Isabelle BOUHIER (1), Sophie SEGARD (2)\n(1) Hôpital TENON APHP, (2) Mastère IBMH Compiègne\nLes principaux développements des années précédentes en échographie étaient basés sur les progrès des techniques d'émission et de réception des ultrasons associés à des améliorations logicielles. C'est ainsi que le doppler (couleur, pulsé ou énergie), l'imagerie harmonique et l'imagerie de contraste se sont progressivement développés. Aujourd'hui, même si le panel des améliorations n'est pas épuisé sur ces technologies, la tendance des fabricants d'échographes est de tenter de maîtriser la conception des cristaux constituant les sondes.\nOn retrouve également comme sujet d'évolutions les applications des produits de contraste avec l'arrivée d'un nouveau produit, et toujours la volonté d'améliorer le 3D et le 3D temps réel, que ce soit sur des sondes électroniques motorisées ou sur des sondes matricielles.\nCette année, les échographes disposent de nouveaux outils pour les utilisateurs tels que la commande vocale ou bien la commande à distance qui apportent plus de convivialité et plus d'ergonomie à l'échographe, rendu ainsi plus accessible à différents utilisateurs. Cette modalité aspire en conséquence à s'ouvrir à de nouvelles applications, à se diversifier, pour fournir en définitive un outil d'imagerie simple, rapide et précis.\n1 - Plus de flexibilité pour s'adapter au marché\nLes fabricants d'échographes, après un foisonnement de nouveautés, de fusions, de développements, d'échographes complétant leur gamme, cherchent à rationaliser leur offre, améliorant ainsi l'adaptation aux besoins des différentes disciplines (obstétrique, cardiologie, vasculaire).\nLa plupart des fournisseurs disposent désormais d'une gamme complète d'échographes allant du simple noir et blanc à l'échographe haut de gamme, en passant par l'échographe portable.\n2 - Des axes de progrès identifiés\nLes avancées technologiques développées par les différents fournisseurs au fil des ans se généralisent. On observe ainsi une déclinaison des principales fonctions telles que l'imagerie panoramique, l'imagerie harmonique ou composée (« compound imaging ») sur toutes les gammes d'échographe proposées.\nL'architecture des échographes est de type multiprocesseur, augmentant ainsi la capacité de calcul, l'interopérabilité des différentes fonctions, et la possibilité d'effectuer des tâches de façon indépendante. On observe ainsi une meilleure tenue de la cadence image malgré les multiples traitements numériques. Les échographistes peuvent cumuler plusieurs modes simultanément sans dégradation de l'image (Doppler, harmonique, imagerie composée) Dans le passé, ce fonctionnement signifiait des compromis entre cadence image, résolution, et temps de calculs. La multiplication des performances électroniques et informatiques des échographes introduit plus que jamais la possibilité de visualisation en temps réel d'image de contraste, voire d'images en 3D temps réel.\nLes performances croissantes du formateur de faisceau chez la plupart des fournisseurs, permettent d'émettre des formes d'onde avec un codage du signal de plus en plus pertinent permettant de séparer, trier et organiser le signal reçu pour augmenter le rapport signal sur bruit.\nEnfin, les logiciels de post-traitement représentent un volet important dans le rendu de l'image. L'emploi de certains logiciels (issus des logiciels IRM) qui utilisent des algorithmes de traitement par zone de pixels se confirme chez de nombreux constructeurs. Ces logiciels s'activent souvent par une simple touche, affichant le résultat à l'écran en temps réel. Les cadences image peuvent être de ce fait diminuées.\n3 - L'ergonomie et les outils de productivité médicale\nLa tendance des fabricants d'intégrer de plus en plus d'outils facilitant l'utilisation de l'échographe afin d'augmenter la productivité sans altérer le diagnostic se confirme. Ces dispositifs sont, soit des préréglages de paramètres en fonction de l'organe exploré (codage spécifique de pulse selon l'examen), ou encore des algorithmes auto adaptatifs à la morphologie du patient. Le but de toutes ces évolutions est de fournir une image directement optimisée en s'affranchissant de réglages consommateurs de temps pour le praticien. Ces outils réduisent également la variabilité des examens entre différents opérateurs.\nAutre progrès significatif, les efforts des fournisseurs cette année pour rendre l'accès aisé à tous les périphériques : échographes connectables (implémentation de classes Dicom) et accès à un large panel de médias dans des formats usuels avec des périphériques (CD, DVD) ou des réseaux de distribution d'images (connexion à des serveurs Web). L'échographe n'est plus vu comme une modalité isolée mais comme s'intégrant dans un réseau d'image.\nMoins généralisé mais certainement très novateur, certains fournisseurs proposent des outils d'aide au pilotage de l'échographe tels que la commande vocale ou encore la commande à distance. Ces «assistants» permettent au praticien de s'éloigner des commandes clavier de l'échographe et de mieux focaliser son attention sur le centre de l'image et sur la position de la sonde sur le patient.\n4 - Nouvel essor des produits de contraste en ultra sons (PCUS)\nLe principal effet utilisé par la majorité des agents de contraste est l'augmentation de l'intensité du faisceau ultra sonore rétro diffusé. Ce résultat est possible grâce à la particularité des agents de contraste de modifier les propriétés physiques des tissus et donc le comportement des ultra sons qui les traverse. Pour modifier ces ultra sons, les agents de contraste sont constitués de micro bulles qui représentent d'excellents réflecteurs. Leur densité et surtout leur compressibilité (représentée par leur index mécanique) sont très différentes du plasma ; les micro bulles entrent en résonance sous l'action du champ ultra sonore du fait de la variation asynchrone de leur diamètre. Ainsi, selon la puissance acoustique du faisceau ultra sonore, les PCUS émettent des ondes ultrasonores dites harmoniques. En mode d'imagerie harmonique, l'échographe récupère ces signaux dont la fréquence de réception est le double de la fréquence d'émission. Le signal provenant des micro bulles est principalement détecté, car très supérieur à celui des tissus solides dont la résonance est faible.\nPlus récemment, un autre mode a été développé et qui repose également sur les propriétés physiques des micro bulles. Il s'agit de la technique par inversion de pulse qui consiste à exposer alternativement à des pressions acoustiques positives puis négatives les micro bulles. Ces deux impulsions en inversion de phase forment deux lignes d'image qui sont ensuite additionnées au niveau du formateur de faisceau. Les tissus émettant un signal linéaire, leur sommation sera nulle alors que les micro bulles émettant deux signaux d'amplitude importante génèreront une image fort contrastée.\nLa nécessité d'agents de contraste en ultrasonologie a longtemps paru inutile car l'échographie apparaissait comme une méthode d'imagerie atraumatique et de réalisation facile. De plus, l'efficacité de ces agents de contraste était très insuffisante.\nLa sortie annoncée l'an dernier d'un nouveau produit de contraste nommé SonoVue® par la société BRACCO est effective cette année. Ce PCUS (Produit de Contraste en Ultra Son) relance l'intérêt de l'utilisation de cette imagerie pour des applications médicales de diagnostic et de suivi de traitement, surtout en cancérologie. Les micro bulles du SonoVue® ont la propriété d'être à la fois stables, d'une faible solubilité et d'une bonne résistance aux contraintes mécaniques avec un index mécanique très bas (IM : 0,1 – 0,2). Cette dernière propriété autorise l'utilisation de sondes basse fréquence pour une meilleure réponse harmonique et pour une meilleure pénétration des ultra sons.\nCe nouveau PCUS a une durée de vie adaptée aux exigences des examens. Il permet donc à de nombreuses sociétés de faire évoluer leurs techniques d'émission et de réception du signal en imagerie harmonique et par inversion de pulse.\n5 - Montée des applications en sénologie et en oncologie de foie et de prostate\nLes premières images obtenues avec l'utilisation du SonoVue® sur le foie montrent des exemples d'une cinétique de perfusion caractéristique de la tumeur (apparition dans le temps du produit de contraste en étoile, en anneau, ou au centre au niveau de la tumeur). L'échographie réussit maintenant à fournir une image fonctionnelle de caractérisation tissulaire couplée à une image anatomique en mode B en une seule acquisition.\nBeaucoup d'images et d'applications sont présentées cette année sur l'échographie mammaire. Même si l'utilisation du SonoVue® reste encore rare dans ce domaine, les études afflueront rapidement et le produit de contraste permettra probablement d'obtenir des images intéressantes de la perfusion de tumeurs du sein en affinant les protocoles. A ce sujet, certaines sociétés ont développé des logiciels qui permettent de caractériser la micro vascularisation tumorale.\nL'autre axe développé cette année en sénologie est l'élastographie mammaire (sociétés HITACHI et MEDISON). Elle consiste à acquérir une image codée en couleur selon la compressibilité tissulaire, en effectuant des pressions successives avec la sonde d'échographie au niveau d'un nodule. Cette technologie est toujours en attente de l'agrément de la FDA (Food and Drug Administration).\n6 - Les échographes portables améliorent leurs performances\nLes échographes portables trouvent leur place au sein des unités de soins. Leur connectivité s'élargit (intégration de la norme DICOM, présence de ports USB…) et le compromis taille/performance est mieux évalué : écrans plus grands, choix de sondes, bonne qualité image avec des fonctions diversifiées (doppler couleur, énergie, harmonique, voire produit de contraste).\nLes applications du portable sont essentiellement la visualisation des voies d'abord chirurgicales, une aide pour effectuer des gestes à risques, le guidage de biopsie, le diagnostic de première intention (diagnostic binaire) et l'échographie pratiquée au lit du patient.\n7 - Les sondes\nLes améliorations en matière de sondes portent sur la diminution du bruit, l'homogénéisation du faisceau ultrasonore et l'obtention d'un meilleur compromis entre la fréquence des US (la plus élevée possible) et leur profondeur de pénétration (la plus grande possible).\nLe premier objectif visé au travers des sondes est l'obtention de sondes matricielles qui permettent d'avoir un faisceau avec un contrôle précis de l'épaisseur de la tranche échographique pour augmenter l'homogénéité de la résolution de détail et de contraste en profondeur. Cet objectif implique de bien maîtriser la fabrication des cristaux, leur forme et leur arrangement. Il reste encore de nombreux problèmes à résoudre tels que le repérage du signal à la réception, le traitement des gros volumes de données, la taille des cristaux et le codage du signal très complexe au niveau du formateur de faisceau.\nLe deuxième objectif porte sur l'augmentation de la bande passante pour accroître la finesse de l'image, mais aussi sur l'augmentation du pouvoir de pénétration des ultrasons, la diminution des artéfacts dus à la réverbération et l'obtention d'une qualité d'image équivalente en doppler et mode B. Les concepts de fabrication des sondes sont alors primordiaux.\nDevant la difficulté de concevoir des sondes 4D matricielles à un coût raisonnable, les fournisseurs conçoivent toujours des sondes électroniques motorisées dédiées au 3D temps réel. Les résultats sont un compromis entre la cadence image et la qualité du rendu volumique avec la possibilité de se déplacer à travers le volume en mode multi planaire. Ces sondes, moins coûteuses que les sondes matricielles apparaissent sur tous les échographes dédiés à l'obstétrique.\nEnfin, les sondes sont plus compactes et légères, elles limitent la fatigue des opérateurs, en particulier pour les sondes électroniques motorisées 3D.\nII - OFFRE INDUSTRIELLE\nLa Société ALOKA commercialise toujours la série de systèmes ultrasoniques PROSOUND.\nLe PROSOUND SSD 3500 et le PROSOUND SSD 4000 sont les échographes pluridisciplinaires de la gamme et ont subit d'importantes modifications cette année.\nLe PROSOUND SSD 4000 optimise sa vitesse de calcul et présente désormais 256 canaux à l'émission. Il cible les services de radiologie, d'obstétrique, de gynécologie, de cardiologie (package ECG) ou encore le diagnostic de première intention. On a la possibilité depuis cette plate-forme de superposer l'imagerie anatomique à l'imagerie fonctionnelle à l'aide du mode « Dual Dynamic Display ». A noter que cette plate-forme bénéficie de plus de trente sondes adaptables.\nLe PROSOUND SSD 3500, sorti en 2003, est 20% moins cher que le SSD 4000 en étant pourtant équipé des mêmes modes. Cette année l'échographe SDD 3500 a évolué et a bénéficié d'un transfert de technologie des autres plates-formes de la marque :\n§\tIntégration de la technologie « Tissue Harmonic Echo » qui travaille sur l'harmonique du signal pour améliorer la différenciation tissulaire et augmenter le contraste\n§\tImplémentation du convertisseur 12 bits qui améliore la conversion du signal issu des capteurs piézo-électriques, augmentant la dynamique en contraste de l'image\n§\tIntégration de la norme DICOM\nLes deux échographes classés en haut de gamme sont le PROSOUND SSD 5000 et le PROSOUND SSD 5500. Ces 2 systèmes ultrasoniques sont équipés de la technologie d'imagerie composée mais aussi de la technologie « PureHD » (mode analysant la phase de signal harmonique) dédiée à l'utilisation des PCUS (produit de Contraste en Ultra Son).\nLa société ALOKA dispose toujours d'une large gamme de sondes (chaque sonde est constituée de 192 éléments) mais également de nouvelles sondes adaptables à partir de la série d'échographes SSD 3500. Présentées lors de ce RSNA, ces sondes montrent les avancées de l'échographie dans le domaine des blocs opératoires (sonde dédiée à la laparoscopie, sonde de 13,5 MHz pour la moelle épinière). La technologie HST (« Hemispheric Sound Technology ») consiste en des sondes hémisphériques qui visent l'amélioration du rapport signal sur bruit en réduisant les phénomènes de lobes latéraux. Cette technologie a fait ses preuves et est toujours déclinée sur les plates-formes SDD 5000 et 5500.\nLa société met en avant ses progrès en matière de sondes et présente cette année la nouvelle sonde 4D connectable sur la plate-forme SSD 5500 fonctionnant sur 1024 canaux à l'émission, elle cible en particuliers le secteur de l'obstétrique.\nDans le domaine de l'échocardiologie, la société ALOKA propose différents outils sur les séries 5000 et 5500 tels que : l'imagerie doppler tissulaire, l'imagerie kinétique (profil de vitesse de déplacement des parois du cœur), le calcul en temps réel de fraction d'éjection ou encore l'étude de la mobilité des parois vasculaires (echo tracking basé sur le calcul de paramètres dérivés : coefficient d'élasticité, compliance artérielle, épaisseurs, index de rigidité).\nEnfin, la société ALOKA met en avant le travail sur les données brutes issues du signal ultrasonore, qui permet des traitements directs ou différés des données et l'implémentation sur de nombreux formats de modules d'archivage et d'export d'images, de vidéos (formats JPEG, TIFF, BMP, AVI, norme DICOM).\nESAOTE : www.esaote.com\nLa société ESAOTE est filiale depuis l'an dernier de la société BRACCO, industriel pharmaceutique.\nLa société ESAOTE décline une gamme très complète d'échographes comme l'an passé. Par ordre croissant de capacité, on trouve tout d'abord l'AQUILA, échographe noir et blanc. Vient ensuite le PICUS Pro, échographe multidisciplinaire qui peut être portatif, possède toutes les connectivités et le standard Dicom ainsi que les modes doppler (pulsé, continu et énergie). Le CARIS ensuite est petit, compact. Il possède toutes les connectivités et la fonction T.E.I. (« Tissu Enhancement Imaging »: harmonique tissulaire.) Il se destine aux services de réanimation, d'urgence ou au chevet des patients. Il dispose également d'une sonde endocavitaire. L'échographe qui suit dans la gamme est le MEGAS GPX qui possède toutes les applications y compris l'imagerie de contraste. Quant à l'échographe ESATUNE, il est entièrement dédié à l'imagerie de contraste.\nEnfin, en machines haut de gamme, les TECHNOS MP et MPX basés sous Windows NT possèdent toutes les fonctionnalités telles que le doppler, l'imagerie harmonique, l'imagerie de contraste, le panoramique, l'harmonique tissulaire, un module cardiaque, et enfin l'imagerie 3D.\nLe TECHNOX MPX se distingue du MP par une architecture différente et des performances et vitesses de calcul doubles. Déjà présent l'an passé, cet échographe confirme sa performance avec un traitement sur les données brutes permettant tout type de traitements a posteriori (mesures, calculs, stockage et traitements des données). Ces performances permettent des calculs et l'exécution de tâches transparents pour l'utilisateur (ex. : stockage et enregistrement de boucles d'acquisition.) L'imagerie de contraste est présente sur toutes les sondes et est en développement sur les sondes endocavitaires.\nGE : www.ge.com\nLa société GE dispose comme l'année dernière de trois gammes d'échographes orientées vers différentes spécialités : la gamme des LOGIQ 9, 7, 5 et 3 ainsi que le portable LOGIQ BOOK pour la radiologie générale, la gamme des VIVID 7, 5, 4 et 3 pour la cardiologie et le cardiovasculaire, et enfin la gamme des VOLUSON 730 expert et 730 Pro dédiée à la gynécologie-obstétrique. Dans chaque gamme, le principe est le même, la version la plus élevée intègre les nouveautés qui seront ensuite transposées sur les échographes suivants de la gamme.\nLe LOGIQ 9 présente toujours le codage numérique de pulse (CodeScan) en émission, réception et stockage des données brutes (TruAcces). Chaque pulse a une signature spécifique et la société GE travaille en permanence sur des soustractions de code qui améliorent le rapport signal sur bruit selon le type d'examen et selon l'organe. Ce codage est présent dans les modes B-flow et harmonique. Le LOGIQ 9 dispose également de logiciels d'optimisation en mode B et mode doppler. Cette année, le LOGIQ 9 travaille en codage multi amplitudes et intègre ainsi des sondes large bande, ce qui permet un meilleur retour sur les ondes harmoniques et augmente la résolution en profondeur. Des sondes matricielles permettent également d'éviter les distorsions de faisceau et améliorent l'uniformité de la résolution sur toute la profondeur image. Début 2004, le 4D sera transféré du VOLUSON vers le LOGIQ9. Le mode doppler du VIVID 7 est également transféré sur la gamme des LOGIQ.\nSur la gamme des LOGIQ, la société GE affiche trois innovations principales cette année, destinées à augmenter le rapport Signal sur bruit, à améliorer la résolution image et le confort de l'opérateur.\nTout d'abord, l'imagerie composée spatiale, qui consiste à effectuer des acquisitions de faisceaux orientés dans plusieurs directions et à les sommer. Appelée « Cross Beam Imaging» pour imagerie de faisceaux croisés, cette technique est présente chez d'autres constructeurs. GE l'intègre sur les LOGIQ 9 et 7.\nEnsuite, la société GE présente un nouveau logiciel de post traitement adaptatif temps réel destiné à améliorer la lisibilité de l'image : SRI pour « Speckle Reducing Imaging ». Ce post traitement issu de la technologie IRM a pour but de réduire les artéfacts dus à la réverbération des ultra sons, en clair, de limiter les ruptures de contours et d'avoir un meilleur contraste sur l'image qui apparaît moins granuleuse. L'image obtenue est significativement différente (effet de lissage visuel important), aussi, est-il possible d'avoir jusqu'à 6 niveaux SRI réglables manuellement. L'opérateur, s'adapte ainsi progressivement à l'image obtenue en fonction du tissu et du mode d'acquisition en cours. Le mode SRI n'affecte pas la cadence image et peut être utilisé sur toutes les sondes et les applications. C'est un mode particulièrement adapté à la visualisation des parois vasculaires.\nEnfin, la société GE propose « Voice Scan », système de commande vocale de l'échographe comprenant 150 commandes à la voix. Ce mode est disponible sur le LOGIQ 9. Il libère les deux mains du praticien alors plus à l'aise pour s'occuper du patient.\nPar rapport aux applications sur le produit de contraste, la société GE met en place des études dans différents sites afin d'optimiser des protocoles d'utilisation du SonoVue® avec les sondes linéaires et abdominales. Le logiciel TIC (« Time Intensity Care ») permet d'optimiser les images obtenues sur les LOGIQ 9 à 5. Les études démarrent notamment sur le sein et vont continuer sur la prostate (sondes endocavitaires). Des images en boucle permettront de faire des quantifications de vascularisation en diffusion et perfusion.\nLe LOGIQ 7 est un échographe multidisciplinaire qui bénéficie d'une nouvelle sonde trans-oesophagienne et de l'écho de stress. Il intègre la sonde matricielle développée sur le VIVID 7.\nLa gamme VOLUSON 730 est déclinée en Pro et Expert. Elle bénéficie des logiciels développés sur la gamme des LOGIQ tels que le mode panoramique et le B-flow (visualisation des flux en mode B). Sur cet échographe de gynécologie obstétrique, la société GE propose toujours la sonde mécanique issue de la technologie KRETZ sur les images 3D et 3D temps réel (4D). Une nouvelle sonde sort cette année, plus compacte (30% plus petite), moins lourde et plus ergonomique. Cette sonde permet une cadence de 25 images/seconde avec des applications sur le cœur fœtal. Le but également est de faire du 2D avec la même sonde. Le 4D couleur est également intégré cette année en imagerie cardiaque fœtale. Très avancé sur le 4D, les applications cliniques devraient se multiplier sur cet échographe.\nLa sonde volumique matricielle est en développement et devrait apparaître l'année prochaine sur le VIVID 7.\nConcernant l'échographe portable, le LOGIQ Book possède de nombreux modes et sondes disponibles (doppler, 3D, harmonique sur les sondes abdominales) ainsi qu'une augmentation des performances et une autonomie de 5 heures. Une nouvelle sonde opératoire est également disponible et une sonde trans-oesophagienne est à l'étude ainsi qu'une sonde micro convexe.\nSur la gamme des VIVID, GE développe une sonde matricielle 4D (1024 éléments phased array). De plus, les gammes VIVID et LOGIQ présentent la même interface utilisateur.\nEn conclusion, la société GE travaille sur les sondes, l'émission et le codage pour améliorer la pénétration et la résolution, ainsi que sur les processeurs et les architectures des échographes pour augmenter les performances en gardant une bonne cadence image.\nLa fusion des technologies entre les différentes gammes est un fait également marquant cette année.\nHITACHI : www.hitachi.com\nLa gamme d'échographes de la société HITACHI se décline en deux familles : la plate forme ALHPH@ et la plate forme ÙMEG@. L'échographe oméga, haut de gamme est équipé du « HI COM », l'imagerie composée obtenue par combinaison de plusieurs images coplanaires vues sous différentes incidences à des fréquences différentes. Dans un souci d'accessibilité et de productivité médicale, la société HITACHI introduit cette année sur la plate forme ÙMEG@. Une nouvelle touche de réglage de l'image dite « onetouch » qui optimise automatiquement le gain en profondeur.\nCette année les progrès portent sur l'amélioration de la cadence image lors de la combinaison de plusieurs modes. Notamment l'utilisation du logiciel de post traitement « HI-REZ », effectuant un filtrage spatial de l'image, ne dégrade plus la cadence image et améliore ainsi la résolution en contraste.\nLa société met en avant sa technique de formation du faisceau ultrasonore en inversion de pulse basée sur l'émission de signaux multifréquences dit « Large Bande 2ILB » qui s'adapte à la zone d'intérêt et accroît la résolution sur toute la profondeur.\nHITACHI reconduit ses travaux dans le secteur de l'élastographie qui semble prometteur dans le domaine de la sénologie mais aussi en oncologie de la prostate et de la thyroïde. La technique consiste à mesurer, à l'aide d'un logiciel spécifique, la différence d'élasticité entre un nodule et le tissu sain grâce à une compression effectuée par la sonde ultrasonore, le but étant d'améliorer la caractérisation du nodule pour une meilleure stratégie thérapeutique. HITACHI lance une sonde linéaire dédiée à la sénologie de 256 cristaux et de 9,2cm qui permet d'effectuer un balayage radial du sein.\nLa société HITACHI indique qu'elle dispose d'une part importante de marché dans le domaine de l'écho endoscopie avec une gamme de sondes à visée diagnostique de 7,5, 12 et 20 MHz. HITACHI veut, à l'instar de ses concurrents, se positionner dans le domaine de l'obstétrique 3D et annonce la venue pour mi-2004 d'une sonde électromécanique 3D qui permettrait de faire du 3D temps réel.\nMEDISON : www.medison.com\nLa société MEDISON est distribuée en France par la société KONTRON MEDICAL SAS, qui commercialise également ses propres échographes.\nLa société MEDISON sort cette année une nouvelle version de l'échographe haut de gamme l'ACCUVIX XQ. Cet échographe se veut leader en imagerie 3D, technologie où la société MEDISON a été pionnière avec sa sonde mécanique et possède sa propre unité de recherche sur les sondes 3D (à noter pour mémoire la scission de MEDISON avec la société KRETZ, rachetée par GE en 2001). La société MEDISON souhaite avec ce nouvel échographe atteindre le marché haut de gamme en 3D. L'ACCUVIX XQ dispose d'un logiciel appelé VOCAL pour « Virtual Organ Computer Aided anaLysis », pour la mesure du volume d'un organe.\nSur cet échographe, à noter une souris sans fil dédiée au 3D qui permet d'être plus mobile par rapport au clavier en reprenant les commandes essentielles par liaison infra rouge.\nL'ACCUVIX XQ se positionne également pour le 4D, en mettant davantage l'accent sur la qualité de résolution de l'image obtenue que sur le score de la cadence image, affichage plus marketing à leurs avis.\nEnfin, la société MEDISON travaille sur l'élastographie et disposera cette année de l'accord de la FDA en sénologie mais également pour toutes les applications cancérologiques. Cette technique utilise les propriétés élastiques variables des tissus selon leur nature, tissus sains ou tissus cancéreux. Les premières applications se feront sur le sein, organe plus facile à explorer, mais des développements sont en cours sur la prostate avec une sonde endo rectale.\nSorti en même temps que l'ACCUVIX, l'échographe PICO couleur, avec un poids de 10 kg environ, a pour vocation de remplacer tous les petits échographes noir et blanc existant sur le marché.\nOn ne peut pas parler de la société MEDISON en France sans évoquer son distributeur KONTRON qui conçoit, fabrique et distribue sa propre gamme d'échographes. Société française, KONTRON MEDICAL est issue de la fusion des départements de deux grands groupes, HOFFMAN LAROCHE et DASSAULT. La société KONTRON sort un nouvel échographe appelé IMAGIC qui sera disponible en avril 2004. Il disposera d'une nouvelle architecture hardware garant de son évolutivité, d'un écran plat et une attention particulière a été apportée sur l'ergonomie (20 touches fonctionnelles sur le clavier). Cet échographe possèdera les outils indispensables au diagnostic en cardio-vasculaire, dont le calcul semi-automatique de la PISA (« Proximal Isovelocity Surface Area ») et le mode doppler tissulaire (TDI : « Tissu Doppler Imaging »). Ce mode permettra de visualiser les déplacements du muscle cardiaque (indicateur de viabilité après un infarctus) avec un codage couleur ou la visualisation d'une fenêtre spectrale (fenêtre doppler avec courbe). A noter que cet échographe dispose notamment d'une sonde phased array particulièrement légère et d'une sonde ETO. Cette dernière devrait comporter son moteur en partie proximale (technologie brevetée), évitant ainsi toutes les imprécisions de degrés de liberté dues à une commande à la poignée. Cette technologie permettra d'augmenter la fiabilité et la précision des mouvements de la sonde. Cette sonde ETO pratiquera également le 3D. Enfin, une attention toute particulière a été portée à la maintenance et au service, avec des logiciels embarqués pour le diagnostic et la surveillance des paramètres système.\nPHILIPS : www.medical.philips.com\nL'offre de la société PHILIPS reste articulée autour des systèmes ultrasoniques suivants : le HDI 5000, l'ENVISOR présenté au RSNA 2002, le HDI 4000, le SONOS 7500 dédié à la cardiologie et l'OPTIGO, l'échographe portable. Cette année des nouvelles fonctionnalités et des améliorations dans la formation et le traitement de l'image sont proposées. Parmi elles, le « SonoCT », imagerie composée spatiale fondée sur le principe de sommation de faisceaux ultrasonores d'incidences variables, est présenté à ce jour dans sa troisième génération. Cette amélioration a permis de doubler la cadence image. L'imagerie composée fait également son apparition cette année sur les sondes micro convexes endocavitaires. Le « X-RES », module de post traitement d'image introduit en 2002 sur l'HDI 5000, a vu doubler sa vitesse de calcul cette année grâce à la modification du matériel. De plus, la fonction « iSCAN » qui permet d'optimiser la gamme dynamique de l'image au niveau du formateur de faisceau pour un ajustement automatique de l'image, a été optimisée, aussi bien en mode B qu'en mode Doppler.\nA ce jour les trois échographes HDI 5000, HDI 4000 et l'ENVISOR sont configurés pour travailler en imagerie de contraste et sont équipés de la modalité THI « Tissue Harmonic Imaging »et du module « power pulse inversion »qui permet la caractérisation fonctionnelle couplée à l'imagerie anatomique. De plus, la fonction panoramique est maintenant disponible sur les échographes ENVISOR et HDI 5000.\nLors du RSNA, la société présentait un logiciel spécifique d'utilisation des PCUS pour du vasculaire ; le MVI pour « MicroVascularImaging ». Ce logiciel de caractérisation des micros vascularisations tumorales s'utilise avec des sondes haute fréquence linéaires pour la mise en évidence de l'étendue de lésions ou de tumeurs, ce qui contribue à mieux définir une stratégie thérapeutique.\nLa société PHILIPS utilise également les préréglages en fonction de l'organe à étudier et les généralise sur tous les échographes. Cette technique se base sur l'émission de spectres d'ondes de formes différentes, privilégiant certaines fréquences selon la nature des tissus à explorer.\nLes échographes sont livrés avec des possibilités de connectivité accrues et des outils tels que des graveurs CD multisessions pour répondre aux besoins des praticiens.\nLe HDI 5000, échographe haut de gamme, dispose de nombreuses fonctionnalités et d'une grande flexibilité en terme d'évolution. Même si le HDI 5000 n'est pas dédié à l'obstétrique gynécologie, il donne la possibilité d'acquérir un volume 3D à main levée. Pour 2004 PHILIPS travaille sur l'ergonomie pour procurer à cette machine très sophistiquée encore plus d'accessibilité et plus de convivialité. Pour la société PHILIPS, elle reste l'équipement le plus vendu, capitalisant environ 500 implantations en France.\nSorti en novembre 2002, l'ENVISOR se positionne bien sur le marché français puisqu'il remporte 10 % des ventes de sa catégorie avec déjà 170 machines installées en France. Piloté sous Windows™ , cet échographe haut de gamme également, est plutôt généraliste. Grâce à son ergonomie et sa multitude de modalités et il a parfaitement trouvé sa place dans des services de radiologie, de cardiologie, de vasculaire, de réanimation, d'urgences, ainsi que dans les blocs opératoires et les services d'obstétrique gynécologie. L'ENVISOR a bénéficié cette année de deux évolutions, qui lui ont permis de doubler sa vitesse de calcul et d'y intégrer les sondes issues de la technologie du HDI 5000. Enfin cette machine est équipée de connecteurs de type cartouche pour les sondes, permettant ainsi de réduire de 10 à 15% le coût des sondes.\nLe HDI 4000 est un échographe à la fois polyvalent et consacré à la 3D. Il accueille une sonde 3D volumique à balancement mécanique qui acquiert 3 à 4 volumes par seconde et offre environ 25 images à la seconde par interpolation (c'est le « live 3D »). Cette année les efforts ont porté sur l'amélioration du logiciel de reconstruction 3D qui donne accès au mode dit multi planaire permettant d'accéder aux coupes du volume scanné. La nouvelle option « VOCAL » (reconnaissance de volume) s'est greffée au HDI 4000, elle donne le volume d'un organe ou celui d'une tumeur échographiés. A présent toutes les sondes de l'HDI 5000 sont connectables sur le HDI 4000 (la sonde endocavitaire par exemple). Ainsi configuré, cet équipement cible le secteur de la radiologie et de la gynécologie obstétrique en 3D moyenne gamme.\nLe SONOS 7500 est une machine orientée cardiologie. Il est équipé d'une sonde matricielle « xmatrix » composée de 3000 éléments piezzo-éléctriques qui grâce à la nouvelle modalité « X-Plane » offre la possibilité de choisir 2 axes de coupes dans le volume du myocarde. Cet échographe fonctionne désormais en doppler couleur en temps réel à savoir 25 volumes par seconde et traite aussi le contraste pour la perfusion en cardiologie. Cette année la modalité « X-RES » a été implantée pour améliorer le rendu du volume cardiaque.\nEnfin l'échographe portable OPTIGO orienté cardiologie conserve plus que jamais sa place dans la gamme. L'ouverture des applications de l'échographie portable dans les services médicaux a encouragé la société PHILIPS à améliorer cette machine.\nAinsi trois points forts sont avancés cette année par la société PHILIPS : la performance clinique, le management des données et l'ergonomie du produit.\nSIEMENS : www.siemens.com\nLa société SIEMENS possède toujours la même gamme de produit : le SEQUOIA , échographe haut de gamme de référence technologique, l'ANTARES, échographe haut de gamme de diagnostic, puis les échographes moyenne gamme G50 et G60 introduit l'an passé, et enfin l'ADARA, échographe noir et blanc. Le CYPRESS, échographe portable dédié à la cardiologie fait toujours partie de la gamme.\nLa société SIEMENS privilégie deux axes de travail. Le premier porte sur l'amélioration de la qualité du signal (et donc de l'image) et sur la pertinence des informations diagnostiques de l'image. Le deuxième axe concerne la productivité de l'échographe et notamment tous les outils qui vont permettre de faciliter le travail de l'échographiste et augmenter la rentabilité de l'examen.\nDe façon générale, le SEQUOIA est l'échographe qui va bénéficier des évolutions portant sur le traitement du signal à l'émission et à la réception, alors que les évolutions de post traitements utilisés en routine technique seront plutôt implémentées sur l'ANTARES. Le SEQUOIA est également l'échographe de référence technologique de SIEMENS sur lequel les nouvelles fonctionnalités seront validées avant d'être implémentées sur les autres échographes. Les migrations se font toujours sur la base de la pertinence de la fonctionnalité par rapport à la cible de l'échographe (profil d'utilisateurs, technologie disponible).\nCette année, le SEQUOIA a bénéficié de la version C512 avec une nouvelle panoplie de sondes 4 fois 128 canaux (contre 4 fois 64 canaux sur la version précédente). Le SEQUOIA dispose de l'imagerie à cohérence de phase, de sondes à technologie Hanafy et d'un formateur d'impulsion permettant de modifier l'allure du pulse à l'émission. De cette caractéristique avait émergé la technique de modulation du pulse (ou « Chirp Code», terme utilisé par SIEMENS pour caractériser cette spécificité), avec l'avantage d'augmenter les profondeurs d'exploration en utilisant des sondes hautes fréquences. Toutes les techniques de codage sont basées sur le décodage en phase et en amplitude du signal. Le SEQUOIA dispose également de la focalisation dynamique à l'émission (« Dynamic Focusing Transmit ») qui améliore la résolution latérale et le contraste de l'image. Aujourd'hui, la société SIEMENS utilise l'émission de deux pulses contigus, lui permettant d'avoir une double focalisation sans perte de cadence image.\nAutre axe de développement majeur chez SIEMENS, le produit de contraste.\nLa société SIEMENS a reçu l'accord de la FDA pour l'utilisation du SonoVue® avec la technologie CPS (« Contraste Pulse Sequencing »).\nCette fonction CPS sur le SEQUOIA est un mode particulier et spécifique qui permet d'émettre et de recevoir le signal en contraste de phase et d'amplitude. Le SEQUOIA utilise l'onde fondamentale avec le SonoVue® et non pas uniquement les harmoniques. Cette caractéristique essentielle permet de travailler en imagerie mixte (mode B + mode contraste), combinaison de l'imagerie anatomique et fonctionnelle en temps réel.\nA l'ère où l'imagerie fonctionnelle apparaît sur des modalités produisant des images anatomiques, SIEMENS effectue la fusion des deux. Ainsi, l'utilisation du produit de contraste arrive à maturité et permet l'introduction d'une imagerie fonctionnelle (autre que le doppler), associée au mode 2D.\nCette évolution place l'échographie comme un examen de première intention notamment en imagerie hépatique où le scanner est jusque là souvent pratiqué en premier. L'imagerie de contraste est cette année disponible sur une sonde haute fréquence, ce qui va développer l'imagerie de contraste notamment en mammographie pour caractériser des masses vues en mode B.\nLe deuxième axe de développement de la société SIEMENS concerne le développement d'outils visant à simplifier l'interface ou « workflow ». Cet axe est davantage transversal et correspond aux besoins de tous les médecins. Les points importants sont les performances de la machine et la simplicité de l'interface qui par conséquent générera un gain de temps quelle que soit la formation de l'utilisateur sur la machine. Parmi les nouveaux outils on peut citer le TEQ («Tissu Equalisation Technology »). Déjà présent sur le mode B, il est maintenant disponible sur le doppler et permet les réglages optimisés du gain, de la ligne de base, de la PRF (« Pulse Repetition Frenquency » qui détermine la profondeur du champ d'acquisition), et le calcul rapide des indexes. Il s'agit d'un algorithme de pré traitement du signal appliqué sur les ondes reçues avant la formation de l'image. Ceci permet d'augmenter le contraste en rendant l'échographe moins opérateur dépendant.\nL'ANTARES, quant à lui, devrait bénéficier rapidement de la migration du TEQ doppler.\nCette année, l'ANTARES dispose d'un logiciel de post traitement appelé « Clarify Vi ». Il permet de « vider » les vaisseaux sanguins, par soustraction des tissus en mouvement afin de visualiser uniquement les parois des vaisseaux.\nUne sonde 4D est en cours de développement sur l'ANTARES. La société SIEMENS fabrique sa propre sonde électronique motorisée 4D qui permet également de faire du 2D (sonde petite, compacte et légère). Cette sonde est prévue en avril 2004 et la société SIEMENS prévoit sur une bonne qualité en 2D ainsi que sur un bon rendu surfacique avec un 4D à 25 images/seconde. Le transfert du 4D se fera ensuite sur les G60 et G50 avec une cadence de 2 à 4 images/seconde.\nLes autres nouvelles fonctionnalités sur l'ANTARES sont, le panoramique (Siescape), l'imagerie composée spatiale et fréquentielle (Sieclear) avec le doppler couleur et la possibilité de stocker des boucles dynamiques. Les sondes de technologie de cristal Hanafy apparaissent sur l'ANTARES avec une nouvelle sonde abdominale et transcrânienne (meilleure résolution en profondeur notamment sur le doppler). Ces sondes sont matricielles avec une double focalisation continue. Ces sondes Hanafy devraient également être introduites sur les gammes G60 et G50. La fusion des équipes de recherche et développement ACCUSON et SIEMENS commence à porter ses fruits et les transferts de technologie se font effectivement entre le SEQUOIA et l'ANTARES.\nSONOSITE : www.sonosite.com\nPremière société à introduire l'échographe portable sur le marché des dispositifs médicaux, SONOSITE propose cette année un nouvel échographe : le TITAN. Cette machine a bénéficié du retour d'expérience de l'échographie portable et confirme une nette amélioration en terme, de robustesse, d'ergonomie, de fiabilité et de rapidité de son système d'exploitation. Doté également d'une meilleure résolution que ses prédécesseurs, de fonctions telles que l'imagerie harmonique et le doppler (couleur, pulsé ou énergie) et d'un panel complet de sondes électroniques de large bande passante, cet échographe est rendu pluridisciplinaire. Utilisé en portable ou bien sur sa station d'accueil le TITAN permet de s'adapter à tout type de service. Le TITAN s'implante donc facilement dans des services médicaux tels que la radiologie, le vasculaire, ou encore l'obstétrique, la gynécologie, les urgences, le bloc opératoire.\nCette machine est équipée de tout type de connectivité (port USB, sortie S-vidéo…), de la norme DICOM et d'une capacité de stockage plus importante disposant même d'une carte mémoire flash. La capacité d'autonomie de la batterie a été allongée à 4 heures.\nLe SONOSITE TITAN vient compléter la gamme existante représentée par le SONOSITE 180 plus ,le ILOOK 15 et le ILOOK 25 destiné à des explorations ciblées comme la pose de cathéters en anesthésie.\nTOSHIBA : www.medical.toshiba.com\nLa société TOSHIBA dispose toujours à son catalogue les échographes NEMIO, un échographe moyenne gamme et APLIO, un échographe haute gamme. Des mises à niveau régulières permettent à ces deux échographes de se maintenir à des performances actualisées.\nTOSHIBA affiche un principe d'évolutivité avec des évolutions mineures tous les 6 mois et au moins une évolution majeure tous les ans. La société TOSHIBA se positionne avec l'APLIO dans la gamme des échographes très haute gamme, grâce à une architecture performante et évolutive.\nLa « philosophie » de travail se résume en 5C : Compouding, Color, Contrast, Confort, Connectivity.\nSur l'APLIO, la technologie Tera-processing et un double formateur de faisceau introduits l'an dernier ont permis de nombreux développements et en promet d'autres. Le formateur de faisceau fonctionne avec un canal dédié par élément ultra sonore, ce qui augmente sa rapidité de calcul. Désormais, les différents modes d'émission, de réception et de traitements des données sont gérés indépendamment. On aboutit à une combinaison très souple des différents modes (doppler couleur, « dynamic flow », imagerie composée) sans dégradation de la cadence image ou de la résolution. L'APLIO dispose ainsi de l'imagerie composée spatiale et fréquentielle (« ApliPure »), du doppler couleur et énergie sans perte de cadence image grâce aux sondes qui émettent à plusieurs fréquences. Le doppler est adaptatif chez TOSHIBA avec un autoréglage en fonction du patient, du gain, de la PRF, de la ligne de base.\nParmi les techniques doppler de l'APLIO, le « dynamic-flow » est plus que jamais présent. Basé sur une technologie de doppler large bande et sur l'amplification de la composante dynamique des tissus, l'image obtenue sera très contrastée en visualisant le flux de façon très fine par rapport aux tissus. Ce mode utilise une émission large bande comme en mode B, contrairement au mode doppler, et a pour avantage de ne plus présenter de débordement du flux en dehors des vaisseaux et d'obtenir une image de perfusion en temps réel avec visualisation des micro vaisseaux (cartographies vasculaires). De plus, les puissances acoustiques utilisées dans ce mode sont faibles, autorisant l'imagerie de contraste ou l'imagerie fœtale. Par ailleurs, le mode « dynamic flow » donne l'orientation du flux.\nEn ce qui concerne le traitement d'image, l'APLIO utilise la technique de l'inversion de phase sans perte de cadence image ni de résolution. Ceci est rendu possible en augmentant les bandes de fréquence à l'émission et en utilisant des lignes à retard permettant de recevoir 4 signaux en même temps.\nL'APLIO possède des logiciels pour l'utilisation des PCUS. La technique CHI (« Contrast Harmonic Imaging ») utilise la soustraction de pulse qui permet de différencier la réponse des tissus (linéaire) de celle des micro-bulles (non linéaire).\nLe « Dual Pulse soustraction » devrait être disponible en avril 2004. Il consiste à envoyer deux fréquences en même temps en focalisant le faisceau sur deux profondeurs d'organe avec le même principe des lignes à retard pour la cadence. Autre technique dérivant de ce concept, le CTD (« Contrast Tissue Discriminator »), basé sur la soustraction de pulse mais à faible index mécanique. Les échos provenant des tissus sont alors éliminés tandis que ceux émis par les micro bulles sont renforcés.\nEnfin, des modes complémentaires vont permettre d'améliorer la visualisation du PCUS ; le « flash echo imaging » et le « dual substraction » donnent des informations sur la perfusion cinétique des structures et une visualisation très fine.\nEn ce qui concerne les examens vasculaires à l'aide des produits de contraste, la technologie par soustraction de pulse à de faibles puissances acoustiques permet de visualiser la perfusion en temps réel. Le VRI (« Vascular Recognition Imaging ») utilise à la fois la technologie du « dynamic flow » en mode couleur et à faible index mécanique en codant les différentes phases (artérielle, veineux et de perfusion) dans un mode tricolore. Le logiciel « Contrast Harmonic Imaging » permet de traiter tous les échos non linéaires générés par la structure traversée.\nLa nouveauté se situe dans la technologie de « micro flow imaging » qui permet de visualiser la microvascularisation (sein, thyroïde, prostate). En appliquant un pulse à index mécanique élevé sur les micro bulles, celles-ci reperfusent l'organe et la dynamique de cette perfusion est visualisée. Cet algorithme permet de visualiser séparément les échos provenant des tissus de ceux provenant des micro-bulles. On distingue ainsi le signal de perfusion des tissus.\nLa société TOSHIBA présente cette année la deuxième génération de sondes avec la même technologie de fabrication des cristaux dite « single cristal technology » pour laquelle la société a un brevet. Cette technologie permet l'orientation de toutes les structures composant le cristal qui génère alors un signal plus pur avec un excellent rapport signal sur bruit. La deuxième génération de sondes correspond à une meilleure maîtrise de la production qui devrait être généralisée sur toutes les sondes et diminuer le coût de production. L'objectif est de couvrir toutes les fréquences avec une seule sonde. Les sondes linéaires peuvent ainsi être utilisées pour l'abdomen avec une très grande pénétration. La société TOSHIBA dispose également de sondes matricielles (« dynamic micro slice technology ») sur tous les types de sondes, ce qui permet de corriger les distorsions latérales du faisceau par une focalisation dynamique dans l'épaisseur du plan de coupe. Le but est de former un signal d'une épaisseur fine et uniforme en profondeur.\nEnfin, l'APLIO est sous environnement Windows2000, ce qui lui confère une grande souplesse d'utilisation pour les opérateurs (configuration de protocoles) ; De plus, la société TOSHIBA est la seule à développer une aide à l'opérateur (iAssist Intelligent Assistant). Ce logiciel offre la possibilité de créer des protocoles d'examens en les gérant à l'aide d'une simple télécommande utilisant la technologie Blue Tooth. Ceci permet un gain sur le temps d'examen sans aucun compromis avec la qualité diagnostique, l'opérateur focalise son attention sur la position de la sonde et sur l'image.\nLe NEMIO quant à lui bénéficie du développement de sondes pouvant aller dans le canal opérateur de vidéofibroscopes (20 MHz) pour faire des mesures de tumeurs, visualiser leur forme et leur étendue.\nUne sonde 4D « Advanced » pour la gynécologie obstétrique est également disponible cette année. La sortie du NEMIO sous sa forme « Advanced » a permis d'améliorer la puissance de son formateur de faisceau pour une grande amélioration de la qualité image. Le mode harmonique est disponible sur plus de sondes notamment des sondes linéaires jusqu'à 16 MHz.\nAu-delà des sujets technologiques récurrents tels que la résolution d'image, l'échographe portatif et les sondes 3D mécaniques ou matricielles, le marché de l'échographie raisonne aujourd'hui en terme de transversalité par discipline, par pathologie.\nLa course à la technologie est lancée sur les sondes et les cristaux qui les composent et le sujet ne semble pas aisé.\nDu côté des applications médicales, les recherches sur l'utilisation des produits de contraste, en particulier en oncologie, sont très accentuées cette année, les débouchés sont très prometteurs.\nLes fournisseurs placent leurs échographes sur le marché en proposant maintenant des fonctions modulables et en offrant de plus en plus d'outils d'aide aux utilisateurs. Les fabricants ont l'ambition de proposer une ouverture sur toutes les disciplines à leur clientèle, élargissant ainsi un marché constitué principalement de renouvellement d'anciennes machines.


sHost.ca • Consulter le sujet - Thèmes et plugins "NULLED", votre site va être supprimé !\nThèmes et plugins "NULLED", votre site va être supprimé !\npar Alex » Ven Nov 28, 2014 3:28 am\nDes petits malins installent des sites WordPress, majoritairement, ou autre et, immédiatement après, récupèrent des thèmes, plugins ou mods qui normalement sont payant.\nCes thèmes, plugins et mods sont récupérés en version "nulled" n'importe où sur le net et, à chaque fois, sont infectés.\nQuand ils n'ouvrent pas une porte sur votre site vous permettant d'être piraté, ces nulled postent des mails de spam à votre place.\nC'est à ce dernier point que nous allons nous attaquer. Nous commençons à en avoir ras le bol d'être blacklistés sur les listes antispam à cause de petits rigolos qui installent n'importe quoi sur leur hébergement sans réfléchir.\nDe plus, en installant ces saletés, vous pénalisez tous les utilisateurs sHost qui "récoltent les fruits", eux aussi, de ces blacklistages.\nA cette heure, 19 infections ont été décelées sur 9 sites.\nSi, sur votre site, vous avez installé un nulled, la journée commence peut-être mal pour vous.\nSi, dans ce nulled vous découvrez un fichier image en .png pesant 0 octet et ne pouvant pas être effacé, la journée a mal commencé et elle va très mal se terminer. Vous êtes infecté par cryptoPHP, nous le savons, nous allons supprimer votre site.\nNous allons donc nous attaquer au malware cryptoPHP.\nSi vous avez installé sans le savoir cryptoPHP en récupérant un joli thème en version "nulled", votre site est foutu !\nCryptoPHP modifie la base de données et le code de votre site pour pouvoir envoyer du spam.\nDites vous bien que, donc, votre site est bon pour la poubelle.\nPourquoi supprimer le site ? Je vous le répète, c'est la seule solution.\ncryptoPHP modifie tellement les sites qu'il ne reste plus que la solution de la suppression.\nDe plus, installer des logiciels en version nulled est interdit par nos CGU.\nVous pensiez faire une affaire en récupérant un "nulled gratuit" ?\nVous allez tout perdre. Votre "nulled chéri", votre site et votre hébergement sHost.\nN'installez jamais de versions nulled de CMS, thèmes, plugins ou mods payant sur votre hébergement !\nTous ces nulleds sont toujours infectés !\nDe plus, à l'image de ces 9 sites qui vont être détruit, votre hébergement serait supprimé !\nRe: Thèmes et plugins "NULLED", votre site va être supprimé\npar Alex » Sam Nov 29, 2014 7:42 am\nUn site de plus vient allonger la liste des sites possédant un nulled et a vu son hébergement supprimé.\nles hébergements abritant des nulled infectés conduiront à la destruction du site sans backup !\nEn effet, les sites étant entièrement infectés de la base de données au fichiers, ils sont justes bon pour la poubelle.\nVous fournir un backup reviendrait à vous refiler un malware en toutes connaissances de causes, ce qui est illégal comme le fait de posséder un nulled est, lui aussi, illégal.\npar Alex » Mer Déc 31, 2014 6:49 am\nLe nulled est à la mode !\nVoici un exemple de mail que vous recevrez quand on vous mettra la main dessus.\nSurtout ! Ne venez pas pleurnicher ! Vous êtes prévenu !\nVous utilisez un thème en version "nulled" qui poste du spam à votre place.\nNous allons donc procéder à la destruction immédiate de votre hébergement sans backup afin de vous préserver et parce que la loi nous y oblige.\nNe déposez plus jamais de demande d'hébergement sur nos services, Adieu.\npar Rosa » Jeu Jan 08, 2015 8:51 am\nSur la plateforme gratuite et officielle de Wordpress, il y a tout un lot de thèmes et de plugins gratuits, je ne vois vraiment pas l'intérêt de chercher à arnaquer c'est... nulled !\nInscription : Lun Fév 24, 2014 1:04 pm\npar Alex » Jeu Jan 08, 2015 9:00 am\nLe nulled n'est pas un truc gratuit, Rosa.\nC'est un thème ou plugin payant "cracké", comme on dit.\nMais c'est vrai qu'il y a énormément de solutions gratuites mais que, apparemment, ça demande un trop gros effort de recherche pour certains.....\npar xIntersection » Lun Mars 02, 2015 9:22 pm\nJe suis d'accord avec toi, mais tout n'est pas infecté, il faut s'avoir ce que l'ont télécharge aussi j'ai moi-même un site avec une version que je n'est pas acheter et j'ai jamais eu de problèmes.\nInscription : Lun Mars 02, 2015 9:19 pm\npar Dominick » Lun Mars 02, 2015 9:39 pm\nEt bien, même si le crack n'est pas infecté: nous interdisons les nulled.\npar Albert03 » Mar Nov 27, 2018 8:24 am\nAlex a écrit: Encore un !\nOui c'est ça, il faut faire attention,\nInscription : Mar Nov 27, 2018 8:18 am


Quand on vient au secours d'autrui, on s'aide soi-même. [PV Derothar Marsk] - Tales of Galaxy\nQuand on vient au secours d'autrui, on s'aide soi-même. [PV Derothar Marsk]\nMessagepar Gungir (Master Surprise) » 24 Juin 2018, 19:28\nL'Ordre Jedi est en pleine reconstruction depuis l'instauration de la Nouvelle République Galactique et l'acquisition de l'enclave spatiale "l’Étoile de Tython". Néanmoins, le danger rôde toujours. Les Sith menés par Darth Andar se cachent, mais se rappellent quelques fois aux bons souvenirs de leurs ennemies jurés. Le conseil Jedi a eu vent de plusieurs enlèvements d'enfants. Craignant que les Sith n'enlèvent les jeunes enfants sensibles à la Force pour renforcer leur rang, le conseil Jedi a décidé d'envoyer Maître Gungir et le padawan Derothar Marsk enquêter sur Naboo où une jeune fille Gungan vient d'être enlevée.\nA bord du Mynock accompagné de Derothar Marsk et de DD-2 droïde de sa création. Gungir était au commande et engageait la procédure de sortie d'hyperespace.\n- Nous approchons de Naboo, prépare-toi. La situation risque d'être compliquée. les Gungans sont en bon terme avec les Naboo, mais l'assassinat d'Angelina Treven's puis la fusion de l'AMR avec la RFN a causé quelques troubles. Le contexte est assez tendu, nous sommes là pour découvrir la vérité et sauver l'enfant.\nGungir engageait le Mynock dans une descente vers le Spatioport de Theed deux chasseurs Naboo reconnaissable grâce à leur design spécifique et à cette couleur jaune dorée les escortaient.\n- Mynock à tour de contrôle, ici le Maître Jedi Gungir et le Padawan Marsk. Nous demandons l'autorisation d'atterrir, nous avons rendez-vous avec sa Majesté la Reine.\nGungir avait appris après son départ de "L'Etoile de Tython", que le bébé Gungan n'était pas un bébé comme les autres, mais la fille du Boss Pass. Ce dernier anéanti par le kidnapping de son unique enfant accusait les Naboo de ce crime et il pensait que les humains voulait le déstabiliser afin de faire élire un nouveau Boss. La Reine des Naboo, Emilia, avait demandé de l'aide aux Jedi afin de mener l'enquête et éviter que cette crise ne s'envenime.\nMessagepar Derothar Marsk (Orazur) » 25 Juin 2018, 20:24\nCela faisait de nombreuses nuits que le sommeil de Derothar était perturbé. Il s'agissait toujours du même rêve, du même cauchemar... Un voile noir passant devant ses yeux, une sensation de froid autour de lui et une voix gutturale, murmurant à son oreille dans une langue inconnue. Le voile se refermait autour de lui, comme une couverture que l'on dispose autour d'un enfant pour le réchauffer. Sauf que dans son cas, le froid s'intensifiait et l'atteignait jusqu'aux os. Chaque nuit la même vision le laissait en sueur et tout tremblant... Cela faisait plusieurs mois qu'il s’entraînait avec Maître Cetana et grâce à la méditation et l'intensification de son apprentissage les douleurs liées à sa maladie dégénérative devenaient moins fréquentes. Mais son sommeil, lui, restait parasité. Il n'osait guère en parler à son professeur, préférant plutôt chercher des réponses dans les livres et les holocrons... Il était presque impossible pour lui d'identifier cette voix qui le tiraillait chaque nuit, ne la connaissant pas et n'arrivant pas à entendre clairement des mots. Quant aux visions que les Jedi peuvent avoir dans leur sommeil, les ouvrages du temple parlaient de prémonitions ou de messages laissés par la Force... Leur interprétation pouvait souvent prêter à confusion et les visions n'étaient jamais claires. Le jeune homme n'abandonnait pas ses recherches pour autant, continuant de se pencher sur ce problème à chaque occasion dans la bibliothèque du temple.\nC'est avec de belles cernes sous les yeux qu'il s'était présenté à Maître Gungir ce matin. On venait de lui assigner une mission de la plus haute importance. Une jeune Gungan venait d'être enlevée et l'ordre craignait que cela puisse être l'œuvre des Sith. Peu importe l'identité de l'auteur, à l'heure actuelle la situation sur Naboo devenait critique! Derothar s'intéressait très peu voir pas du tout à la politique. Il trouvait cela incroyablement ennuyeux... Le jeune garçon préférait rester la tête dans ses ouvrages ou continuer de s’entraîner au temple. Les débats stériles ne le stimulait guère et avec sa maladie qui imposait une date limite à son existence, le Padawan avait des priorités différentes. Le sort de l'enfant le stressait plus que la possibilité de fracture entre le peuple Gungan et les Naboo. Lorsque l'apprenti se présenta à son compagnon de voyage il se tint tout droit et baissa légèrement la tête en signe de respect.\n- Bonjour Maître. Que la Force soit avec nous pour cette mission.\nLe Padawan aurait tout de même apprécié un moment de répit au réveil afin de pouvoir méditer dans les jardins. Il n'avait pas pu "collecter" auprès des insectes et des plantes du temple comme il le faisait à son habitude afin d'apaiser son mal. Le garçon devrait probablement se contenter de son médicament. Prenant place dans le vaisseau, il s'installa sur le siège du copilote avec une de ses seringues à la main. Avant le décollage il s'administra son médicament quotidien puis après avoir attaché sa ceinture il écouta les instructions de Gungir. Le pilotage n'était pas le fort de Derothar, alors autant écouter même s'il ne devait toucher à rien!\nUne fois à proximité de Naboo, le maitre s'adressa au Padawan.\n- Nous approchons de Naboo, prépare-toi. La situation risque d'être compliquée. les Gungan sont en bon terme avec les Naboo, mais l'assassinat d'Angelina Treven's puis la fusion de l'AMR avec la RFN a causé quelques troubles. Le contexte est assez tendu, nous sommes là pour découvrir la vérité et sauver l'enfant.\nLe garçon acquiesça d'un signe de tête et répondit poliment.\nLe Jedi annonça leur arrivée à la tour de contrôle et leur vaisseau fût invité à se poser au spatioport de Theed, stationnement numéro 4. Comme a son habitude lors de l'approche d'une nouvelle planète Derothar essayait de sonder les êtres vivants aux alentours. Son don avec la Force Vitale lui permettait en effet de ressentir assez aisément les gens autour. Avec un entrainement adéquat, ses talents de senseur pourraient s'avérer très utiles ! Le garçon espérait que cela aiderait déjà pour retrouver la petite Gungan, mais à moins d'un effort surhumain cela serait très difficile... Rien que sur le spatioport le flux d'information qu'il percevait lui donnait mal au crâne. Retirant sa main du hublot et se déconnectant de ce flux il secoua la tête et se leva de son siège pour vérifier que tout son équipement était prêt. À sa ceinture son sabre recourbé était solidement attaché, dans son sac il y avait un petit appareil permettant de respirer sous l'eau ainsi que quelques médicaments, son comlink à l'oreille gauche était opérationnel et enfin sa coiffure... Sa coiffure était impeccable ! Les tenues vestimentaires des Jedi étaient relativement austères, mais sa chevelure: il en était fier...! Sur son monde natal, Jabiim, une longue chevelure est synonyme de force et impose le respect. Sa petite queue de rat de Padawan sur le côté ornementé de quelques babioles Jedi se balançait au rythme de ses pas. Pour l'occasion le jeune homme avait également changé son bandeau à l’œil pour plus de propreté.\n- Je n'ai jamais rencontré de Reine auparavant, Maître... Est-ce qu'il y a un protocole particulier à respecter...?\nIl posa la question tout en sortant du vaisseau, observant avec attention l'architecture du spatioport de Theed. Le garçon était impressionné par les sculptures et les moulures de l'édifice! Son regard vagabonda pendant quelques instants avant de se poser sur l'horizon: une plaine gigantesque se perdant dans l'horizon, traversée par une immense rivière alimentée par une cascade et quelques collines sur lesquelles traînaient les animaux sauvages. Ce paysage l’émerveillait déjà, au point qu'il en oubliait presque la rencontre avec la royauté de Naboo. Le pauvre restait planté là sur la plateforme d’atterrissage, son œil s'illuminant et ne pouvant s'éloigner de ce spectacle. Cette planète respirait la vie, la nature... La sensation que cela lui procurait était étrange: une sérénité et un calme olympien qu'il ne pensait trouver que dans le jardin du temple Jedi, mais également une faim grandissante à mesure qu'il prenait conscience de la vie grouillant sous ses pieds. A nouveau, il secoua la tête et se tourna vers Maître Gungir, prêt à lui emboîter le pas.\nDernière édition par Orazur le 02 Juillet 2018, 22:57, édité 1 fois.\nMessagepar Gungir (Master Surprise) » 25 Juin 2018, 22:41\nGungir et Derothar descendaient du Mynock, à la sortie une escorte attendait les deux Jedi.\n- Sois respectueux, suis mon exemple et tout se déroulera bien. Reste ouvert à la Force.\nGungir salua le Capitaine de la garde du palais royal qui accueillait la délégation envoyée par l'Ordre Jedi.\n-Nous allons vous escorter jusqu'au Palais. La Reine Emilia attend avec impatience votre visite.\nLe wookie acquiesçait et il fit signe à Derothar de le suivre. Il remarquait que le Padawan confié par le Conseil était en admiration devant l'architecture des Naboo et la vie si présente sur cette planète. Comme on lui avait expliqué avant son départ pour Naboo, le jeune homme était plutôt un Jedi penchait vers les livres et les holocrons que vers l'action. Sentant Derothar vaquer à ses occupations, il se laissa porter par ses souvenirs tout en gardant un œil pour suivre leurs guides à travers les rues, les allées ombragées de Theed.\nNaboo - Guerre des Légions Sith - Angelina Treven's, présidente de l'AMR était à elle, seule le symbole de la résistance face à l’oppression Sith. Ses discours enflammées sur les réseaux holonet clandestin faisait se rallier des milliers d'individus à la cause de la liberté. Le Conseil Jedi craignait qu'une planète comme Naboo ne soit prise pour cible par les Légions Sith et leurs alliés, Gungir se souvient encore des échanges holographiques entre le Maître du Conseil de l'époque et Angelina. La Présidente de l'AMR avait besoin d'un symbole, d'une victoire contre l'oppresseur. Elle avait lancée un appel à la galaxie et ils avaient répondu par centaines !Les Sith en supériorité numérique pensait pouvoir écraser une bonne fois pour toute l'Alliance des Mondes Républicains.\nGungir se sentit épié par Derothar, le Padawan avait peut-être senti que le Maître Jedi errait dans ses souvenirs.\n- Excuse-moi, je pensais à la bataille de Naboo durant la guerre contre les Légions Sith. Je n'étais qu'un Padawan à l'époque et je menais l'Escadron d'Intervention Jedi. Naboo avait été choisi par Angelina Treven's pour être le siège de l'Alliance des Mondes Républicains. Elle tendit un piège aux Sith en appelant l'ensemble des soutiens de la République à défendre ses valeurs et faire de cette bataille un exemple. Je n'ai jamais vu autant de vaisseaux hétéroclites prendre par à une bataille. Les célèbres escadron Rogue,l'escadron Spectre étaient présents pour la bataille ainsi que notre escadron d'intervention Jedi.\n-Vous avez participé à la bataille de Naboo? J'étais pilote à l'époque à bord d'un chasseur de l'escadron des Forces Royales de Sécurité Naboo. C'était un honneur de piloter aux côtés des Jedi, nous vous devons beaucoup.\n- C'était notre devoir, mais nous devons beaucoup à l'ensemble des flottilles des différents groupes de contrebande venus nous prêter main-forte dans les derniers instants de la bataille. Ainsi qu'à vos valeureux soldats et à l'armée Gungan.\nLe petit groupe arrivait devant l'entrée principale du Palais Royal de Theed. Le bâtiment était magnifique et imposant rituellement, au fur et à mesure que les souverains se succédaient sur le trône de Naboo, chacun d'eux devait inaugurer son règne par l'adjonction d'une construction nouvelle, le plus souvent une tour de plus ou moins grande importance. Gungir connaissait un peu les lieux et il savait que si ils avaient un peu de temps, il emmènerait Derothar visiter la bibliothèque royale la plus complète de la ville, disposant de ressources bien plus grandes que celle de l'académie royale de Theed, voir même que celle sur "L'Etoile de Tython".\nMessagepar Derothar Marsk (Orazur) » 26 Juin 2018, 17:29\nDerothar se retourna et salua à son tour le capitaine de la garde du palais royal. Il emboita le pas de Maitre Gungir et tout le long du trajet le jeune homme observait les décorations, les parcs et les jardins mais aussi les statues de héros et de figures inconnues. Ignorant beaucoup de choses concernant l'histoire des Naboo, l'apprenti observa ensuite la garde royale, cherchant un détail particulier dans leurs tenues ou leurs armes. Une armée se veut très colorée et couverte de décorations en tout genre lorsqu'elle souhaite cacher un manque d'expérience et de puissance. Ce genre d'armée est surtout faite pour impressionner lors des parades et des défilés. Dans le cas des Naboo, c'était tout le contraire: tenue légère, sans morceaux pouvant encombrer les mouvements, mais avec toutes les protections nécessaire pour encaisser correctement les coups. Sous leurs tenues de cuir on pouvait distinguer les plaques capables de stopper net un tir de blaster. Leurs bottes avaient un côté pratique, une semelle très adaptée à la ville de Naboo principalement pavée et quant à leurs armes: discrètes, mais efficaces. Leurs pistolets n'avaient rien à envier aux mitrailleuses de contrebandier...! La planète était riche et c'est uniquement en observant les "chefs-d'œuvre " de l’ingénierie militaire à leur ceinture qu'on pouvait le deviner sur la tenue de ces gardes qui ne payaient - au premier coup d'œil, pas de mine. Un pistolet blaster ELG-3A.\nLe Padawan posa son regard sur Maitre Gungir qui semblait lui aussi perdu dans ses pensées. Était-il déjà venu sur cette planète? Connaissait-il quelqu'un en particulier ici...? Son compagnon de voyage avait peut-être tout simplement succombé aux charmes de Theed, tout comme lui. Derothar n'osait rien dire de particulier, mais il savait que tôt ou tard le Maitre remarquerait que son œil unique était fixé sur lui. Le Wookie lui adressa quelques mots, brisant le silence de leur balade sous bonne garde.\n- Excuse-moi, je pensais à la bataille de Naboo durant la guerre contre les Légions Sith. Je n'étais qu'un Padawan à l'époque et je menais l'Escadron d'Intervention Jedi. Naboo avait été choisi par Angelina Treven's pour être le siège de l'Alliance des Mondes Républicains. Elle tendit un piège aux Sith en appelant l'ensemble des soutiens de la République à défendre ses valeurs et faire de cette bataille un exemple. Je n'ai jamais vu autant de vaisseaux hétéroclites prendre par à une bataille. Les célèbres escadrons Rogue, l'escadron Spectre étaient présents pour la bataille ainsi que notre escadron d'intervention Jedi.\nDerothar n'eut pas l'occasion de réagir à cela que déjà un des gardes interpellait Gungir. L'homme était présent lors de la bataille évoquée par le Jedi, un parmi tant d'autres dans les forces de Naboo de l'époque. Le Maitre répondit poliment à leur hôte.\nCela échappa presque inconsciemment à Derothar sur un ton légèrement acerbe, il ne s'en rendit compte que trop tard.\n- Cela avait l'air bien plus amusant que les combats à pied sur Korriban.\nSe rendant compte que sa remarque pouvait être mal perçue par ses hôtes, mais aussi par son maître, il se ravisa très rapidement.\n- Euh, pardon... Je ne voulais pas manquer de respect... Je garde personnellement un mauvais souvenir de la guerre, de manière générale...\nIl avait en effet découvert la douleur. La douleur physique, mais aussi mentale liée à la perte d'êtres chers. Son professeur Maitre Eladrin, ainsi que son amie guérisseuse Aylian. Derothar est un Jedi, même si cela l'a grandement affecté il sait faire la part des choses... Désormais ils ne font qu'un avec la Force et d'une certaine manière ils continuent de vivre, tout autour de lui et ailleurs à la fois. Une faible consolation qui lui convient tout de même, comme elle devrait convenir à n'importe quel Jedi. Ce n'est pas cette expérience de mort qui l'avait le plus traumatisé à la guerre... Le garçon a une sensibilité assez particulière la Force vitale. Sur le champ de bataille, c'était comme se trouver à peine un centimètre des enceintes d'une boite de nuit. Un brouhaha constant, qui agresse violemment chaque partie de son être. La mort, la peur, la douleur, la perte, la colère... Toutes ces émotions, exacerbées par la guerre. Si les Sith pouvaient s'en repaître aisément, cela donnait plutôt la nausée au Padawan. En dehors de ce qu'il avait dû faire à Aylian ce jour-là sur Korriban, c'était l'expérience la plus traumatisante pour lui. Ressentir les doutes et les craintes de tous les êtres vivants lors de la bataille...\nPréférant garder le silence après sa bourde, Derothar resta muet et continua d'avancer avec toute la troupe. Il ouvrit son esprit à la Force et à ce qui l'entourait, espérant sonder un peu la population autour d'eux. Dans quel but? Par curiosité sans doute, mais aussi peut-être pour dénicher une menace potentielle... Leur délégation n'était pas très discrète à vrai dire et bien que Derothar faisait confiance aux gardes pour assurer leur sécurité, il serait stupide de laisser une bourde arriver avant même leur rencontre avec la Reine. Ils arrivaient désormais aux premières marches du Palais de Naboo.\nEchec: Suite à ses propos, Derothar est un peu gêné, il maîtrise mal sa sensibilité à la Force vitale et récolte une petite migraine. C'était stupide de farfouiller avec l'esprit agité...!\nRéussite: Derothar arrive à se concentrer et perçoit les différentes formes de vies autour d'eux dans la rue alors qu'ils s'approchent du palais. C'est relativement calme, pas de menace apparente.\nSimple initiative roleplay, ce n'est qu'un Padawan, si tu souhaites que quelque chose passe outre sa surveillance\nPS: possible de me remettre mes points destin? J'avais tout utilisé lors de mon entrainement avec Cetana on a oublié de les remettre\nJet de dé [Affinité à la Force] : Derothar sonde les alentours grâce à la Force. [Chance de succès : 60%]\n14 (Dé) + 14 (Affinité à la Force) = 28, opposé à 22 (Difficulté) = Succès\nMessagepar Gungir (Master Surprise) » 28 Juin 2018, 16:02\nGungir esquissait un sourire pour montrer au Padawan qu'il n'y avait pas de malaise et il faisait rayonner son aura dans la Force afin de le rassurer sur sa petite bourde. Le Capitaine de la garde du palais royal ne fit pas de remarque et se remit à la tête de l'escorte. Gungir profitait de l'éloignement de Naboo pour se rapprocher de Derothar afin d'entamer une nouvelle discussion.\n- Ce n'était pas vraiment une partie de rigolade sur Korriban, n'est ce pas ? Il avait dit cela en prenant un ton doux et amer à la fois, l'opération "Une pierre, deux coups" avait vu la victoire de l'Alliance d'Hapes contre les Légions Sith, mais les pertes avaient été très, voir trop, importantes.\n- Pour ma part, j'étais affecté à un petit groupe d'adepte de la Force composé de Jacen Taviral-Fel , Karky Noloff mon Maître, Reilly Nors et Ben Darr pour attaquer les Sith sur Korriban. Lorsque notre flotte sortit d’hyperespace, je fus pris d'une étrange sensation, je n'avais jamais ressenti autant de noirceur, d'obscurité, l'emprise du Côté Obscur. Une chose est certaine, c'est que nous étions la seule once de lumière dans cette obscurité. J'imagine que pour un Padawan cette étreinte d'obscurité n'était pas facile à gérer ? C'était la première fois que tu ressentais la présence du Côte Obscur ?\nGungir ne cherchait pas à raviver d'anciennes blessures, mais il avait compris que le jeune Jedi n'avait pas complétement refermé les siennes. Il espérait par cette discussion apporter sa contribution à l'apprentissage du Padawan que le Conseil lui avait temporairement confié. La parole permettait parfois de guérir l'âme.\nMessagepar Derothar Marsk (Orazur) » 02 Juillet 2018, 15:09\nVisiblement la remarque de Derothar n'avait pas été si mal prise que cela par Maitre Gungir. Au contraire, le Wookie esquissait un léger sourire avant de lui adresser quelques mots. Gungir avait également participé à la bataille. Le Maitre était arrivé avec la flotte lors de cet affrontement sanglant en léger décalage par rapport aux combats à pieds. Il expliquait au jeune Padawan que lui aussi avait pu ressentir toute cette mort et cette désolation sur Korriban... Ce conflit avait été un véritable carnage pour les deux camps. Derothar en avait gardé une profonde blessure, à part avec Maitre Cetana il ne s'était confié à quasiment personne d'autre... La petite troupe venait d'atteindre les marches du palais royal. Ils commencèrent à les gravir, le jeune garçon aurait eu grand peine à toute les compter...! Cet escalier semblait relativement petit de loin, mais une fois à sa base on prenait pleinement conscience de l'immensité de ce bâtiment. Encore une fois, l'architecture du lieu le laissait sans voix. Il reporta son attention sur les paroles du Wookie, répondant à son tour poliment avec un léger sourire.\n- Je peux m'estimer heureux de n'avoir perdu qu'un œil. Certains n'ont pas eu cette chance... Je ne sais pas si l'ordre a un sens de l'humour particulier ou si c'est l'ironie du sort, mais me retrouver avec les guérisseurs Jedi et apporter des soins permanents aux blessés de guerre... Cela ne m'a pas beaucoup plus au départ.\nL'élève marqua une légère pause avant de reprendre son analyse. Si en effet les premières semaines s'étaient avérées difficiles pour lui, il avait rapidement remarqué ses prédispositions aux techniques Jedi de soins. Était-ce en lui depuis toujours, était-ce lié à sa sensibilité particulière vis-à-vis de la Force vitale... Ou bien à cause de ce qu'il avait fait à Aiyla ?\n- J'ai fini par m'y faire au fil du temps, les professeurs me trouvant notamment assez doué en médecine... Ce n'est que lors des soins de Maître Karbacca que je me suis rappelé cette... Cette noirceur de Korriban. La magie Sith qui l'avait blessé le dévorait de l'intérieur et j'ai dû user de moyens extrêmes pour lui venir en aide. Le contact de cette... chose, ça m'a perturbé.\nOutre la fatigue extrême due à sa manipulation très dangereuse de la Force vitale, sa propre Force vitale, la magie Sith qui avait assailli Maitre Karbacca avait été très difficile à extraire et elle était très volatile... Maitre Cetana avait pu apaiser le jeune garçon après cette opération difficile, mais cela l'avait marqué d'une manière assez particulière. C'était comme si elle avait réveillé quelque chose sommeillant au fond de lui. Ses cauchemars, ses rêves étranges avaient recommencé depuis cet incident. Si au départ il ne revoyait que ce qu'il avait fait subir à Aiyla, peu à peu le souvenir de la jeune femme s'estompait et laissait place à l'obscurité ambiante... Une obscurité qui trouvait sa source dans les entrailles du temple Sith, proche du lieu de leur ultime face à face. Rien que d'y repenser, c'était comme sentir de nouveau le voile glacial s'abattre sur ses épaules.\n- J'ai... Non... Non, ce n'est rien.\nIl plaça une main sur son flanc, une légère douleur se réveillant. Sa maladie n'était toujours pas prête de le lâcher. C'était à prévoir, même si son médicament avait été injecté ce matin le garçon n'avait pas pu se rendre dans les jardins afin de prélever comme à son habitude. Ce petit manque allait se ressentir, mais Derothar n'était pas en sucre... Comparé à il y a un an de cela... Ce n'était rien. Il reprit le contrôle de ses pensées, se concentrant sur ce qu'expliquait Maitre Gungir.\n- C'était la première fois que je ressentais cela oui... Tant de mort, de peur et de douleur... Tout ça pour quoi, au final? A chaque fois que les Jedi sont embarqués dans des massacres on se justifie en invoquant le maintien de la paix... J'ai peine à croire que tous ces entraînements et ces techniques de combats ne soient là que pour nous aider à maintenir la "paix". On attend de nous de pouvoir endosser le rôle de guerrier, mais j'ai horreur de ça... Ôter une vie, c'est ce qu'il y a de plus horrible à ressentir.\nC'est ce qu'il y a de plus horrible pour lui en effet, mais il est également conscient de l’ambiguïté de son propos... Lorsqu'il plongea son esprit dans celui de Aiyla, qu'il extirpa toute sa Force vitale afin de survivre, il sentait son cœur s'arrêter, son souffle diminuer et la vie qui la quittait définitivement. Ce geste l'avait amené à se dégoûter lui-même pendant une longue période et non pas parce qu'il avait tué son amie, mais à cause de cette euphorie, de cette impression de puissance et de ce bien-être que le meurtre lui avait procuré. Aspirer ainsi l'énergie de sa camarade lui avait permis de survivre à sa blessure à la tête et d'affronter le guerrier Sith qui avait tué son premier Maitre, Eladrin. La guerre lui avait fait ressentir des choses jusqu'à ce jour insoupçonnées... L'adrénaline, mais aussi la colère et la soif de vengeance. Derothar avait massacré son opposant, se lâchant complètement. Cet excès fût de courte durée et à son réveil l’expérience l'avait tant traumatisé qu'il s'était isolé pendant des semaines.\n- ça doit vous sembler stupide ce que je vous dis, Maître...\nIls arrivèrent au sommet des marches, faisant face à l'imposante porte du palais royal. Elle s'ouvrit lentement, laissant apercevoir un sol recouvert de marbre, des statues hautes de plusieurs mètres et des milliers de dorures et autres décorations à couper le souffle sur les colonnes et moulures du plafond. Un garde était en place au niveau de chaque colonne, assurant la sécurité des lieux. Impossible pour qui que ce soit de se faufiler dans ce bâtiment sans être vu...\nDernière édition par Orazur le 02 Juillet 2018, 22:58, édité 2 fois.


Un petit café (ou autre) entre amis - Page 59 - Français - Ultimaker Community of 3D Printing Experts\nPosted October 16, 2016 (edited) · Un petit café (ou autre) entre amis\nPetite question pour ceux qui connaissent Windows.\nJ'avais acheté il ya quelques temps déjà une license windows 7 sur DVD car là où je suis je vais mettre 1 semaine a télécharger une système d'exploitation dématérialisé. Pensez-vous qu'il soit possible d'utilisé mon CD pour installer windows sur un autre PC mais en utilisant une autre key achetée? Je pense que oui mais j'ai un doute\nPosted October 16, 2016 · Un petit café (ou autre) entre amis\nOui ça va marcher. tu as 30 jours pour activer une clé achetée sur internet.\nMais ça doit faire bizarre d'acheter une clé... Si j'étais toi j'écouterais ce\nlors de la saisie. C'est comme ça que ça fonctionne le mieux chez moi\nOui sans problème @duriel il faut juste que ta nouvelle Key soit bien pour la même version.\nC'est la Key que tu achètes en faites pas le support.\nAh ouais, effectivement je n'avais pas vu le conseil d' @electromu.\nPour péter les plombs en rentrant 15 fois ta nouvelle clé c'est l'idéal\nOK merci. Pour être honnête jusqu'à la sotie de windows 7 je me suis toujours débrouillé pour ne pas payer trop cher (plutôt pas du tout) les licences, sachant que que j'ai débuté sur windows 95. Mais comme c'est aussi pour le boulot pour une fois je vais donner un peut d'argent a bill gates\nEt puis 39€ c'est a peine le prix d'un jeu xD\nPar contre l'up 7 vers windows10 est toujours gratuit?\nPosted October 17, 2016 · Un petit café (ou autre) entre amis\nregarde ici http://www.numerama.com/tech/186601-windows-10-reste-gratuit-mais-pour-certains-utilisateurs.html\nPosted October 17, 2016 (edited) · Un petit café (ou autre) entre amis\nimpeccable je vais me débrouiller avec ca, merci @electromu . Comme c'est pour remplacer un xp meme 7 sera déjà très bien.\nVu sur Kickstarter via 3ders.org : un outil de calibration par ultrasons sympatoche\nPosted October 19, 2016 · Un petit café (ou autre) entre amis\nCe weekend j'étais à Genève et c'est pas mal quoi "qu'un peu cher" mais bon.\nTout ça pour dire que j'ai pensé à nos amis bretons qui sont sur le forum quand j'ai vu ça\nC'est terrible, ils sont partout ces bretons....\nPosted October 20, 2016 · Un petit café (ou autre) entre amis\nPourquoi je dois recharger mon fichier Material.txt a chaques fois que j’allume mon UM2 pourtant je sauve bien a chaque fois.\nJe crois que @electromu a donné la réponse mais je ne trouve pas z'ou.\nEuh non je n'ai pas de réponse à ce phénomène désolé.\nSi ce n'est toi c'est donc .....\nPosted October 21, 2016 · Un petit café (ou autre) entre amis\nCela fait deux Upgrade que la petite 2Go voit passer. Pensez vous que c'est son tour en cette fin d'année ?\nUn petit plateau qui chauffe avec la tête de la UM2+ (pas la 3 )\n@Didierklein , susurre moi un indice 8)\nPosted October 21, 2016 (edited) · Un petit café (ou autre) entre amis\nBien quelle soit sortie de puis quelque temps j'ai eu une UM2 Go dans les mains tout récemment. La taille de l'imprimante m'a vraiment surpris on aurai dit presque un jouet, par contre je la trouve un peu cher pour un volume aussi petit, pas de plateau chauffant et pas d'option sur le choix des buses. Quelques amélioration ne seraient pas du luxe.\nPosted November 5, 2016 (edited) · Un petit café (ou autre) entre amis\nPour ceux qui se fournissent de temps en temps chez @Makershop et qui veulent le encourager c'est le moment ;-)\nPosted November 7, 2016 · Un petit café (ou autre) entre amis\nJe pense pas que la 2 go disparaisse prochainement.\nPar contre c'est claire que c'est pas l'imprimante qu'ils vendent le plus... peut être une baisse de prix serait judicieuse je suis d'accord.\nMon avis perso sur la 2 go c'est que la qualité est légérement meilleure que les plus grandes probablement grâce aux axes plus court et plus "rigides".\nje suis tombé là-dessus par hasard...\nUn ancien du forum @Jerome ( du 44 ) qui nous a bassiné avec son filament dutch de la boutique du 3d et bien paf ! il n'y a pas de fumée sans feu.\nyeah !! good luck Jérôme. ça ressemble à une boutique Nespresso tellement c'est épuré ^^\nPosted November 8, 2016 · Un petit café (ou autre) entre amis\nJ'avais vu cette ouverture de boutique sur FB mais je n'avais pas fait le lien, bonne chance! (Il a vu grand )\nPosted November 12, 2016 · Un petit café (ou autre) entre amis\nHello les boys!!!! And girls biensur.\nEh oui me revoilà sur le forum après un énorme temps sans venir vous voir mais ça c'est pour une raison très personnelle.\nJe vois que ça bouge toujours autant ici et c'est cool car c'est le seul forum où il y a autant de monde et d'entre-aide.\nEh oui Rigs je suis toujours aussi amoureux du Dutch et au lieu de l'acheter eh bien maintenant je le vends .\nEt c'est super cool de voir certains anciens toujours aussi impliqués dans la 3D et sur le forum.\nPosted November 16, 2016 · Un petit café (ou autre) entre amis\nRebienvenue parmi nous jérome\nCool de te relire Jerome, rebienvenue.\nforum ultimaker en Français\navez vous les même problèmes que moi?\nje suis sur le forum Français, en bas de page je vois les pages en Français de 1 à 52 pages.\nsi je clique sur la pages 2 ou autres pour voir les post antérieurs, je me retrouve avec toutes les pages du forum (652 pages) !!!!!\nc'est un bug que je n'avais pas auparavant.\nOui moi aussi mais en haut de la page tu as des filtres, sélectionnes le forum Français dans les filtres et toujours en haut a droite tu "saves filtre" et la normalement ca devrait rester.


Au Salvador, des graffitis colorés pour combattre la violence\nVIDÉO - Répondre à la violence des gangs par le street-art devient tendance. À Santa Fe comme à Berlin, les dessins haineux et racistes sont remplacés par des lapins ou des oiseaux. L'art devient une solution pour réunir la jeunesse autour d'une cause pacifiste.\nPar AFP agence et Diane Lestage\n«Changer le visage du quartier»: c'est l'objectif d'un groupe de jeunes de Santa Fe, zone de la capitale salvadorienne gangrenée par les gangs. Ils recouvrent avec des graffitis colorés les symboles intimidants de ces bandes criminelles. Les «maras» - comme on appelle ici les gangs - font régner la terreur en Amérique centrale, région sans guerre qui affiche un des taux d'homicides les plus élevés du monde. Elles comptent 70.000 membres actifs au Salvador. Le pays constitue, avec le Guatemala et le Honduras, le tristement célèbre «Triangle du nord».\nSur fond jaune et rouge, une jeune fille à la tête cerclée de fleurs penche la tête, le regard doux. Avant, ce mur était rempli de chiffres, symboles et initiales de la Mara Salvatrucha (MS-13) et de Barrio 18, deux factions ennemies qui se disputent la capitale. Un peu plus loin dans ce quartier de petites maisons aux toits en tôle, un vieux lion à l'air sage et à la crinière flamboyante toise les passants. À un coin de rue, un oiseau aux plumes bleutées épie un cœur pourpre géant aux veines et artères pleines de vie. Ces visions, parfois oniriques, côtoient des représentations bariolées des habitants de Santa Fe.\n«Le projet est excellent car c'est la première fois depuis que je suis né que les jeunes se sont rapprochés de nous, c'est bon de voir dans notre quartier des graffitis pacifiques alors que dans d'autres zones, prédominent encore ceux des bandes et (qui parlent) de la drogue», raconte à l'AFP Fernando Trejo, 17 ans. Dans ce secteur situé à l'ouest de la capitale, la mairie de San Salvador a lancé le projet GrafiTour, réplique à échelle réduite de l'expérience menée il y a quelques années dans la Comuna 13, à Medellin, la deuxième ville de Colombie, zone transformée en galerie de street-art à ciel ouvert.\nApporter de la vie et des couleurs à des endroits où la violence a toujours prédominé\n«L'idée est d'apporter de la vie et des couleurs à des endroits où la violence a toujours prédominé», explique Cesar Juarez, coordinateur de GrafiTour de la municipalité. Cesar Juarez a aussi développé à Santa Fe des activités artistiques, un atelier d'anglais et installé dans un marché couvert la librairie la plus moderne du pays. «À présent, l'art regagne du terrain».\nGrâce au soutien des Nations unies, la mairie a fait venir des graffeurs de New York, d'Australie, du Costa Rica et de Colombie, pour transmettre leur expérience et des techniques aux jeunes de Santa Fe. Cela leur a permis de dépasser la crainte d'être jugés parce qu'ils dessinaient, explique l'un d'entre eux. À présent, ils sont «enthousiastes» à l'idée d'appliquer les conseils des «maîtres du graffiti».\nPreuve que la symbolique des maras dérange: de son côté, le gouvernement a fait effacer en un an 121.000 m2 de leurs graffitis dans 650 communes du pays. «La vérité c'est que les jeunes d'ici essaient à travers l'art du graffiti d'échapper à tous ces problèmes (des bandes) qui font que tant de jeunes meurent dans ce pays», poursuit Fernando. «Maintenant, notre quartier est coloré. On se sentait oubliés et isolés du reste de la ville, mais ce qui est bien c'est que ce sont nous les mêmes jeunes qui essayons de transformer le visage» de Santa Fe, explique Francisco Candray, 30 ans.\nMais pas évident, juge-t-il, d'effacer les stigmates d'un ancien ghetto lié aux drogues et aux bandes. «Les gens avant, et même encore maintenant, pensaient que parce que nous étions des jeunes issus d'un quartier, nous étions des membres d'un gang. Les aînés croyaient que nous dessinions des symboles des maras. Maintenant qu'ils ont vu, ils comprennent que c'est un art (...) et qu'il nous fait du bien à tous», conclut-il. Pour l'heure, les gangs n'avaient pas réagi à cette offensive picturale.\nLe graff contre la violence\nEt le Salvador n'est pas le seul pays où le tag est utilisé pour contrer les symboles de groupuscules prônant la violence. À Berlin, le propriétaire d'une boutique de street-art a créé il y a quatre ans le mouvement #Paintback. Alors que les tags néonazis se multipliaient sur les murs de la capitale allemande, les membres de ce projet lancent une contre-offensive. Ces traqueurs sont armés de leurs bombes de peinture. Ils transforment et recouvrent les croix gammées en dessins mignons et pacifistes.\nLes tags de croix gammées sont pourtant interdits à Berlin. Mais la haine envers les migrants monte dans la ville et dans tout le pays depuis 2015, après l'arrivée en Allemagne de plus d'un million de demandeurs d'asile. En plus de combattre par le biais de l'art ces symboles haineux, le projet #Paintback accuse les néonazis de détourner le street-art censé révéler la créativité des jeunes. Au Salvador, comme à Berlin, le graff permet de réunir les jeunes autour d'un projet artistique commun et d'échapper justement aux actions violentes des différents gangs en trouvant une place dans la ville.\nL'art urbain redonne des couleurs à Roubaix\nCeci n'est pas une araignée: à Bruxelles, le street-art dérape\nPaintback, ce collectif allemand qui redonne le sourire aux murs de Berlin\nLondres: un graffiti de Banksy pour dénoncer la gestion des réfugiés à Calais