眼精疲労があり、頭痛や肩コリなどの症状がありました。眼の位置や、耳の高さは左右同じぐらいで、左右で光心の上下位置を変える必要はありません。PDと光心の関係も左右で、違える必要はありません。(左右で、レンズの厚みが揃ってくるメリットはあります)お訊きしますと「今のメガネでは、眼位の検査などしなかった」とおっしゃいます。「でも、レンズの入れ替えをしたことがある」とのことでした。心取りを無視した、不適切な入れ替えがされていたんですね。左眼上斜位のかたに、その斜位を助長する光心の上下位置ズレ(プリズム誤差)。その位置ズレによって斜位が誘発された可能性もあります。それは、人間の眼の眼球運動は「上下方向は、水平方向に比較して柔軟には動きません」ゆえに、上下プリズム誤差が生じると眼の疲れる確率がグッと高くなるからです。S-9.75Dのメガネを持参されました。「このメガネを掛けると、物がムワッと見えて気持ちが悪い。眼がよるような感じがします」と訴えられました。当店でメガネの検査をしてみると、光心が69mmで入っていました。え、え・・・・69mm!A様のPDは、61.5mmです。(最近、当店で眼位の検査をしています)度数が約S-10.00Dで、光心がPDよりも7.5mm広く入っていると。10.0DでPDよりも光心が1mm違えば、約1△のプリズム作用が生じます。7.5mmの誤差では、約7.5△のプリズム作用が生じることになります。眼鏡調製においては、光心をPD通りに寸分も違わずに入れることは、現実には不可能です。0.1mmの誤差も許さないということであれば、メガネは作れません。どれぐらいの誤差なら許されるか、許容誤差は。水平方向への許容誤差は、10.0Dでは問題の大きい方向(開散を強いる方向への誤差)は、「0.5△まで」という目安が存在しています。(RAL規格)問題の少ない方向へは、1.0△です。S-10,0Dでは、PDよりも光心が1mmぐらいは狭く入ってもいいけど、「0.5mm以上、広く入るのはダメ」ということです。(もちろん、61.5mmで入ることが最良です)<↑光心がPDよりも広く入った場合、基底内方になりプリズム作用は鼻側方向に生じます。結果、開散力が強要されることになります>問題の大きい方向への7.5△の誤差は、規格外も規格外、無茶苦茶です。A様は、そのメガネを購入したメガネ店に具合の悪さを訴えたそうですが、そのメガネ店は「間違っていません。慣れます」との返事だったとのこと。あれば、「あきらかに問題があるメガネ」と認識すると思います。いう認識がなかったということは、眼鏡技術者でなく、眼鏡商人だったのでしょうか。「慣れます・・・」、人間は順応性がありますから、掛けられるぐらいには慣れていく可能性はありますが、こんなメガネに慣れたら大変なことになります。眼の筋肉に相当な負担がかかり、眼精疲労が生じ、眼精疲労から不定愁訴を引き起こす恐れがでてきてしまうでしょう。2019.03.31レーシックは合併症のリスクがあります。2019.02.11無難な度数は、問題を先送り・・・・。2017.11.01コンタクトレンズは危険なものでもあります。2017.10.09外斜位は・・・・・。2017.09.11不同視のかたのメガネ選びは・・・・。2017.07.26斜視と斜位は違います。2017.07.16近視の低矯正は・・・。2016.02.07複視を解消しました。2015.11.30不同視は野球が苦手・・・。2015.03.11内斜位は疲れる・・・。2013.12.28レーシック手術、4割の人に不具合。2013.03.03乱視・・・。2012.03.20抑制について言いたい。2010.07.279割は本当の病気ではない。えぷろんママ小笠原武道具プロフィール。