この記事で説明されている解決策で動作することが確認された製品を示しています。この解決策は、他の同様の製品やアプリケーションにも適用される可能性があります。DriverNI-DAQmx問題LabVIEWでNI-DAQmxを使用しているときに、DAQmx書き込みVIを使用してアナログ/デジタル/カウンタ出力を書き込もうとすると、次のエラーが表示されることがあります。考えられる理由:タスクが開始されていない、DAQmx書き込みへの自動開始入力がFALSE、サンプルタイミングタイプがオンデマンド以外、そして出力バッファサイズが0の場合は、書き込みを実行することができません。DAQmx書き込みの前にDAQmxスタートを呼び出し、自動開始をTRUEに設定、サンプルタイミングタイプを修正、または出力バッファサイズを変更してください。この問題を修正するにはどうすればよいですか?解決策このエラーは、ハードウェアタイミングシングルポイント(HWTSP)サンプルモードではDAQmxタスクのバッファを構成しないために発生します。この問題を解決するには、下図に示すようにデータを書き込む前にタスクを開始し、複数のサンプルではなく、一度に1つのサンプルを書き込みます。追加情報エラー-200802は、出力バッファに配置されるデータの量が大きすぎる場合に発生します。これは通常、次の2つの場合のいずれかで発生します。複数のサンプル(チャネルごと)がバッファ付きDAQmx書き込み用に構成されていない出力タスクに挿入されているサンプルがタスクが開始される前にバッファ付きDAQmx書き込み用に構成されていない出力タスクに挿入されているアプリケーションで一度に複数のサンプルを作成する必要がある場合は、代替として有限サンプルまたは連続サンプルのサンプルモードのいずれかを使用する必要があります。LabVIEWでソフトウェアタイミングのオンデマンドサンプルモードを実装するには、DAQmxタスク構成からDAQmxタイミングVIを使用する必要はありませんので、完全に削除します。VIをアナログ出力用に構成しているが、データ端子に信号が配線されていない場合、エラー-200802が表示されます。有効な信号を配線すると、このエラーは解決します。NI-DAQmx出力タスクを使用するとエラーが発生するその他のサポートオプションNIコミュニティに聞くディスカッションフォーラムで他のユーザーとコラボレーションNIコミュニティでソリューションを検索するエンジニアからのサポートをリクエストする有効なサービス契約が必要な場合があり、サポートオプションは国によって異なります。