。詳細はこちらユニバーサルプローブユニバーサルプローブは、比較的狭い場所にもアクセスできるよう薄型のプローブとウエッジを組み合わせた構造になっています。あらゆるビーム角度に対応できるよう、ウエッジは多様に取り揃えています。これらのプローブは、6.35mmから38mmの厚さの溶接部の検査(マニュアルまたはオート)や、鋳物、鍛造品、パイプ、チューブ、機械加工部品や構造部材の割れや溶接欠陥の検査に使用されています。詳細はこちらニアウォール型プローブニアウォール型プローブは、プローブ両端でのデッドゾーンが短くなっています(最初または最後の振動エレメントの中央部からハウジング端まで1.5mm)。ポロシティー)に使用されます。詳細はこちら高浸透プローブ高浸透プローブは、あらゆる斜角用途に合わせて幅広いウェッジと組み合わせることができます。これらのプローブは、厚い板や溶接部、鋳造品、ノイズがある材料や粒状物質など、深い浸透力が必要な用途向けです。詳細はこちら水浸プローブ水浸型探触子プローブは、試験部品の一部または全部が水に浸っている場合に、水ウエッジまたは水槽試験装置と使用できるように設計されています。Rexolite製ウエッジを使用することで横波検査も可能な縦波プローブです。mまでの防水性能が保証されています。プローブの音響インピーダンスは水に合わせています。調整可能な水浸用ウェッジに対応しており、炭素繊維強化ポリマー(CFRP)コーナー部の検査や複合材の層間剥離の検査に使用されます。詳細はこちら曲面アレイプローブ用の水浸コーナーウエッジ曲面アレイプローブ用の水浸コーナーウエッジは、特定のコーナー角度に対応し、検査対象の各種部材に合うように調整も可能です。このウェッジは手動スキャンを実行できるよう、またミニホイールエンコーダーに対応するよう設計されています。詳細はこちら統合ウエッジと規格準拠プローブ統合ウエッジと規格準拠プローブは、プローブとウェッジが同じハウジング内に統合されており、斜角検査用の最も薄型のプローブ・ウェッジの組み合わせを実現しています。プローブとウェッジの間に接触媒質(カプラント)が不要なため、プローブとウェッジのカップリングは常に良好です。これらのプローブは、40°から70°までを同時に使用した手動による溶接部検査に加え、応力腐食割れや、AWSおよびDGS規格準拠の用途の手動検査にも使用します。詳細はこちら斜角プローブ用ウエッジ斜角プローブ用ウエッジは、鋼中の標準屈折角度0°、45°、55°、60°のものがあり、30°から70°までの斜角検査(SWまたはLW)に対応しています。プローブはステンレス鋼ネジレセプタクルでウェッジにしっかり固定されています。検査品質をより向上させるためのIHCウエッジオプションも取り揃えています。注水孔、オリンパス製スキャナーを使用する際のウェッジホルダー取り付け穴、耐消耗性向上のためのカーバイド製ピンが含まれています。詳細はこちらプローブオプションNEWフェーズドアレイ対応コネクターオプションフェーズドアレイ超音波検査(PAUT)は、最も安全で、現在注目されている非破壊検査手法です。業界のリーダーであるオリンパスでは、あらゆる種類の装置のフェーズドアレイプローブの標準およびカスタムコネクターオプションを多数用意しています。Designs詳細はこちらBooksフェーズドアレイ検査:工業用途での基礎理論(英語)このページはお住まいの地域ではご覧いただくことはできません。*お問い合わせ詳細はい、製品に関する更新や情報を受け取ります。divisionダイレクトメール・メールマガジンによる情報の配信を希望する。工業用内視鏡(ファイバースコープ)X線分析装置メールマガジン個人情報保護方針を確認し利用規約に同意します。Policy.OKCancel。