NavigatorJavaScriptが無効です。当サイトでは、JavaScriptを使用しています。ご覧になる際は、ブラウザ設定でJavaScriptを有効にしていただくことをお勧めします。SPD-20A/20AVと,フォトダイオードアレイ検出器SPD-M20A/M30Aをラインアップしています。SPD-M30Aは新型のキャピラリーセルを搭載し,より高感度,低拡散システムとしてご使用いただけます。すべての機種に温調機能を有し,室温の変動に対するベースラインの安定と分析データの信頼を高めます。PDA検出器HPLCからUHPLCまで幅広く対応ノイズレベル0.4×10−5AUを実現しました。Cell)によりピーク拡散を極力排除し,汎用分析から超高速分析まで対応したモデルです。mmとし,従来は検出が困難であった微量成分も検出可能です。TC-Optics機能によるさらなるベースライン安定性も実現します。汎用モデルSPD-M20Aは重水素ランプを搭載した汎用モデルです。UV-VIS検出器に引けを取らないノイズレベル0.6×10−5AUを示します。セル温調機能によるベースライン安定性も提供します。二波長を同時に測定可能なUV-VIS検出器です。SPD-20AVでは,重水素ランプとタングステンランプの同時点灯モードを備え,紫外から可視領域全体にわたる高感度な波長プログラミング検出が可能です。薬物の純度試験など広い直線性を活かした一斉分析に威力を発揮します。そのため,超高速分析に必要なピークの低拡散を実現しながら,ベースラインを早期に安定させることに成功しました。M20Aもセル温調機能により,室温が変化した際のベースラインの安定性を提供します。mmの高感度セルをオプションにラインアップし,従来では検出が困難な微量不純物なども検出が可能となります。汎用分析から超高速分析まで,幅広い分析条件でご使用いただけます。mmの光路長がもたらす大幅な感度向上SPD-M30Aの高感度セルはHPLC条件でもその効果を発揮します。以下の分析は市販清涼飲料水中に含まれるカテキン類,カフェインの分析をSPD-M20AとSPD-M30Aで比較した結果ですが,S/Nが最大11倍以上も向上していることがわかります。未分離ピークを分離可能(i-PDeA※1)未分離ピークの完全分離や,主成分に隠れた微少ピークの可視化が可能です。高速化した分析条件で分離が悪化した場合や,主成分ピークに被ってしまった微少ピークを定量する際に便利です。Analysisダイナミックレンジを拡大(i-DReC※2)解析によって,高濃度領域の試料であっても定量を可能とします。高濃度試料と極低濃度試料を同時に定量するような分析や,幅広い濃度領域の検量線を作成する際において力を発揮します。Calculator⇒(関連情報)i-PDeAやi-DReCのより詳細な資料は別途テクニカルレポートでご提供しています。Pageお問い合わせ。