この記事で説明されている解決策で動作することが確認された製品を示しています。この解決策は、他の同様の製品やアプリケーションにも適用される可能性があります。Vぐらいの一定のDCオフセットが読み取られます。解決策NI-DAQmxのチャンネル作成は、デフォルトの入力端子構成として差動モードが設定されています。そのため、RSE入力構成を使用する場合、DAQmxタスクを作成する際に明示的に指定する必要があります。DAQアシスタントでは、下図のように構成タブで適切な入力端子構成を選択して設定できます。未指定のままにすると、デフォルトで差動モードを使用します。Vオフセットまで浮動します。したがって、デフォルトモードを使用したRSE接続での測定値は、その値にオフセットが含まれます。USB-6008/6009ユーザガイドその他のサポートオプションNIコミュニティに聞くディスカッションフォーラムで他のユーザーとコラボレーションNIコミュニティでソリューションを検索するエンジニアからのサポートをリクエストする有効なサービス契約が必要な場合があり、サポートオプションは国によって異なります。