Q&Aの補足について。Q&Aの補足について。Q&Aの補足について。Q&Aにて会場から「文具用両面テープでのLTSF滅菌の適合性」についてご質問があった際に、児玉会長からのご指名により回答させていただいた内容について、下記の通り補足説明申し上げます。両面テープなど粘着部分を有する素材がLTSF滅菌で滅菌きるか?どの程度ホルムアルデヒドが残留するのか?について実験した報告は残念ながらありません。一般的にリネンやガーゼなどの素材をLTSF滅菌するとホルムアルデヒドの残留の問題が考えられるので、今回のような文具の滅菌にEOG滅菌を含めてLTSF滅菌もお勧めできません。こちらのご発表(36枚目)からの引用です。久保田先生はISO25424で規定された擬似滅菌物でのLTSF滅菌残留に関して論文を執筆されています。残留についてはこちらの論文をご参照ください。粘着テープなどの滅菌はどうするのが適切かというと、HOGYメディカルさんで販売されている滅菌済みのオイフテープなどを活用することが一つの選択肢と考えられます。いった製品であれば粘着部分への滅菌剤の残留は規定値以下となっていますので、安全な使用が可能です。エアレーションの推奨時間)をもとに設定してある。当時と滅菌物が異なる現在ではこのエアレーション時間ではガスの除去が不十分である」とご指摘されておりました。ガイドライン2015、84ページ表6−2には「EOGの残留限界値」が記載されています。一般的にここまで残留値を下げるために、医療用ガーゼなどの製造会社は1週間程度エアレーションを行なっているようです。非常に参考になるかと思います。研究会終了後にフロアにて「医療現場でガーゼやリネンの滅菌に高圧蒸気滅菌を使用したいが、滅菌後の変色が気になって使うことができない」というご質問がございました。発行されている衛生材料Q&A第3版に「医療ガーゼの繊維は高温により多少変色する場合がありますが、品質・効果に問題はありませんので、安心してご使用ください」と記載がございますので、こちらをご参照ください。いう折りたたみ方よる比較論文がございます点をご紹介申し上げます。この度は研究会にて発言の機会をいただきましたことを児玉会長に感謝申し上げます。研究会時には回答時間が限られておりましたので、上記の通り補足申し上げます。13485:2016の認証をテュフズードプロダクトサービスGmbHから得ております。