EYELA総合カタログ|141-142(142-143)ログインJavaScriptを有効にしてください。当ウェブサイトを快適にご利用いただくには、JavaScriptを有効にする必要があります。(チラー)141142お探しのページは「カタログビュー」でごらんいただけます。カタログビューではweb上でパラパラめくりながらカタログをごらんになれます。(チラー)クールエース141http://www.eyela.co.jp●表示の価格には消費税は含まれておりません。ポンプなど)の連動が可能になります。真空コントローラーを停止させると冷却水循環装置も停止(待機)し、エバポレーターの冷却器の冷やし過ぎによる結露を軽減します。冷却水循環装置クールエースLowTemp.CirculationBathCA-1116A型NEWCA-1116A充実の冷却能力を誇るスタンダードチラー■−20〜30°Cの広い温度設定範囲により、さまざまな使用用途に対応します。冷却能力は液温10°Cで1200W(約1030kcal/h)/室温20°C時と充実しています。■真空コントローラー(P.237・239参照)との接続でシステム周辺機器との連動が可能です。システム運転停止時は循環ポンプを停止し待機します。待機中は槽内の温度調節を行ないつつ、定期的に配管へ循環を行なうので、運転再開時にはすぐに使用が可能です。■保冷ホースと循環ノズルはワンタッチで確実に着脱、面倒なバンド処理をなくし、循環水の液漏れもありません。■循環ノズルの向きは360°自由に変更できます。スムーズに変更できるのでチューブに掛かる負荷を軽減できます。■水系試料の場合は、アスピレーターとエバポレーター(N-1300型・N-1210B型シリーズ、試料フラスコ1L)各2台に接続できます。■溶媒系試料の場合は、溶媒回収ユニットとエバポレーター(N-1300型・N-1210B型シリーズ、試料フラスコ1L)各2台に接続できます。■RoHS指令に対応した製品です。■同能力の製品で、純水(イオン交換水を除く)が循環できるCA-1115B型、水道圧とほぼ同等(0.2MPa)の循環圧力を持つCA-1115C型、アラーム信号出力機能を装備したCA-1115D型があります。50Hz、無負荷時での値です。※冷却能力は表示能力の±10%です。※外部循環能力は表示能力の±10%です。※液温を10°C以下に設定する場合は低温用熱媒体(P.123参照)を使用してください。※室温35°C時の冷却到達温度は−10°Cです。※純水は循環できません。純水(イオン交換水を除く)を循環する場合は、CA-1115B型(P.143参照)をお選びください。※マイナス温度域で1週間以上の終夜連続運転を行なうことが想定される場合は、特注にて承りますので、お問合せください。※金属製循環ノズル(ノズル・エルボRc3/8、外径10.5mm)をご使用の際には、別途ご請求ください。)内の寸法は突起物を含みます。(チラー)クールエース142製品のご使用の前には「取扱説明書」を必ずお読みください。●表示の価格には消費税は含まれておりません。製品に関するお問合せはアイラ・カスタマーセンター関連情報はこちらをご参照ください。HPP型水道と同程度の吐出圧(10L/min、196kPa(2kg/cm2)が得られます。圧損失の高い流路など、標準ポンプでは能力不足の場合にご使用ください。格¥19,30051※高圧ポンプHPP-1100型をセットする際に必要です。ワンタッチ保冷ホース(適用温度−20∼40°C)循環ホース口にワンタッチ接続ができる、専用の樹脂製保冷ホースです。CA-1AS型アスピレーターを取付けることにより、エバポレーターなどの濃縮装置の減圧・冷却装置として使用できます。20°C、50Hz、無負荷時での値です。約230W(200kcal/h)程度低下します。)内の寸法は突起物を含みます。向きが自由に変えられる循環ノズル循環ノズルの向きは360°自由に変えられるので、チューブに掛かる負荷を軽減します。(ワンタッチホースノズル外径10mm)工具、バンド不要のホース接続保冷ホースを差込むだけの簡単接続です。従来のようなバンドによる締付けや、締付け不十分による液漏れがありません。(ワンタッチコネクタ内径10mm)エバポレーターともワンタッチ接続(オプション)ロータリーエバポレーターの循環ホース口がCA-1116A型と同様のホース口(ワンタッチコネクタ)の場合、オプションのワンタッチ保冷ホースセットで簡単に接続できます。着霜して溶けた水滴を簡単排水ノズル部は低温になるため着霜し、これが溶けて水滴ができます。この水滴を受け、本体下部にドレンチューブで排水できます。●冷凍機保護タイマ温度調節器に80秒の遅延タイマを組込んでいます。スイッチ冷凍機過負荷による圧力異常時に、冷凍機を停止し、アラーム表示します。●オーバーロードリレー過激な熱負荷に対し、冷凍機を停止し、アラーム表示します。●サーマルプロテクター循環ポンプにサーマルプロテクターを内蔵しています。温度センサ入力チェックセンサ断線時に冷凍機を停止します。電源電圧異常チェック電源電圧が10%以上低下するとすべての制御を停止します。正常値に戻れば自動復帰します。ウォッチドッグタイマ常時、一定間隔で回路チェックを行ない、ノイズなどでCPU回路が暴走した場合、すべての制御を停止します。暴走の原因がなくなれば自動復帰します。密閉蓋循環先が開放系の場合に使用します。格¥60,20051マイバインダーマイバインダーは空です。