EYELA総合カタログ|171-172(172-173)ログインJavaScriptを有効にしてください。当ウェブサイトを快適にご利用いただくには、JavaScriptを有効にする必要があります。(チラー)171172お探しのページは「カタログビュー」でごらんいただけます。カタログビューではweb上でパラパラめくりながらカタログをごらんになれます。冷却水循環装置(チラー)LowTemp.CirculationBathCCA-1112A型、CA-1116A・1330型●表示の価格には消費税は含まれておりません。50/60Hz価格2¥185,000¥235,000¥285,000※性能は室温20°C、定格電源電圧、50Hz、無負荷時での値です。※冷却能力は表示能力の±10%です。※外部循環能力は表示能力の±10%です。※液温を10°C以下に設定する場合は、低温用熱媒体(P.123参照)をご使用ください。※純水は使用できません。)内の寸法は突起物を含みます。HPP-1100型(CA-1116A型用)水道と同程度の吐出圧(10L/min、196kPa(2kg/cm2))が得られます。圧損失の高い流路など、標準ポンプでは能力不足の場合にご使用ください。詳細は、P.142をご参照ください。発熱部の冷却など幅広く使用できます。■CCA-1112A型は設置面積205W×405Dmmのコンパクトサイズなので、循環先の装置内部に収納・設置も可能です。■CA-1116A型は冷却能力は液温10°Cで1200W(約1030kcal/h)/室温20°C時と充実しています。■CA-1330型は高さを抑えたチラーでスペースを有効に利用できます。■多彩な用途に対応して、安全機能も充実しています。■CA-1116A型で金属製循環ノズル(ノズル・エルボRc3/8、外径10.5mm)をご使用の際には、別途ご請求いただければ、無償にて提供します。CCA-1112A型、CA-1330型はオプションです。■CCA-1112A型、CA-1116A型は、RoHS指令に対応した製品です。(チラー)チラー製品のご使用の前には「取扱説明書」を必ずお読みください。●表示の価格には消費税は含まれておりません。製品に関するお問合せはアイラ・カスタマーセンター172Purewatercirculationforwaterquality/temperatureregulationofcirculatingwaterandelectrostaticmeasuresinthepipe純水循環に対応。50/60Hz価格2¥309,000¥410,000¥474,000¥670,000¥742,000※性能は室温20°C、定格電源電圧、50Hz、無負荷時での値です。※冷却能力は表示能力の±10%です。※外部循環能力は表示能力の±10%です。※液温を10°C以下に設定する場合は、低温用熱媒体(P.123)をご使用ください。※バーレルシリコーンフルード®使用時は仕様に対して1割程度能力が低下します。※シリコンオイルは液温10°Cで粘度10mPa・S以下のものをご使用ください。シリコンオイル使用時は膨張や圧力によりホースが破損する恐れがあります。フッ素系ゴムホース(F型)、SUS製フレキ配管セット(F・F2型)をご使用ください。(P.176参照)※電源電圧の性能保証はAC200V+10%以内、-5%以内です。)内の寸法は突起物を含みます。電源プラグは付属していません。別途お見積りいたします。配管の途中にイオン交換樹脂を設置し、水質を管理する場合に適応しています。P.143■純水の循環ができるので、徹底した水質管理が必要な場合や半導体製造装置の温度調節管理に適しています。・B型:純水の電気伝導率0.1mS/m(1μS/cm)以上・F・F2型:純水の電気伝導率0.01mS/m(0.1μS/cm)以上■F・F2型は電気絶縁性が高く不活性のシリコンオイル、絶縁熱媒体のバーレルシリコーンフルード®M-2型が循環できるので、配管内の静電気対策に効果的です。■F2型は高圧ポンプ(0.2MPa)搭載タイプです。圧損失の高い流路への循環に適しています。■金属配管やシリコンオイル対応のバイトンホースなどの配管関係の各種オプションをご用意しています。(P.176参照)■アラーム信号を接点出力(無電圧a接点)する機能を搭載しています。アラーム信号を受けて、循環先の装置を停止させたり、市販のパトライトを点灯させることができます。(B型を除く)純水の循環に対応したチラーマイバインダーマイバインダーは空です。