付属品:8304(動作確認抵抗),9128(ハードケース),単3乾電池x4本,取扱説明書どうしてクランプするだけで、接地測定ができるの?仮に、測定対象の接地抵抗をRx、他の接地の接地抵抗をR1,R2,...Rnとします。これらは並列に接続された合成抵抗Rsとし、RsはRxに対し測定に影響の無い抵抗と考えることができます。注入トランス(CT1)より被測定物(抵抗Rx)に電圧Vを印加して,その接地抵抗に応じた電流Iを流します。その電流Iを検出トランス(CT2)で検出し,計算により被測定物(抵抗Rx)を求めることができます。