より1964年に発明された[3][4]。一つの超伝導体ループに対向して挿入された二つのジョセフソン接合を持つ。二つの分岐に等しく流れ込む。外部磁場を打ち消すようにループに循環し始める。越えると、接合に電圧がかかり始める。増やした方がエネルギー的に安定となる。半整数になるたびに繰り返される。従って、臨界電流は印加磁場の関数として振動する。大きくすれば、SQUIDは常に有限抵抗モードで動作する。接合に並列に接続する(銅酸化物ベースの高温超伝導体の場合、接合自体の内部抵抗で大抵は事足りる)。遮蔽電流はループの自己インダクタンスで印加磁場を割った値になる。関数(磁場-電圧変換器)により次のように見積ることができる[5][6]。∆Φこの節の議論はループ内の磁束が完全に量子化されていることを前提としている。これは大きな自己インダクタンスを持つ大きなループについてのみあてはまる。上の関係式によれば、小さな電流および電圧の変動も示唆される。一般の場合は次のパラメータを導入することにより評価できる。SQUIDの臨界電流である。オーダーである[7]。より1965年に発明された[6]。交流ジョセフソン効果に基いておりジョセフソン接合は一つしか必要とされない。比べれば感度は劣るが、安くでき少量生産するのも比較的容易である。より測定することが可能である[8][9]。共鳴タンク回路と誘導結合されている。抵抗モード動作時にはタンク回路の実効インダクタンスが変化し、したがってタンク回路の共鳴周波数が変化する。よる原論文を参照されたい[5][10]。使用材料編集SQUIDには超伝導材料として、純粋ニオブや10%の金もしくはインジウムを含有する鉛合金(純鉛は繰り返される温度変化に弱いため)が伝統的に用いられる。これらの材料の場合、超伝導を維持するためにはデバイス全体を絶対零度近くで動作させる必要があり、液体ヘリウムによる冷却が行われる[要出典]。センサーの概念実証が発表された[11]。スピンを数えられるだけの感度が実現できる[12]。くはYBCO製で液体ヘリウムより安く取り扱いも容易な液体窒素冷却で動作することができる。感度で劣るが、多くの応用分野で十分なだけの感度は担保される[要出典]。)の275チャンネルSQUID。高い感度は生物学における研究向けに理想的である。SQUIDアレイを用いて脳内のニューロン活性について推定を行う。他の応用例として、胃の弱い磁場を記録する胃運動描写(英語版)が挙げられる。新しい応用例としては、経口投与薬の動きを追跡する磁気マーカーモニタリング法(英語版)もある。臨床現場では、循環器学の分野で磁場画像法が心臓の磁場を検知し診断やリスク層別化を行うため応用されている。いくつかのメーカーが既製品として製造しており、試料の磁気的特性を測ることができる。温度範囲で使用される[13]。センサを装備することができるようになっている。このようなデバイスにより、表面粗さと局所的磁束を同時に計測することができるようになった[14]。用の磁気センサとして用いられている。偏極磁場を印加後、マイクロテスラ領域の磁場で計測を行う。システムでは信号は測定周波数の(したがって歳差磁場の)二乗根に比例する。環境温度における熱的スピン偏極が周波数の一乗に比例するのに加え、ピックアップコイルに誘起される電圧も磁化歳差の周波数に比例するためである。事前偏極ずみのスピンを非調整SQUIDで検知する場合、NMR信号強度は歳差磁場とは独立となり、地磁気程度の極めて弱い磁場下でのMRI信号検知が可能となる。システムと比較してコスト面やコンパクト性において優位である。この原理は人体の四肢撮像において実証ずみであり、将来的には腫瘍スクリーニングにも応用される予定である[15]別の応用例として、液体ヘリウムに浸したSQUIDをプローブとして用いる走査型SQUID顕微鏡が挙げられる。超伝導技術の進歩にしたがって、SQUIDの応用は石油の試掘(英語版)や鉱脈探査(英語版)、地震予知や地熱エネルギー探査などにも拡がりつつある。用いられている四つのジャイロスコープに一つずつSQUIDセンサが用いられている[1]。用いられた[17][18]。量子コンピュータをSQUIDにより実装することも提案されている[19]。応用可能性が模索されている[20]。関連するカテゴリがあります。2008年5月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。3.0のもとで利用可能です。プライバシーデスクトップ。