当社のウェブサイトはクッキーを使用いたします。継続して利用される場合、その使用に同意したとみなされます。統合されたコンポーネントです。よる包括的なソリューションを提供できる優秀なパートナーであると考えております。X2又は流量計測向け√x)製品説明DPGT43はダイヤル上のポインターがどの点にいても、信号は同時に中央制御装置か制御室に伝達される非常に優れたな差圧計としてご使用頂けます。高品質の機械式測定システムと正確な電気信号処理システムの組み合わせにより、例え電源供給がなくなった場合でもプロセス圧力を確実に把握する事が出来ます。機械式のポインターによりその様な状況においても圧力値を読む事が出来ます。732.51に基づいて設計されているステンレスゲージの圧力ゲージでダイヤル径がφ100もしくはφ160からお選び頂けます。圧力ゲージはEN837-3に則って製造しています。この差圧式圧力計の特徴は高耐食性のステンレススチールで作られていて、ステンレススチールのチャンバーにて密閉されています。その為エラストマー等のシール要素の必要が無く、長い期間に渡って気密状態を保持する事が可能です。高いオーバープレッシャーセーフティは全てが金属構造である事と測定エレメントの気密性により実現されました。丈夫な設計のダイヤフラム測定システムによりポインターが圧力に比例して回転します。安全が最重要視される自動車用途で実証された電気式の角度エンコーダーはポインター軸の位置を判別します。これは非接触センサーのため磨耗や摩擦の心配がございません。この電気信号は圧力に比例し、4...20mA出力を生み出す事が出来ます。高品質な機械式差圧ゲージに電気式WIKAトランスミッタが組み込まれる事で、電気信号発信と目視確認が行えるディスプレイの2つの優れた点が合わさっています。測定スパン(電気出力信号)は機械的なディスプレイ上に自動的に設定され、レンジは4...20mAに相当して表示されます。電気的な0点も自動的に設定されます。単位計算機WIKAニュースレターWIKAの最新情報とニュースを入手する。(0)ウィッシュリストにドキュメントがありません。どのドキュメントもダウンロードページからウィッシュリストに追加することができます。追加する際には、ご希望の言語を国旗アイコンからお選びください。リストに記事がありません。製品詳細より記事をリストに追加していただくことができます。テーブルよりご要望の記事を追加してください。エントリ数が上限数に達しました個人様のオファーをいただくには、いくつか追加の情報をいただく必要がございます。