EYELA総合カタログ|239-240(240-241)ログインJavaScriptを有効にしてください。当ウェブサイトを快適にご利用いただくには、JavaScriptを有効にする必要があります。239-240(240-241)概要7.濃縮装置239240お探しのページは「カタログビュー」でごらんいただけます。カタログビューではweb上でパラパラめくりながらカタログをごらんになれます。効果●表示の価格には消費税は含まれておりません。トラップ、吸着カートリッジを一体化してコンパクトにまとめました。吸着カートリッジにより排ガスの臭い成分まで除去して作業環境を改善できます。■表示部にカラーTFT液晶を搭載。運転状況(設定・測定値)を一括で確認できるシステムデータ一覧の表示、制御の進捗状況が確認できるグラフ画面、圧力や運転状況を確認できる通常画面やなど使用状況に合せて表示できます。■ダイヤフラム型真空ポンプの保護と排ガスの排出を低減させるクローズドリフレッシュシステム機能を装備しています。■通信機能を装備した真空コントローラーにより、ロータリーエバポレーターN-1300・1210B型、N-2110・R・U型や通信機能を搭載した冷却水循環装置、ダイヤフラム型真空ポンプ、ウォーター・オイルバスとの連動が可能です。ロータリーエバポレーターシステムの運転開始(バスは手動)/停止や稼働状況の確認ができます。■操作部(真空コントローラー)を取外し、専用の取付板(別売り)でロータリーエバポレーターにセットすれば、本体ユニットは実験台の下にも収納することができます。格2¥354,000¥565,000※ダイヤフラム型真空ポンプは別売りです。)の寸法は突起物及び廃液トラップ瓶を含みます。詳細は外寸法図(ホームページ)をご参照ください。(チラー)冷却トラップ装置製品のご使用の前には「取扱説明書」を必ずお読みください。●表示の価格には消費税は含まれておりません。製品に関するお問合せはアイラ・カスタマーセンター240関連情報はこちらをご参照ください。考ロータリーエバポレーター用ベーパー温度センサセット211770¥47,000S型タイプ用211780¥47,000E・V・T型タイプ用冷却器(排気トラップ)200750¥60,000DPE型共通吸着カートリッジ197000¥27,800吸着カートリッジ(2本組)245270¥41,700吸着カートリッジ(3本組)245280¥55,600ポンプベースPB-1100型271270¥16,500NVP-1000型用PB-2100型271280¥16,500その他のポンプ用真空コントローラー用取付板NVC3000-N1300269480¥6,200N-1300型用NVC3000-N1210269500¥8,200N-1210型用NVC3000-N2110269520¥5,700N-2110型用NVC・PBX-MF1000270130¥8,200MF-1000型用NVC-NVPV接続ケーブルNNV-2M型269420¥8,200NVP-V型用(2m)オプションダイヤフラム型真空ポンプと配管内の残存ベーパーを冷却器内で循環させて自動で回収するクローズドシステムを採用しています。ポンプ、センサ、電磁弁などの耐久性を向上させると共に配管の保護、吸着剤の長寿命化に効果を発揮します。(DPE-1150・2150型)POINTダイヤフラム型真空ポンプから排出される溶媒蒸気を冷却器のコイル内に効率よく導入し、回収率をさらに高めました。吸着カートリッジ(活性炭フィルター)を標準装備しました。(DPE-1150・2150型)排ガスの臭い成分を吸着します。クーラーとホースの接続がワンタッチでできるコネクタです。専用のワンタッチ保冷ホースを使用することでホースの着脱が簡単です。■オールインワンのフルシステムDPE-1210C型ダイアフラム型真空ポンプ排気制御用電磁弁DPE型排気ライン圧力測定ライン信号ラインDPE-1150型ダイヤフラム型真空ポンプ排気DPE-2150型ダイヤフラム型真空ポンプ排気フローシート例:ロータリーエバポレーターシステム2台のうち、1台が濃縮をスタートした後からもう1台をスタートさせても、それぞれの圧力コントロールを自動で適正に制御できます。溶媒回収ユニットDPE-1150型コントローラー●1コントローラー●2RUNRUN溶媒回収ユニットDPE-2150型真空コントローラー●2真空コントローラー●1ロータリーエバポレーターロータリーエバポレーター真空コントローラーを2台搭載しているDPE-2150型は、真空コントローラー1と2がお互いの状態を認識し、運転/停止の動作に合せて適正な動作を行ないます。ウォータバス、オイルバス温調停止RUNRUNSTOP溶媒回収ユニット、ロータリーエバポレーターどちらからでも開始(バスは手動)/停止が可能です。RUNSTOP溶媒回収ユニットの真空コントローラーと周辺機器の接続によりシステム全体の連動が可能です。真空コントローラー、ロータリーエバポレーターどちらかのRUN/STOPを押すだけで濃縮運転の開始(バスは手動)/停止が行なえます。マイバインダーマイバインダーは空です。