No.4任意座標の図面に合わせて測量【機能紹介】CHC-GNSSの特徴のひとつである、CADデータ(DXF形式)の読込み機能。No.2の記事でもご紹介したこの機能は、図面データをコントローラーに読込んで画面に表示させながら測量することが出来ます。CADデータを読込んで作業したいけど、現場の座標情報が無い...CADデータを世界測地系にする方法が分からない...という場合もあると思います。このページでは、そんな時に便利なローカライズ機能をご紹介します。通常、GNSS測量で得られる座標は世界測地系のデータです。そのため任意座標のCADデータを読込んでも、コントローラーの画面表示ではCADデータが全く違う場所に読込まれてしまいます。図面が任意座標系で描かれていたり現場の基準点データが古いものしかないなど、様々な理由で任意座標で計測したい場合があります。ローカライズ機能は、図面上の4点の任意座標に同じ位置を計測した実測データを合わせることで、図面を座標系に合わせなくても測量できる機能です。1まずは読込む任意座標の図面(CADデータ)から、位置合わせの基準となる4点を作成します。(最低4点)この基準となる点は、なるべく現場全体を囲うように設定します。位置合わせのために同じ場所を計測する必要があるので、既設物の角や既知点の鋲など、測りやすいポイントを選びます。設定したら、コントローラーに読込みます。コントローラーには、SIM形式、CSV形式などでインポートできます。設定した図面の4点と同じ場所を、ポイント機能で計測します。図面のどの位置を計測したか分かりやすい名前を付けておくと、この後の設定が楽になります。3計測したデータに、対応する任意座標データを設定します。CALをタップします。4高さ当て方法をベストプラクティスに設定します。VRSを「はい」に設定します。5画面左下の追加をタップし、計測点と対応する既知点の設定画面を表示します。ボタンをタップし、計測した座標リストから基準となるポイントを選択します。同じように、対応する任意座標のポイントを「既知の点」に設定します。方法は「水平+垂直キャリブレーション」を選択します。手順を繰り返して、基準となる4点すべてに対応する既知点を設定します。4点設定すると、リストに各点の残差が表示されます。計算前に、残差が大きすぎないか確認します。残差が大きい場合は警告が表示されます。その場合は、際立って残差が大きい点を再測するか、別のポイントを設定して再計算を行います。計算するをタップします。7計算が完了すると、現在のプロジェクトのデータがすべて設定した任意座標系にあわせて置き換えられます。適用をタップして、計算結果を適用します。8適用すると座標系設定の確認画面が表示されます。同意をタップして、ローカライズ設定を完了します。ポイント別のプロジェクトにも同じ座標系設定を適用したい場合は、名前を付けて保存を行い、座標系設定を保存しておきます。プロジェクト作成時に保存した座標系を選択することで、同じ座標系で作業を行うことができます。CADの操作スキルが無くても図面と計測データを合成できます。展示会でブースにお立ち寄りいただいた際にも、「座標系に合わせたCADデータじゃないと画面にうまく表示されないの?」というご質問を複数いただきました。このローカライズ機能を使えば、任意座標のCADでも簡単に位置を合わせることができます。