この記事で説明されている解決策で動作することが確認された製品を示しています。この解決策は、他の同様の製品やアプリケーションにも適用される可能性があります。Device問題NI-DAQmxアナログ出力(AO)タスクでDAQデバイスのAOアップデートレートと信号周波数の関係はどのようになっていますか?解決策アナログ出力のアップデートレートは、以下の式で決定できます。1周期あたりのサンプル数と置き換えることができます。Hz、バッファ内のサンプル数を250、波形の周期数を5と設定する場合、AOアップデートレートは以下のようになります。アップデートレートを使用して、信号周波数を求める式は、次のようになります。Hz、バッファ内のサンプル数を1000、波形の周期数を1と設定する場合、信号周波数は以下のとおりです。Frequency正しい周波数でアナログ信号を生成するDAQデバイスにおけるアナログ出力の周波数分解能その他のサポートオプションNIコミュニティに聞くディスカッションフォーラムで他のユーザーとコラボレーションNIコミュニティでソリューションを検索するエンジニアからのサポートをリクエストする有効なサービス契約が必要な場合があり、サポートオプションは国によって異なります。