この記事で説明されている解決策で動作することが確認された製品を示しています。この解決策は、他の同様の製品やアプリケーションにも適用される可能性があります。-200264が発生します。考えられる理由:アナログチャンネルがタスクで唯一のチャンネルの場合、デバイスはアナログ基準トリガのソースとしてアナログチャンネルをサポートします。アナログトリガソースとして使用されるチャンネルを除いて現在タスクにあるチャンネルをすべて削除するか、またはアナログトリガソースを端子に変更します。複数チャンネルでプレトリガサンプルが必要な場合、AIチャンネルの1つを基準トリガソースとして使用できません。代わりに、PFI0(Eシリーズのみ)またはAPFI0/APFI1(MおよびXシリーズのみ)をトリガーソースとして使用する必要があります。これらは、アナログ比較回路を通じて継続的に監視される個別の入力です。同じ信号をPFI0(またはAPF0/APFI1)とアナログ入力チャンネルの両方に配線します。<0..X>経由)のプレトリガサンプルを収集できます。アナログ基準トリガ設定の詳細については、デバイスのユーザーマニュアルを参照してください。このエラーが発生する理由マルチプレクサを搭載したデバイス(A/Dコンバータが1つだけでアナログ入力が複数あるデバイス)を使用する場合、複数チャンネルでプレトリガサンプルを取得することはできないため、複数チャンネルを使用することはできません。複数チャンネルでプレトリガサンプルを取得できない理由は、チャンネル間で多重化するのにかかる時間が長く、最初のチャンネルでトリガが検出されないためです。トリガ値がAI0になった場合、デバイスはまだマルチプレクサで他のチャネル収集しており、トリガを検出することはできません。したがって、DAQmxではタスクに複数チャンネルを含めることはできません。これは、トリガの正しいアナログ入力を継続的に監視できるようにするためです。NI-DAQmxXシリーズユーザマニュアルMシリーズユーザマニュアルEシリーズユーザマニュアルその他のサポートオプションNIコミュニティに聞くディスカッションフォーラムで他のユーザーとコラボレーションNIコミュニティでソリューションを検索するエンジニアからのサポートをリクエストする有効なサービス契約が必要な場合があり、サポートオプションは国によって異なります。