(150V)前面パネルにカラー液晶と10キーを採用し、操作性と視認性を向上させた電子負荷装置です。LSGシリーズは150Vの負荷容量175W,350W,1050Wと2100Wブースターの4機種をご用意していますメーカー:テクシオ・テクノロジー/TEXIO/GWINSTEK特長10点プリセットメモリ動作モード、レンジ、構成設定、Go-NoGo設定を0から9のテンキーにプリセットすることができます。Presetボタン→テンキー→Enterと押すだけで、セーブしたプリセット設定を素早く呼び出すことができます。&シーケンス機能プログラム、ノーマルシーケンス、ファストシーケンスの3種類の自動試験機能を搭載。BATTテスト機能搭載2次電池などの放電テストを行う機能です。テストは固定モードの一定条件で放電を行い、決められた停止条件で終了する機能です。自動OCPテスト/自動OPPテスト電源装置などの過電流保護や過電力保護が、正常に働くかどうかの確認をする為のテストを行えます。タイマー機能ロードオンからオフになるまでの経過時間をカウントするカウントタイム機能と、設定時間後に自動的にロードオフするカットオフタイム機能の2種類を搭載。カットオフタイム機能では、ロードオフになった時の電圧レベルをポップアップ画面に表示します。並列接続では同一機種5台のマスター・スレーブ動作ができます。LSG-2100SH」を最大4台まで増設可能です。(合計最大9.45kW)ショート機能ショート機能を使用して、負荷入力端子の短絡をシミュレートすることができます。キーを押すたびにオンオフを切り替えるトグルと、キーを押している間オンにするホールドの2つの動作が選べます。電流モニターは本機に流れる電流(0~F.S.)をHとLレンジは0~約10V、Mレンジは0~約1Vの電圧で外部に出力することが可能です。前面パネルのBNC端子からも電流モニターが出力されるので観測が容易です。(前面出力:H,Lレンジは0~約1V、Mレンジは0~約0.1V)Go-NoGoGo-NoGo設定は、電圧または電流入力のパス/フェイルリミットを作成します。電圧/電流のパス/フェイルリミットを超えた場合、アラームが出力されます。Go-NoGo設定は複雑なパス/フェイルを作成するプログラム機能と一緒に使用し、テストすることができます。各種リモートコントロール対応リアパネルにリモートコントロール用コネクタを備え、外部からの接点信号によりロードオン/オフができます。より入力値をリモートコントロールで設定することもできます。入力電流の値を変換しました。並列運転では適用されません。入力電圧の動作範囲内で、リモートセンシングポイントにて。並列運転の条件に対して適用されます。並列運転の条件に対して適用されません。レンジのフルスケールに適用されます。■このページに記載されている製品・仕様・価格は改良等のため予告無く変更、あるいは製品製造を中止する事があります。ご購入に際しましては販売価格も含め改めて最新情報を弊社営業よりご確認下さい。シリーズ製品に関するお問い合せ、お見積のご依頼は最寄の営業所までお願い致します。