流行りのガイガーカウンターを作ってみました。接続してカウントを読めるようにしました。Schematic回路図は以下の通り。(私はソフト屋さんでハードのことはよくわかってないので、この回路は参考程度にしてくださいね。)(まだ実験中のもの。標準ドライバで扱えます。(いくつかの回路を見せてもらったけど、カウントしてグラフ化できるものの中では部品数が少なく作り易いと思う。逆起電力を逃がすダイオードとか色々省いてるけど。パルスで安定して高圧が出てます。「写ルンです」みたいなジャンクなカメラのフラッシュ回路から取ったものです。自分で波形を作るようにしました。ないので周波数が上がってしまう。周波数が上がると消費電力が上がってしまう。)自分で波形を作ると、放射線で放電された後は高速に充電するためにパルスを増やす、ということが出来て、放射線量が多くても安定動作ができます。高圧側の電圧は、10MΩを50個直列にした500MΩ抵抗を作って、デジタルテスタに直列に入れて測ってます。デジタルテスタは内部抵抗10MΩぐらいなので、500+10/10=51倍ぐらいの計算で電圧が求まるはずですが、500MΩ程度だと電圧降下があるので、正しい出力が把握できてないです^^;ダイオードはファストリカバリのを使ってます。どっちを使っても差は感じられなかったですが、ファストリカバリの方を使ってます。程度なら、リカバリ遅くても問題無いのでしょう。ファストリカバリだとリンギングがうまく使えるのですかね?波形見てる限りでは、上がって下がって上がる時にはもう電圧低いから要らない気もするのですが。全波整流するか2倍整流すれば効率上がりそうなので、後で試してみる。方が圧倒的に効率が良かったです。周波数特性が良さそうなタンタルコンデンサを追加したら電圧が上がりやすくなりました。以上は必要な感じでした。