EYELA総合カタログ|169-170(170-171)ログインJavaScriptを有効にしてください。当ウェブサイトを快適にご利用いただくには、JavaScriptを有効にする必要があります。(チラー)169170お探しのページは「カタログビュー」でごらんいただけます。カタログビューではweb上でパラパラめくりながらカタログをごらんになれます。低温用熱媒体製品に関するお問合せはアイラ・カスタマーセンター170製品のご使用の前には「取扱説明書」を必ずお読みください。定期的に交換してください。スケールや雑菌などが発生し、循環経路やポンプなどに悪影響をもたらすことがあります。1ヶ月に1度程度の水の交換を推奨しています。グリコール系ブラインブラインブラインブラインアルコール系オイル系フッ素系フロリナートTM、ガルデン循環水装置(型式)●(60°C以下で使用)●(60°C以下で使用)〇:使用に適します。(但し、台数によっては類似仕様にて、新規設計による特注を承ります。)▲:電解質を含む添加剤、および主成分が酸系の添加剤はご使用になれません。それらが含まれていなくても、成分表示、MSDSをご確認の上、使用可否をお問合せください。★:特注対応で承ります。●:使用の可否をメーカーにお問合せください。◆:引火性、可燃性があるので、放置していると気化し、何らかの点火源により発火、爆発の恐れがあります。使用にあたっては十分な換気を行ないご使用ください。エタノール、メタノールをご使用の場合は必ず水を混ぜてください。チラー水:低温用熱媒体(ブライン)安全性、絶縁性が高く、不活性、不燃性の性質を持つフッ素系ブラインのフロリナートTM、ガルデンは主に半導体業界で実績が多いブラインです。これらのブラインを使用する場合は、標準機では対応ができませんが、機種によっては特注で対応可能です。エチレングリコール、プロピレングリコールなどのグリコール系ブラインは一般的に、LLC、クーラント液と呼ばれ、車のラジエーター冷却水や食品の冷凍保存などに使われます。ナイブライン®Z-1型、NFP型(詳細P.123)アルコール系ブラインは低温域の流動性がよく入手しやすく扱いやすいことから、長年、低温用ブラインとして使われてきましたが、近年、企業によっては引火性ブラインの使用を禁じられていることが多くなってきています。エタブライン®の主成分はエタノールですが、原液は60wt%未満の濃度ですので、消防法上の危険物に該当しない特長があります。■種類と特長循環水にはさまざまな種類があり、「水」にも硬度や電気伝導度、含まれるイオンの種類などの違いにより、多くの名称を持つ「水」があります。使用する「水」によって、チラーへの向き、不向きがありますので、特殊な水をご使用される場合はお問合せください。用途の他、ブラインとして長年使用されています。これらのブラインを使用する場合は、標準機では対応ができませんが、機種によっては特注で対応可能です。■「水」の種類についてチラーで使用する循環水(ブライン)には、安全にご使用いただくための条件(温度域・環境など)が定められています。特長、特性グラフを参考に最適なものをお選びください。使用温度範囲:7∼80°C水オイル系ブライン使用温度範囲:80°C以下使用温度範囲:−20∼20°Cグリコール系ブライン(クーラント液)使用温度範囲:0°C以下アルコール系ブラインフッ素系ブライン使用温度範囲:80°C以下ブラインの物性データは、P.123をご参照ください。物性データ設定温度により使用できる熱媒体の種類、温度が変わります。マイナス温度域では、高濃度ほど粘度が上昇し、循環流量や冷却能力の低下が発生します。低濃度の場合、温度帯によって氷結します。下記表を参考に適正濃度でご使用ください。)外部循環に使用エタブライン®ナイブライン®Z-1型ナイブライン®NFP型エチレングリコールエチルアルコールマイバインダーマイバインダーは空です。