Ganz EKM induktoros földelési ellenállás mérő
Ganz EKM induktoros földelési ellenállás mérő 5 1
Szerző Téma: Ganz EKM induktoros földelési ellenállás mérő (Megtekintve 3368 alkalommal)
« Dátum: 2013. Március 09., 10:24:42 am »
Én szereztem egy Ganz EKM induktoros földelési ellenállás mérőt.
Az induktor tengelyén a ferde fogazású kerék elfordult,és így használhatatlan volt.
1 műszerész barátommal esztergáltunk hozzá egy új tengelyt,és egy kúpos csavart,így megmentettük az induktort.
Működési elvét tekintve Ellenállás érték beállítás után ki kell egyenlíteni egy galvanométert.
Sajnos a fedele nincs meg,amiben van egy leírás róla,ha valakinek esetleg megvan,megköszönném ha feltenné.
Re:Ganz EKM induktoros földelési ellenállás mérő
« Válasz #1 Dátum: 2013. Április 11., 20:04:32 pm »
Üdv! használati utasítást azt hiszem tudok adni,van erről a műszerről adatlapom.
Ha az kell,jelezd.
nova, Villanyreszelő
« Válasz #2 Dátum: 2013. Április 15., 10:23:56 am »
Ha a használati utasítás, esetleg adatlap nem túl nagyméretű, akkor szerintem érdemes ebbe a topikba feltölteni, mert ha később valakinek pont ennek a műszernek a kezelésije kellene akkor le tudja majd tölteni.
« Válasz #3 Dátum: 2013. Április 15., 17:44:31 pm »
Idézetet írta: Laca83 - 2013. Április 11., 20:04:32 pm
Megírtam a címem.
« Válasz #4 Dátum: 2013. Április 15., 22:49:12 pm »
Üdv! Bocsi,nem tudtam hirtelen,milyen mérőről is van szó.....De ezt tudom teljesíteni. Tisztelt Nova! Már gondoltam rá ,hogy bizonyos műszerek doksiját felteszem(már ami nekem is megvan,vagy tudok róla egyet, s mást....Csak az az igazság ,hogy kevesen keresik/nek régebbi műszereket,mondván ,lejárt,elavult.Amint azt leírtam,van pár műszerről doksim.Ismét részletezem: Érintésvédelmi műszerek: Évé-Mini Évé-Aut. 2 Évé-F Évé-univerzál Revitester.(goerz electric gyártmány) Es-1 tipus(sistem simon gyártmány,mint az univerzál)És még pár műszer a régi időkből.
Üzenet összefûzve: 2013. Április 16., 14:58:20 pm
Azt hiszem várnod kell egy kicsit. (technikai okok miatt)Azért leírom a használatát: 1. Az "y" kapocstól 20m-re a "z"-től 40m-re segédelektródákat verünk a földbe és a vezetékeket bekötjük. 2.A mérendő földelést az "x" kapocshoz kötjük. 3.A méréshatár kapcsolót a várható ellenállás értéknek megfelelően beállítjuk. 4. A műszer jobb oldalán elhelyezett forgatókart 2-3 ford./sec. forgatjuk. 5. a potmétert addig forgatni amíg a galvanométer mutatója az indexre nem áll. (ha nem sikerül beállítani akkor másik méréshatárra kell kapcsolni.) A beállítás után leolvasni a potméter állását és a megfelelő szorzóval szorozva adódik a földelési ellenállás értéke. Addig ennyit segítek míg nem tudom szkennelni a doksit.
« Válasz #5 Dátum: 2013. Április 16., 19:23:14 pm »
Idézetet írta: Laca83 - 2013. Április 15., 22:49:12 pm
Tisztelt Nova! Már gondoltam rá ,hogy bizonyos műszerek doksiját felteszem(már ami nekem is megvan,vagy tudok róla egyet, s mást....Csak az az igazság ,hogy kevesen keresik/nek régebbi műszereket,mondván ,lejárt,elavult.Amint azt leírtam,van pár műszerről doksim.Ismét részletezem: Érintésvédelmi műszerek: Évé-Mini Évé-Aut. 2 Évé-F Évé-univerzál Revitester.(goerz electric gyártmány) Es-1 tipus(sistem simon gyártmány,mint az univerzál)És még pár műszer a régi időkből.
Szerintem nyugodtan nyissál új témát az egyes műszereknek, melyek még nincsen fent a fórumon és töltsd fel a használati utasítást. Így később akik keresnek ilyen jellegű műszer kezelési utasítást, ők is a fórumra találnak a kereső segítségével.
« Válasz #6 Dátum: 2013. Április 17., 16:20:25 pm »
Üdv Laca 83!
Kérdésem még annyi lenne hogy a műszer eredeti elektródái milyen méretűek,átmérő hossz,anyaga.Mérővezeték minimális keresztmetszete?Földelési ellenállás méréskor ha jól emlékszem valamelyik régi szabvány 30cm hosszúságú elektródáról beszél,nem szabad kereszteznie földben lévő fémcsöveket.
« Válasz #7 Dátum: 2013. Április 17., 17:35:51 pm »
Az elektródák általában 40-50 cm hosszú acél elektródák. az átmérővel kapcsolatban,annyi,hogy 10 mm legyen.Mérővezetékek min:1,5 mm-es. És saruval ellátva.(javaslom a villás saru alkalmazását) Amint tudom,felteszem a leírást,mert van egy táblázat is a műszerhez,ez az un. korrekciós táblázat. Ez tartalmazza a hónapokat,ill. azt hogy száraz vagy nedves az időjárás,majd a feszültséget is amihez a szorzószám dukál. A szabvány előírás nem változott,nem keresztezhet földben lévő fémtárgyakat....aszfaltos területen,egy városban,annak esélye igen csekély,hogy nem futsz bele fémes cső ill. egyéb acélszerkezetbe.(sajnos ,emiatt "nem" tudsz városi környezetben mérni szondával,csak szonda nélkül) És még a vezetékkel is bajlódnod kell,ki -visszacsévélni....Lakatfogós módszerrel ez gyorsabb, egyszerűbb,mert nem kell segítséget igénybe venned.
« Válasz #8 Dátum: 2013. November 20., 19:03:07 pm »
Külső segítséggel megszereztem a műszer pontos utasítását.
Innen tölthető,ha valakinek kell.
macko1975
« Válasz #9 Dátum: 2013. November 27., 17:03:01 pm »
Érdeklődnék, hogy nincs-e valakinek a fentebb emlegetett EKM Földelési elenállásmérőről kapcsolási rajza, illetve szervízkönyve?