Testo 550 digitális szervízcsaptelep - Hűtés és klímatechnikai szakkereskedés - webáruház, webshop
Refco R32 promóciós szett
bruttó 587.216 Ft
bruttó 482.473 Ft
Testo 550 digitális szervízcsaptelep
Testo Műszerek / Azonosító: 00051
bruttó 116.680 Ft
A napi munkája során hűtő és hőszivattyús rendszerek beüzemelését, karbantartását végzi? Akkor a testo 550 szerviz csaptelep a megfelelő társ az Ön számára. Ez a 2-utas szelepblokkal rendelkező műszer, számos funkciója révén, lehetővé teszi, hogy valamennyi releváns paraméterről további kiegészítő műszerek és bonyolult táblázatok használata nélkül pontos információt kapjon. Két hőmérséklet kompenzált nyomásszenzor biztosítja a gyors és pontos nyomás mérést az alacsony és magas nyomás oldalon egyaránt, valamint a műszer automatikusan kiszámítja a kondenzációs és elpárolgási hőmérsékleteket Két hőmérséklet érzékelő csatlakozási lehetőség a túlhevülés és utóhűtés valós idejű számítására. Ezáltal kiküszöbölhetők a hibás számítások. Azonnal pontos és megbízható érték kerül kijelzésre Két darab csipeszes hőmérséklet érzékelő a műszerrel együtt szállítva: A szorító csipesz segítségével az érzékelők stabilan rögzíthetők a csőre, így biztosítható a stabil és pontos hőmérséklet mérés. Nincs szükség a csatlakozó tömlők fordított csatlakoztatására hőszivattyúk vizsgálata során: köszönhetően a műszerben aktiválható hőszivattyú mérési módnak 60 hűtőközeg tárolva a műszerben: a műszer tartalmazza a legtöbb járatos hűtőközeget, így valamennyi hűtőrendszer beszabályozására megfelelő. A hűtőközeg lista a mobil alkalmazáson keresztül a felhasználó által frissíthető Továbbá a műszer lehetőséget nyújt hőmérséklet különbség kijelzésre, illetve hőmérséklet kompenzált tömörség vizsgálatra. Mobil alkalmazás a műszerhez: csatlakoztassa okostelefonját, vagy táblagépét a műszerhez! Telepítse az ingyenes alkalmazást okostelefonjára, vagy táblagépéra és használja ki az alkalmazás nyújtotta praktikus funkciókat: Mérési értékek távoli kijelzése a mobil eszközön: a mérési helyszín adottságaitól függően, akár 20 méter távolságban is láthatja a műszer által mért paramétereket mobil eszközén. Mérési értékek grafikus kijelzése a mobil eszközön: A numerikus megjelenítés mellett az alkalmazás lehetőséget biztosít a mért értékek grafikus megjelenítésére is, így a különböző paraméterek változása időtengelyen is nyomon követhető. Mérési jegyzőkönyv készítés funkció: az alkalmazás segítségével a mérési eredményekből pdf. formátumú jegyzőkönyv készíthető, amely azonnal e-mail-ben elküldhető a megrendelő számára. Ha a mobil eszközzel fotót készítettünk a rendszerről, a fotó beilleszthető a jegyzőkönyvbe. Hűtőközeg lista frissítése: a mobil alkalmazás segítségével a műszerben tárolt hűtőközeg lista frissíthető, illetve személyre szabható. Ezáltal a műszerben a felhasználó által ténylegesen szükséges hűtőközegek lesznek elérhetők. Az alkalmazás android és IOS készülékekre is letölthető. A telepítést követően a kapcsolat a műszer és a mobil eszköz között bluetooth kapcsolaton keresztül hozható létre.
Digitális szerviz csaptelep: strapabíró, egyszerű és praktikus A testo 550 tip. műszer 2 utas, robusztus fém szelepblokkjának köszönhetően könnyen és megbízhatóan használható még nehéz környezeti feltételek mellett is. Az IP 42 védettségű stabil műszerház megbízható védelmet biztosít a külső behatások ellen. A függesztő horog biztosítja a felhasználó számára a műszer biztos rögzítését a mérés alatt. A kijelző megvilágítás pedig a mérési értékek könnyű leolvashatóságát teszi lehetővé még rossz fényviszonyok mellett is. Szállítási kiszerelés testo 550 digitális szerviz csaptelep, 2 db csipeszes csőhőmérséklet érzékelővel, elemmel, gyári műbizonylattal, műszerbőröndben. (A mobil applikáció díjmentesen letölthető.)
Hőmérséklet Méréstartomány -50 ... +150 °C
Pontosság ±0,5 °C
Érzékelő csatlakozó 2 x NTC Nyomás mérés
Méréstartomány -1 ... 60 bar
Pontosság ±0,5 végérték
Felbontás 0,01 bar
Érzékelő csatlakozó 3 x 7/16“ – UNF Túlterhelés (rel.) (magas nyomás) 65 bar Vákuum mérés
Méréstartomány -1 ... 0 bar
Általános műszaki adatok Méretek 200 x 109 x 63 mm
Üzemi hőmérséklet -20 ... +50 °C
Elem élettartam 250 óra (világítás nélkül, Bluetooth® nélkül)
Hűtőközegek a műszerben 60 profil:; R11; R12; R123; R125; R1234yf; R1234ze; R125; R13B1; R134a; R14; R142B; R152A; R161; R22; R227; R23; R290; R32; R401A; R401B; R401C; R402A; R402B; R404A; R406A; R407A; R407B; R407C; R407D; R407F; R408A; R409A; R410A; Ra11A; R412A; R413A; R414B; R416A; R417A; R420A; R421A; R421B; R422A; R422B; R422C; R422D; R424A; R426A; R427A; R434A; R437A; R438A; R502; R503; R507; R508A; R508B; R600; R600a; R744 (CO₂); R718 (H₂O); frissítés mobil alkalmazás segítségével