Armfield Ltd. W4 SZÛRHETÕSÉGI INDEX - Consult-Exim Bt.
W4 SZÛRHETÕSÉGI INDEX
Cikkszám: W4
•A berendezés áll egy fémvázból, amely a 1.5 literes edényt tartja. Ezt átlátszó csõ köti össze a 60 mm magas szûrõegységgel.
•Peristaltic pump
•Electronic Pressure Sensor
•Test filter cell diameter
•1L collecting beaker
•Digital LCD timer
•Solenoid Valve
•Software for control and data logging
•Results viewer software for analysing data
•Operational manual with teaching exercises
· Adott szuszpenzió szûrhetõségének mérése.
· A szûrés folyamata.
· Szûrési mûveletek alapelveinek bemutatása.
Porózus szemcsés közegû ágyak használata széles körben elterjedt folyadékok szûrésénél tisztaságuk javításának érdekében mind a kommunális mind az ipari gyakorlatban. Legfontosabb az ivóvíz és az ipari víz szûrése, bár a szennyvíz szûrése is egyre növekvõ fontosságú. Egyéb folyadékokat is szûrnek szemcsés közegen, pl. üdítõitalokat és különbözõ élelmiszereket.
A W4 berendezésben szemcsés anyagból készült ágyat használunk - általában homokot - melyet a kísérletezõ személy választhat ki. Az ezzel a készülékkel elvégzett mérések lehetõvé teszik a szûrhetõségi szám kiszámítását.
Hangsúlyozni kell, hogy ez az eszköz nem alkalmas szûrõ tervezési célokra. Ehhez kísérleti szûrõoszlop berendezés szükséges, mint pl. a W5. Az elõkezelési folyamatok elõzetes vizsgálata és a megfelelõ szûrõközeg, amelyet a W4 segítségével meghatározhatunk, csökkentheti a kísérleti szûrõoszloppal végzett tesztek mennyiségét.
A W4 berendezés kitûnõen alkalmazható egy már meglévõ szûrõ folyamat ellenõrzésére. Az elõkezelõ anyag adagolás megváltoztatásának hatása (pl. polielektrolit adagolás) is gyorsan mérhetõ, mielõtt az üzemi berendezésen végeznénk változtatásokat.
A berendezés egy szûrõegységbõl áll, amely kb. 30 mm vastag homok-ágyat tartalmaz, ezen keresztül áramlik a minta szuszpenzió lefelé egy 1 literes edénybõl. Az áramlás tûszeleppel szabályozható, a nyomásesés közvetlenül mérhetõ víz-manométer segítségével. A szûrõegység szétszedhetõ a homok cserélésekor. Ez az egység és minden csõösszekötés átlátszó, így a mûködés megfigyelhetõ, és a levegõbuborékok elkerülhetõk. A fémszerelvények korrózióállóak.
Szûrõ átmérõ: 38mm
Szûrõ magasság: maximum 60mm
Pumpa működési terjedelme: 0-100 L/hr
Területmérõ: 20-280m/min
Vízmanométer hossza: 0.5m
Solenoid valves: 1
Differential pressure sensor: 0-1 psi
1 literes mérõhenger
100 ml-es mérõhenger
Háromkarú felültöltõs mérleg, kapacitás 2610g, érzékenység 0.1g, tára 225g.
Laboratóriumi lefolyó vagy minimum 1 literes tartály/edény
100-240V / 1ph / 50-60Hz
Térfogat: 1,5 m3
Hosszúság: 0.43m
Szélesség: 0.38m
Magasság: 0.97m