川口液化ケミカル株式会社へのお問い合わせはこちらまで。製品以外については、別途ご相談ください。使用前に必ず不活性ガスでのパージが必要です。ご使用後もシステムが空気に晒されないように、システムの完全なパージが必要です。全に押し出して使用します。ガスの場合は配管中のコンデンセートを完全に取り除きます。機器を設置する際、流れ方向に注意をし、ボディに付いている矢印の方向に従って取り付けます。堅牢なベースや構造物へのボディの取付穴を使用してしっかりとねじ固定します。構造物に振動があると正確な精度の高いご利用ができませんのでご注意ください。取り付け姿勢は一般的にはガスでも流体でもどの姿勢でも計測可能です。パージアダプター付き調整弁をインテグラルした液体用コリオリ式MFC/MFMは、ガスを効率よく逃がすためパージアダプターを上方向にした取り付けが理想です。※流れ方向、上から下は、ガスバルブがセンサーに溜まる恐れがあり空運転に注意が必要です。空気やガスが滞留しないように、システムが常に液で満たされるように取り付けます。空気やガスが配管の最も高い位置に滞留したり、調整弁の前に滞留したりすることのないよう配管レイアウトには注意が必要です。センサーへガスが滞留すると測定がエラーとなります。※流れ方向、上から下は、ガスバルブがセンサーに溜まる恐れがあり空運転に注意が必要です。※流れ方向、下から上は、センサへガスバルブが滞留する恐れがあります。ガス配管取り付け時には・・・スタートアップ時にコンデンセートを配管から追い出すために高精度のガスで数分間フラッシュすることをお勧めいたします。機器インレット配管曲がりとパイプサポートにつき、インレットへの極端な間借り配管は避けます。ガスの場合、機器に乱流を引き起こします。機器のサポートは前後等しい距離に行います。配管レイアウトが、急激に配管径が変わるレデューサーなどの使用は避けます。メーターチューブでキャビテーションを発生する恐れがあり、高圧損の結果と成り得ます。レデューサーはパイプサポートの外がお勧めです。コリオリ式MFM/MFCにとって、振動は致命的です!ポンプを使用する場合、振動はメーターの性能に影響しますので直接ポンプを接続することは避け、ダンパーなどで仕切ります。フレキシブルチューブや配管ループなど推奨します。草露白(くさのつゆしろし)※2019年F1イタリアGP決勝で、レッドブル・トロロッソ・ホンダのダニール・クビアトはトラブルによりリタイアしました。川口液化ケミカル株式会社へご相談・ご質問ございましたら、ご連絡をお願い致します。