Manuel d'utilisation VectorPro - Conception d'une version Test Lite | Mecmesin Support\n1 Conception d'un test (Version VectorPro Lite)\nCette section du manuel d'utilisation couvre la conception pour les instruments compatibles VectorPro Lite uniquement. Pour plus d'informations sur d'autres aspects de VectorPro, veuillez vous référer à l'un des documents répertoriés ci-dessous.\n3 Conception d'un test - Prise en main\n5.1 Définitions de fonctionnement MultiTest- dV\n5.1.1 Séquence de fonctionnement MultiTest- dV et Déplacer pour démarrer\n5.2 Définition du fonctionnement Vortex- dV\n5.2.1 Séquence d'opération Vortex- dV et déplacement pour démarrer\n5.3 Création d'une séquence de test\n5.4 Modification des paramètres d'une opération\n5.5 Réglage de la force/du contrôle du support de couple\n5.5.1 Limites AFG\n5.5.2 Configuration d'un test de contrôle AFG/AFTI\n5.5.3 Configuration d'un test de contrôle Force/Couple\n6.1 Par échantillon\n6.2 Les attributs\n6.3 Calculs standards\n6.4 Définition de rupture\n6.5 Calculs cycliques\n6.6 Vérification des calculs\n6.7 Séquence de calculs\n6.8 Unités et polarité\n7.1 Remplissage de la boîte à outils de rapport\n7.2 Configuration du Rapport\n8.1 Demander les paramètres d'autorisation\n8.2 Demande d'Autorisation d'accès\n9 Enregistrement d'un test\n9.1 Remplacer la version de test\n9.2 Ajout de notes de modification aux tests enregistrés\nCliquez sur la vignette « Nouveau test » pour configurer un nouveau test. L' écran « Nouveau test », illustré ci-dessus, s'affiche à l'écran. Sélectionnez votre instrument à partir de l' onglet principal « Tous » ou de la vue filtrée, par exemple « Forcer ». Dans cet onglet, sélectionnez le système ou le modèle de test souhaité.\nCliquez sur la vignette « Nouveau test » pour configurer un nouveau test. L' écran « Nouveau test », illustré ci-dessous, s'affiche à l'écran. Les instruments affichés peuvent être filtrés à l'aide d'un des onglets situés en haut de la fenêtre.\nL' écran de sélection « Nouveau test » permet de sélectionner l'instrument utilisé.\nUn nouveau test contient une série d'onglets de paramètres ; Configuration des attributs, opérations séquentielles (systèmes de test USB uniquement), calculs des résultats, mise en page du rapport modifiable en option et autorisations spécifiques à ce test.\nLes attributs étendent les informations sur un test. Certains sont réservés par défaut et d'autres sont personnalisables. L' attribut « Système », par exemple, n'est pas modifiable et est disponible dans les résultats et les rapports pour indiquer le système de test utilisé pour le test. Lorsqu'un nouveau test est créé pour la première fois, deux attributs sont automatiquement ajoutés. « Nom du test » saisi à partir du nouvel écran de test et un attribut « Notes de test » vide.\nUne fois qu'un attribut a été utilisé dans VectorPro, il est incorporé dans la base de données et devient disponible pour tous les tests dans la section d'attributs existante. Un attribut doit avoir un nom unique et peut être un ' label ' (jusqu'à 30 caractères), une ' note ' (jusqu'à 300 caractères) ou une ' image '.\nLes attributs d'image permettent l'insertion d'un fichier image, qui peut être recherché ou capturé sur une webcam. La première image à attribuer apparaît comme l' icône « Espace de travail » pour ce test (les attributs d'un test, une fois attribués, ne peuvent pas être réorganisés).\nDans l'exemple de capture d'écran ci-dessous lors de l'édition ou de la création d'un test, les attributs d'image et de note ont la possibilité de configurer les options de test « avant » ou « après ». Par exemple, cela peut être utile pour enregistrer des notes importantes ou pour ajouter des images du pré-test et du post-test de l'échantillon.\nLes attributs d'invite pour la valeur portent des marqueurs d'indicateur pour permettre une identification visuelle facile à savoir s'ils sont avant ou après les valeurs de test. Ces marqueurs sont visibles dans l' onglet « Résultats » lorsqu'ils se trouvent à la fois dans le « Concepteur de test » et le « Voir les Résultats ».\nUn diagramme affichant les nouveaux marqueurs de drapeau. Les icônes de gauche sont les marqueurs dans la page de conception « Résultats » et la main droite est dans la « Visionneuse de résultats ». Les drapeaux avant test sont surlignés en bleu et les drapeaux après test sont surlignés en vert.\nPour utiliser la fonction de liste prédéfinie, l'utilisateur doit d'abord créer un nouvel attribut d'étiquette, puis sélectionner l' option « Liste prédéfinie de valeurs » pour afficher la table d'entrée. Saisissez les valeurs en appuyant sur « Ajouter » et supprimez les valeurs indésirables en appuyant sur « Supprimer ».\nDans VectorPro, il est possible d'attribuer le même attribut à plusieurs tests afin qu'il puisse être utilisé comme filtre pour regrouper les tests sur l' écran principal « Espace de travail ».\nEnsuite, quittez le test en cours d'édition et cliquez sur la fenêtre ' Autorisations ' situé à l'extrême gauche de l'accueil 'Espace de travail'. À partir de là, faites glisser et déposez l'utilisateur concerné dans la vignette d'attribut spécifiée (voir l'image ci-dessus).\nLes tuiles d'attributs sont situées en bas de l'écran « Autorisations », sous les tuiles du système de test. Utilisez la barre d'outils des filtres pour afficher uniquement les attributs. Dans cet exemple ci-dessus, « admin » a reçu le droit de voir tous les tests utilisant l'attribut « Notes de laboratoire ».\nMaintenant, le groupe d'attributs est présent dans la maison « Espace de travail» pour que l'utilisateur administrateur puisse le voir. Pour les utilisateurs exécutant un grand nombre de projets, les définitions de test peuvent être organisées en groupes uniquement, en supprimant des tuiles de test individuelles. Par conséquent aidant à organiser l'écran pour maximiser l'efficacité de la « Espace de travail ».\nDans la deuxième image ci-dessous, les fichiers de test ne sont visibles que dans le groupe d'attributs ' Notes de Laboratoire'. Dans ce scénario, les droits d'espace de travail pour l'administrateur ont été supprimés de tous les fichiers de test, mais comme les tests contiennent l'attribut « Notes de laboratoire » (pour lequel l'administrateur a l'autorisation), les tests apparaissent sous la forme d'un dossier organisé au lieu de vignettes individuelles.\nIci, tous les tests qui contiennent l'attribut ' Notes de Laboratoire ' peuvent être vus. L'utilisateur peut ensuite effectuer une recherche en utilisant la barre en haut de la fenêtre ainsi qu'en utilisant des filtres pour inviter les paramètres de valeur (Aucun/Avant le test/Après le test). Cliquer sur « Avancé » présente les options de recherche suivantes :\nTout (à gauche): Recherche de tous les types d'attribut.\nÉtiquette: Recherche seulement les étiquettes attribuées.\nNote: Recherche seulement les notes attribuées.\nImage: Recherche seulement les images attribuées.\nTout (à droite): Affiche tous les types d'attributs.\nUtilisé: Affiche tous les attributs actuellement utilisés.\nPas utilisés: Affiche seulement les attributs existant dans un ou plusieurs fichiers, mais ne sont pas actuellement utilisés.\nPrêt à être effacé: Affiche seulement les attibuts non utilisés et créés dans un fichier effacé.\nDétails : Ouvre une vue isolée de l'attribut et affiche les options 'Tous ', ' Résultats ', ' Modifier ', ' Exécuter ', ' Précédent ' et ' Fermer ' en bas de la fenêtre.\nRetour : retourne à l'écran précédent.\nL'écran « Opérations » définit l'opération de contrôle unique et ses paramètres définis par l'utilisateur. Le système fonctionne à l'aide d'actions de glisser-déposer pour déplacer les opérations de la fenêtre du volet de gauche vers la chronologie. Ces commandes peuvent être modifiées pour permettre à l'utilisateur d'exécuter une vaste gamme de tests. Cette section s'applique uniquement aux bancs d'essai motorisés VectorPro Lite.\nDans cette section, les opérations sont définies pour les bancs d'essai MultiTest-dV et Vortex-dV uniquement.\nUne information importante - Le tableau ci-dessous décrit le fonctionnement avec la fonction 'Activer pour commencer' désactivée pour les MultiTest- dV et Vortex- dV. Pour plus d'informations sur la séquence de mouvement et la fonction « Déplacer vers le début », veuillez consulter la fin de cette section.\nCycle entre deux positions avec la direction initiale vers la base du support\nCycle entre deux positions avec la direction initiale vers le haut du support\nDéplacez la traverse entre les interrupteurs de fin de course physiques. Le premier sens de déplacement est vers le bas\nDéplacez la traverse entre les interrupteurs de fin de course physiques. Le premier sens de déplacement est vers le haut\nSe déplace vers une limite de charge ou un point de rupture, tel que défini par la jauge AFG ou le panneau avant. Permet également le contrôle du cycle entre les charges. La direction de départ est vers le bas. Voir la section « Réglage de la force/contrôle du support de couple » pour plus d'informations.\n+ Paramètres de l'AFG/du banc d'essai\nSe déplace jusqu'à une limite de charge ou un point de rupture, tel que défini par la jauge AFG ou le panneau avant. Permet également le contrôle du cycle entre les charges. La direction de départ est vers le haut. Voir la section « Réglage de la force/contrôle du support de couple » pour plus d'informations.\nDéplace la traverse vers le bas à une vitesse constante\nDéplace la traverse vers le haut à une vitesse constante\nLes opérations MultiTest- dV , telles que le cycle complet et le demi-cycle, se composent de deux points de référence ; un minimum et un maximum. Pour les opérations avec la direction principale vers le bas, ce qui suit est vrai :\nLe « Maximum » est la position de départ du test et le « Minimum » est la position de fin.\nPour les opérations avec la direction principale vers le haut, ce qui suit est vrai :\nLa position « Minimum » est la position de départ du test et la position « Maximum » est la position de fin.\nDans le menu « Modifier le test » du panneau avant du banc d'essai, il existe une option appelée « Déplacer vers le démarrage ». Le réglage de cette fonction sur « Oui » signifie que le support se déplacera toujours vers la position de départ définie. Dans certains cas, cela signifie que la première direction du mouvement est opposée au mouvement de test principal. Avec cette fonction réglée sur « Non », le support se déplace directement vers la position de finition définie.\nSe déplace entre une position de départ et une position de fin. Le premier sens de déplacement est le sens des aiguilles d'une montre.\nVitesse dans le sens des aiguilles d'une montre\nVitesse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre\nSe déplace entre une position de départ et une position de fin. Le premier sens de déplacement est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.\nSe déplace dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à une limite de couple ou une condition de rupture. Les paramètres de contrôle sont définis à l'aide du panneau avant des bancs d'essai ou de l'AFG. Permet également le cyclique entre les points de couple.Voir la section « Réglage de la force/contrôle du support de couple » pour plus d'informations.\nSe déplace dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à une limite de couple ou une condition de rupture. Les paramètres de contrôle sont définis à l'aide du panneau avant des bancs d'essai ou de l'AFG. Permet également le cyclique entre les points de couple. Voir la section « Réglage de la force/contrôle du support de couple » pour plus d'informations.\n+ Paramètres AFG/Stand\nDéplacer vers un angle dans le sens des aiguilles d'une montre\nDéplacer vers un angle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre\nLes opérations Vortex- dV , telles que le cycle complet et le demi-cycle, consistent en deux points de référence ; un minimum et un maximum. Pour les opérations avec la direction principale vers le bas, ce qui suit est vrai :\nL'' Angle ACW ' est la position de départ du test et l'' Angle CW ' est la position de fin définie.\nLe « Angle CW » est la position de départ pour le test et le « Angle ACW » est la position de fin définie.\nDans le menu " Modifier le test " sur le panneau avant du banc d'essai, il y a une option appelée " Déplacer vers le début ". Le réglage de cette fonction sur « Oui » signifie que le support se déplacera toujours vers la position de départ définie.\nDans certains cas, cela signifie que la première direction du mouvement est opposée au mouvement de test principal. Avec cette fonction réglée sur « Non », le support se déplace directement vers la position de finition définie.\nLa ' Timeline ' permet de glisser-déposer la commande d'opération sélectionnée depuis la 'Boîte à outils' de gauche pour définir la fonction de test. Dans ce cas, l'utilisateur a choisi d'exécuter un test qui consiste à :\nFonctionnement à cycle complet allant de 0 mm de déplacement jusqu'à 75 mm de déplacement. La vitesse ascendante est de 250 mm/min et la vitesse descendante est de 1200 mm/min.\nCette opération de test peut être vue dans la case surlignée en bleu dans l'image ci-dessus.\nPour supprimer une opération de la chronologie, glissez-déposez simplement l'icône dans l'icône « corbeille » centrale.\nVous pouvez également cliquer sur l'icône bleue « corbeille » située à droite.\nPour modifier les opérations ci-dessus, passez simplement la souris sur l'opération souhaitée, puis cliquez sur le symbole vert une fois qu'il apparaît. Cette action ouvre le menu « Modifier » (illustré ci-dessous), qui est utilisé pour configurer l'opération.\nChaque opération a des paramètres qui peuvent être modifiés. Tels que le déplacement, la charge cible, le temps de maintien et la vitesse. Vous trouverez ci-dessous un exemple de fenêtre d'édition d'opération ; c'est pour un étage d'entraînement basé sur la charge.\nCe sont les réglages de vitesse pour les mouvements de haut en bas\nCe sont les réglages pour les déplacements cibles minimum et maximum\nCela définit le nombre de cycles (itérations) pour l'opération\nPour les tests de contrôle de force/de couple MultiTest- dV et Vortex- dV , les réglages sont configurés à l'aide du panneau avant et/ou d'une jauge AFG/AFTI attachée.\nPour utiliser d'abord ces tests avec VectorPro, ouvrez le menu des paramètres à l'aide du panneau avant du banc d'essai, puis sélectionnez « Modifier le test » et assurez-vous que le type de test est défini sur « Contrôle AFG/AFTI ».\nSous contrôle force/couple, il existe trois sous-types de test, ceux-ci sont détaillés ci-dessous avec les paramètres associés :\nContrôle AFG/AFTI - Contrôle du banc d'essai à l'aide des paramètres de limite ou de pause de l'AFG/AFTI. Réglages : limite force/couple et arrêt/marche arrière.\nLimite de force/de couple – Déplacez-vous dans la direction configurée jusqu'à ce qu'une limite de force/de couple soit atteinte, puis arrêtez. Réglages : limite force/couple.\nCycle force/couple – Cycle entre une force/un couple limite et une force/un couple de retour. Réglages : force/couple limite, force/couple de retour et nombre de cycles.\nActiver jusqu'à Rupture – Déplacez-vous dans la direction configurée jusqu'à ce qu'une condition de rupture soit détectée. Réglages : seuil de rupture (pourcentage de la capacité de la cellule de charge/couple auquel la valeur de test doit être supérieure pour qu'une condition de rupture soit détectée).\nDans ce menu, il y a les paramètres communs suivants :\nVitesse vers le haut/dans le sens des aiguilles d'une montre - Réglez la vitesse vers le haut ou dans le sens des aiguilles d'une montre, cela peut également être configuré dans VectorPro.\nVitesse bas/anti-horaire – Réglez la vitesse vers le bas ou dans le sens anti-horaire, cela peut également être configuré dans VectorPro.\nDirection de démarrage – Sélectionnez la direction de démarrage du test, elle doit correspondre à l'opération sélectionnée dans VectorPro.\nSous-type de test – Sélectionnez le sous-type de test.\nVeuillez noter que si des limites de force ou de rupture sont définies dans la jauge AFG, elles restent actives et peuvent arrêter le banc d'essai si elles sont déclenchées. Si vous utilisez le contrôle de force, il est recommandé de revoir tous les paramètres de limite AFG.\nAvec un câble supplémentaire (351-092), le dernier modèle, le dynamomètre numérique Mecmesin AFG/AFTI peut être utilisé pour définir les limites de charge/couple pour contrôler le mouvement de la traverse.\nRemarque : pour le cycle de charge, le test de contrôle de force/de couple du panneau avant doit être utilisé. Le cycle AFG/AFTI n'est pas compatible avec les bancs d'essai Vortex- dV et MultiTest- dV\nLe point de consigne de charge, l'action (inversion/arrêt) sont tous définis sur la jauge. Le support peut ensuite être réglé pour se déplacer vers une condition de charge ou de rupture définie et s'arrêter. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au manuel d'utilisation de l'AFTI/AFG.\n5.5.2.1 Exemple de configuration de test\nDans le panneau avant du banc d'essai, sous « Modifier le test », sélectionnez le type de test « Contrôle via AFG/AFTI » et le sous-type « Contrîole via AFG/AFTI».\nConfigurez les paramètres de vitesse et de direction situés dans le menu « Modifier le test ».\nSur le dynamomètre AFG/AFTI, restez appuyé sur le bouton 'UNITS/MENU'.\nSur la page 1 du menu AFG/AFTI, sélectionnez ‘STAND’ utilisant le bouton 'RESET/ENTER'.\nEnsuite, sélectionnez l'action de ‘REVERSE’ ou ‘STOP’. Pour retourner au point de départ, sélectionnez la direction de retour vers ‘UP’ ou ‘DOWN’.\nDès que cette action a été sélectionnée, veuillez configurer la limite, soit avec l'option ‘BREAK’ ou celle de ‘LIMIT’ de force ou de couple. Pour la sélection de ‘BREAK’, veuillez spécifier le seuil, pour ceclle de la ‘LIMIT’, veuillez sélectionner la valeur de force/couple à ne pas dépasser.\nDans VectorPro, créez un nouveau test, sélectionnez l'opération AFG/AFTI (voir l'image à droite, MultiTest-dV illustré) et assurez-vous que la vitesse et la direction de démarrage correspondent aux paramètres configurés dans le banc d'essai à l'étape 2.\nEnregistrez le test et sélectionnez l'icône de test correspondante dans l'espace de travail. À ce stade, la direction et la vitesse de démarrage du test, telles que définies dans VectorPro, sont téléchargées sur le support.\nAppuyez sur play pour démarrer le test, les paramètres AFG/AFTI actuels sont utilisés pour contrôler les limites du test avec les paramètres de vitesse et de direction provenant de VectorPro.\nLes tests de contrôle de force/couple peuvent être utilisés pour définir des limites de charge/couple ou une condition de rupture pour contrôler le mouvement de la traverse.\nSelon les tests de contrôle AFG/AFTI, ceux-ci sont accessibles dans le panneau avant du stand sous le type de test «AFG/AFTI Control», mais ces tests n'utilisent pas les paramètres AFG/AFTI et sont configurés à l'aide du panneau avant du banc d'essai. Dans ce type de test, il existe trois sous-tests de contrôle de force/couple :\nLimite de force - Déplacez-vous dans la direction configurée jusqu'à ce qu'une limite de force soit atteinte, puis arrêtez.\nCycle de force - Cycle entre une force limite et une force de retour.\nRupture - Déplacez-vous dans la direction configurée jusqu'à ce qu'une condition de rupture soit détectée.\nPour plus d'informations, veuillez vous référer au manuel d'utilisation du Vortex-dV ou du MultiTest- dV.\n5.5.3.1 Exemple de configuration\nDans le pnneau de contrôle du banc d'essai dans ‘Editer le Test’, sélectionnez le type d'essai ‘Contrôle via AFG/AFTI’.\nDans ‘Sous type d'essai’, 3 options sont disponibles; choisir soit ‘Limite de Force’, ‘Cycle de Force’ or ‘Rupture’.\nSuivant l'essai sélectionné dans l'étape 2, naviguez sur le menu pour configurer les paramètres: Direction du départ, vitesses d'essai, limites telles que la condition de rupture ou paramétrage de force ou de couple et le nombre de cycle (si applicable).\nEnregistrez le test et sélectionnez l'icône de test correspondante dans l'espace de travail.\nÀ ce stade, la direction et la vitesse de démarrage du test, telles que définies dans VectorPro, sont téléchargées sur le support.\nAppuyez sur play pour démarrer le test, les paramètres actuels du support sont utilisés pour contrôler les limites du test avec les paramètres de vitesse et de direction provenant de VectorPro.\nL' onglet « Résultat » est l'endroit où les calculs utilisés pour l'analyse des données et les rapports sont ajoutés. La zone Boîte à outils contient tous les éléments pour produire des résultats à partir des données de test. Cette fenêtre permet la configuration des calculs ainsi que le réglage des paramètres d'affichage des unités.\nL'écran de résultat avant de définir des calculs\nLes détails des éléments qui existent dans l'écran de résultat sont expliqués ci-dessous. Certains éléments sont spécifiques à l'application.\nCes éléments se rapportent à l'échantillon et à la configuration du test, utiles pour suivre les détails du test et la configuration du système par exemple. Les éléments ajoutés ici seront ajoutés au tableau du rapport. Les éléments comprennent :\nNom d'utilisateur : Ajoute le ' Nom d'utilisateur ' de la personne qui a effectué le test à l'écran des résultats,\nHorodatage début/fin : ajoute un horodatage pour le début/la fin du test à l'écran des résultats.\nCe sont les attributs attachés au test spécifique tel que configuré précédemment dans l'onglet « Attribut ». Les éléments ajoutés ici sont alors disponibles pour être ajoutés aux rapports. Si un attribut dans un test n'est pas ajouté à la fenêtre « Résultat », il ne sera pas disponible pour être ajouté à un rapport.\nLes calculs standard sont basés sur la chronologie entière et toutes les caractéristiques des données. Dans tous les cas, le nom, les axes, l'affichage de la décimale, la plage et la vérification peuvent être ajoutés :\nNom : modifiez le nom d'affichage du calcul\nOption : Sélectionnez si le résultat doit être masqué dans les sections « résultats » et « rapport »\nAxes : Sélectionnez les axes pour le calcul\nDécimales : Configurable de 1 à 9\nPlage (Rupture) : définissez les limites d'un calcul\nRésultat : Utilisé pour donner un autre résultat au point calculé.Par exemple, ce calcul a été configuré pour trouver la rupture à l'aide de ' Charge vs Temps ' mais donnera le ' Résultat ' comme ' Contrainte '\nVérifier : Activer pour définir des limites Réussite/Échec pour le calcul\nLes calculs de crête et de creux incluent également :\nChute/Augmentation En % de la valeur crête/creux\nOccurrence Pics ou creux par séquence temporelle\nOrdre des pics ou des creux par séquence de magnitude (le plus grand = ordre 1)\nLa zone sous une courbe. Lorsque charge vs déplacement, cela représente l'énergie ou le travail effectué. Avec contrainte vs déformation, cela est égal à la ténacité du matériau ou au module de résilience (si les limites de calcul limitent le calcul à la région élastique).\nLigne de tendance : le gradient d'une ligne droite de meilleur ajustement à travers tous les points de données dans une plage x et l' ordonnée à l'origine de cette ligne.\nLe gradient d'une ligne droite entre deux valeurs x ou y entrées sur des domaines sélectionnés.\nMoyenne (somme de toutes les valeurs de données divisée par le nombre de valeurs de points)\nLe calcul de rupture renvoie la charge ou le déplacement maximum dans une plage définie avant la fin d'un test. Voir ci-dessous pour plus d'explications.\nLes pics sont définis par une baisse en pourcentage après l'augmentation de la valeur y. Ici, sélectionnez quel pic par séquence temporelle.\nLe nombre total de pics, il est défini par les paramètres de pourcentage de chute et de plage x/y.\nLa valeur moyenne pour tous les pics dans les limites définies. Ceci est défini par le pourcentage de chute et les paramètres de plage x/y.\nLes creux sont définis par une augmentation en pourcentage après une baisse de la valeur y. Ici, sélectionnez quel creux par séquence temporelle.\nLe nombre total de creux, défini par le pourcentage d'augmentation et les paramètres de plage x/y.\nLa valeur moyenne pour tous les creux dans les limites définies. Ceci est défini par le pourcentage de chute et les paramètres de plage x/y.\nLa valeur de l'axe 'y' pour une valeur spécifiée de l'axe 'x'\nla valeur de l'axe 'x' pour une valeur spécifiée de l'axe 'y'\nLes pics sont définis par une baisse en pourcentage après l'augmentation de la valeur y. Ici, sélectionnez quel pic par ordre de grandeur.\nLes creux sont définis par une augmentation en pourcentage après une baisse de la valeur y. Ici, sélectionnez quel creux par ordre de grandeur.\nValeur maximale de l'axe des y dans une plage sur l'axe des x.\nValeur minimale de l'axe des y dans une plage sur l'axe des x.\nRupture en pourcentage, telle que définie à l'aide du pourcentage de chute.\nValeur d'interception X au point calculé de la rupture de pourcentage, telle que définie à l'aide du pourcentage de chute.\nLe calcul de rupture est une évaluation du taux de perte de charge. Un spécimen peut présenter une valeur de crête ou de creux avant un événement de rupture, alors qu'une rupture est une défaillance ultime pour supporter une charge suffisante.\nLa plage de temps ou de déplacement à examiner peut être ajustée, ceci est entré dans la section 'Pause '. Cette valeur détermine combien de temps avant la fin du test est analysée pour le calcul de la valeur de rupture.\nLes calculs cycliques fonctionnent exactement de la même manière, mais permettent la sélection supplémentaire d'un cycle spécifique dans le test pour calculer le résultat.\nLors de la configuration d'un calcul cyclique, sélectionnez simplement le cycle souhaité à l'aide du champ en bas de la fenêtre d'édition (illustré ci-dessous) :\nRemarque : les calculs cycliques ne sont disponibles qu'avec les bancs d'essai MultiTest- dV et Vortex- dV .\nDans la fenêtre de calcul « Modifier », il est également possible de définir des plages de vérification qui peuvent être utilisées pour valider si les données sont au-dessus, en dessous ou dans une plage spécifiée. Des détails sur la façon d'afficher et de vérifier si un résultat se trouve dans les limites de vérification peuvent être trouvés dans la section « Affichage des résultats : affichage des calculs » située dans le manuel de l'utilisateur VectorPro - All Tests Viewer et Results Viewer .\nLes résultats des calculs sont classés à l'écran et dans les rapports, comme défini ici. Les calculs à l'extrême gauche seront en haut de l'écran « Résultats » et les calculs à droite seront en bas, gardez cela à l'esprit lors de la définition des attributs sur l'écran de l'éditeur « Résultat ».\nLes résultats des calculs sont classés à l'écran et dans les rapports, comme défini ici.Les calculs à l'extrême gauche seront en haut de l'écran « Résultats » et les calculs à droite seront en bas, gardez cela à l'esprit lors de la définition des attributs sur l'écran de l'éditeur « Résultat ».\nLes unités ne peuvent être définies que pour un nouveau test et ne peuvent pas être modifiées si des résultats sont associés au test.\nL'inversion de la polarité de la charge ou du couple montre la compression ou le couple horaire comme valeur positive et la tension ou le couple antihoraire comme négatif. La polarité ne peut plus être modifiée une fois qu'un test a été exécuté et enregistré.\nL'inversion de la polarité de déplacement peut également être utilisée pour alterner si le mouvement vers le haut ou vers le bas est positif. Par défaut, un mouvement ascendant est positif.\nLes captures d'écran illustrées dans cette section utilisent un MultiTest- dV et montrent les fonctionnalités disponibles pour ce banc d'essai.\nLa boîte à outils du rapport est remplie d'attributs ajoutés dans la fenêtre « Résultat ».\nFaites simplement glisser et déposez les éléments dans les zones prédéfinies de l'écran du rapport pour sélectionner ceux qui doivent apparaître dans les rapports PDF et imprimés.\nPour afficher et exporter le rapport terminé, accédez simplement à la page « Résultats » pour le test souhaité et cliquez sur le bouton « Rapport » (photo de gauche).\nPour plus d'informations sur l'exportation de rapports et de données, consultez le Manuel de l'utilisateur VectorPro - Exécution d'un test, création de rapports et exportation .\nLa préparation des mises en page du rapport comporte trois étapes principales :\nRemplir la boîte à outils du rapport,\nRemplir le modèle de rapport,\nPositionnez les éléments et configurez les options de reporting.\nUn rapport peut inclure n'importe quel attribut attaché à un test. Les attributs par défaut disponibles dans n'importe quel test sont :\nNom du test (le même pour toutes les versions),\nDescription du test (peut varier selon la version),\nSystème (système de test ou instrument utilisé).\nCeux-ci peuvent être complétés par tout autre attribut personnalisé (image, étiquette et note). Des tableaux de résultats et des graphiques sont disponibles par défaut dans chaque rapport.\nL'image ci-dessus montre un exemple de scénario dans lequel l'utilisateur a ajouté neuf « Attributs » à son écran « Résultat », ceux-ci seront désormais disponibles sur l'écran du concepteur « Rapport ».\nPour remplir le « Rapport », suivez les étapes ci-dessous :\nCommencez dans l'onglet ‘Résultat’ avec l'écran ‘Concepteur d'essais’. Puis simplement sélectionnez et glissez les attributs ou les calculsdans l'écran principal. Les attributs et les calculs doivent être placés dans la section correspondante sur l'écran principal.\nAllez à l'onglet ‘Report’, pour trouver les attributs sélectionnés dans la ‘Boîte à outils’, à côté de la page blanche.\nFaire glisser les attributs sur une page blanche dans la position désirée. Ceci peut être amélioré, à côté du graphe et du tableau des résultats au stade suivant. Pour la configuration du ‘Rapport’, voir la page suivante.\nLes intercalaires (surlignés ci-dessous) peuvent être retirés ou ajoutés en cliquant dessus. Les attributs peuvent être effacés en sélectionnant l'icône 'Corbeille' en bas de chaque attribut.\nEn dessous de ces éléments, le rapport affichera un tableau de tous les échantillons sélectionnés, suivi d'un graphique de huit échantillons maximum (le nombre d'échantillons affichés peut être modifié dans le plan de droite).\nDes échantillons supplémentaires apparaissent sur les pages suivantes dans des ensembles d'échantillons définis par l'utilisateur.\nSitué sur le côté droit de l'écran se trouve le menu « Paramètres » du rapport. À partir de là, l'utilisateur a la possibilité de modifier plusieurs autres éléments, tels que :\nAfficher l'en-tête : sélectionne l'affichage ou non de l'en-tête,\nAfficher les attributs : sélectionne si les attributs sont visibles,\nAfficher 'Demande de valeurs' - avant le test : choisissez d'afficher les valeurs saisies avant le test,\nAfficher 'Demande de valeurs' - après le test : choisissez d'afficher les valeurs saisies après le test,\nAfficher les statistiques : configurez si les statistiques sont affichées ou non dans le rapport final.\nLa sélection de « Afficher l'invite pour les valeurs » permet d'exporter ces attributs via e-mail, Excel et PDF.\nAller au numéro de page affiché\nLes rapports sont présentés avec des éléments placés par l'utilisateur à la page 1, suivis des résultats sous forme de tableaux et d'un graphique. Jusqu'à huit échantillons sont affichés par page, jusqu'à huit autres sur la page suivante et ainsi de suite. Les résultats statistiques sont présentés sous le tableau final.\nPar défaut, les rapports PDF sont enregistrés dans C:\_ProgramData\_Mecmesin\_VectorPro\_reports\nL'onglet de test « Autorisations » fonctionne de la même manière que le contrôle principal « Autorisations » dans VectorPro. Faites simplement glisser les utilisateurs dans les cartes pour accorder des autorisations pour : enregistrer des copies de test et des modifications, exécuter le test, afficher le rapport, imprimer (exporter) des rapports ou supprimer des échantillons.\nDans l'exemple ci-dessus, 'Jane Smith' et 'Chris Howard' peuvent gérer tous les aspects de ce test, alors que le groupe 'Night Shift' a des autorisations limitées. Pour supprimer un utilisateur d'une carte, déposez-le simplement dans la corbeille située en bas de l'écran.\nIl est important de s'assurer que si un utilisateur doit exécuter un test, il a accès à la fois aux autorisations «Exécuter» et « Espace de travail » ainsi qu'au système de test utilisé, cela est configuré dans l'écran principal « Autorisations ». Pour plus d'informations sur les limites de vérification, veuillez vous référer à la section 'Interface d'écran d'autorisation d'attributs ' située dans le Manuel de l'utilisateur de VectorPro-Workspace and User Management .\nL'autorisation « Espace de travail » place une vignette pour le test en cours d'édition dans l'espace de travail de l'utilisateur, par défaut, elle est toujours créée pour l'utilisateur qui a créé le test. Il est possible pour un utilisateur d'accéder aux tests sans disposer de l'autorisation « Espace de travail » en utilisant les autorisations d'attribut. Cela est expliqué dans la section « Attributs de regroupement - Création de dossiers Test » .\nUn utilisateur autorisé à accéder à la visionneuse « Tous les tests » peut également voir une liste de tous les tests et des versions ultérieures de chaque test, mais ne peut utiliser que les tests et les versions pour lesquels il a une autorisation.\nRemarque : Pour qu'un utilisateur puisse exécuter un test, il doit disposer des autorisations appropriées dans le test lui-même et doit être autorisé à utiliser l'instrument correspondant pour ce test. Pour les exemples ci-dessus, tous les utilisateurs doivent être placés dans la carte d'autorisations MultiTest-dV.\nPour certaines fonctions, telles que l'enregistrement d'un test et la suppression d'échantillons, il est possible d'attribuer à un utilisateur la possibilité d'exécuter la fonction uniquement avec l'action directe d'un autre utilisateur disposant des droits « autorisation ».\nPour ce faire, placez l'utilisateur sur le côté gauche de la carte d'autorisations, illustrée ci-dessus. Les utilisateurs de ce côté de la carte ont besoin d'une autorisation pour exécuter la fonction désignée, attendez-vous à «admin».\nLes utilisateurs situés à droite de la section «Permissions» de la carte ont la possibilité d'exécuter la fonction (dans ce cas, l'enregistrement du test) et ils ont également la possibilité d'accorder l'autorisation aux utilisateurs du côté gauche d'effectuer cette fonction.\nDans l'exemple ci-dessus, ' Jane Smith ' et ' Chris Howard ' ont la permission d'enregistrer sans autorisation et peuvent autoriser l'action d'autres utilisateurs. Les utilisateurs des groupes ' Night Shift ' et ' Day Shift ' ne peuvent enregistrer qu'avec l'autorisation des utilisateurs de droite.\nSi un utilisateur contenu dans le « Day Shift », par exemple, tente d'enregistrer un test, la fenêtre de déconnexion « Demande d'autorisation » s'affichera dans la section suivante.\nVeuillez noter: Le compte ‘admin’ peut être retiré de la permission et toujours être utilisé pour un accès complet.\nVeuillez noter: Dans le cas où les utilisateurs individuels et en groupe sont installés tous deux dans une des cases de permission, ils peuvent faire parti du groupe sur la section gauche mais être également en accès individuel sur le côté droit. Ainsi, l'utilisateur pourra toujours avoir la 'permission' d'accès. Pour l'exemple ci-dessus, Jane Smith est installée sur les deux côtés sachant que son compte d'utilisateur est aussi installé dans le groupe ‘Day Shift’. Ceci est localisé sur le côté gauche et demande une permission pour activer la fonction. Sachant que le compte utilisateur est également localisé à droite, elle n'a pas besoin de permission et peut continuer la fonction sans avoir besoin d'ajouter des codes d'accès.\nLorsqu'un utilisateur nécessitant une autorisation exécute une fonction, la fenêtre contextuelle suivante apparaît à l'écran. Ici, il y a trois champs de saisie :\nAdministrateur : la section déroulante du haut permet de sélectionner le compte d'autorisation souhaité,\nMot de passe : la section du milieu est l'endroit où l'utilisateur sélectionné entre son mot de passe de connexion,\nNote d'autorisation : c'est ici que l'autorisateur peut saisir une note détaillant les mesures prises. Il est nécessaire que l'option Accepter ou Refuser soit sélectionnée pour que cette note soit enregistrée.\nEn bas de l'écran, l'utilisateur se voit proposer trois actions. Ceux-ci permettent à l'utilisateur de :\nAcceptez la modification apportée et enregistrez la note dans le journal des événements,\nRefuser la modification apportée et enregistrer la note dans le journal des événements,\nAnnulez la modification, la note ne sera pas enregistrée mais toutes les actions sont toujours enregistrées dans le journal des événements.\nL'entrée de note enregistrée peut être visualisée dans son intégralité dans le journal des événements avec les détails relatifs au changement tels que l'utilisateur qui a demandé l'autorisation. L'utilisateur qui a autorisé le changement, l'heure et la date ou l'événement et ce qui a été modifié.\nLorsque la fonction Test Design est quittée, l'écran présente une boîte contextuelle illustrée ci-dessous et demande si les modifications d'enregistrement sont nécessaires. La commande 'Oui ' enregistre le test et incrémente le numéro de version.\nCertains facteurs doivent être pris en compte lors de l'enregistrement d'un test :\nSi un nom de test est modifié, cela ne s'applique qu'à la dernière version de ce test. Les versions précédentes restent liées à ce test, mais le nom du test de la version précédente sera affiché lors de l'affichage de l'historique de version.\nLorsqu'un attribut ou un calcul est ajouté ou supprimé, ou que des paramètres de test sont modifiés, ceux-ci ne sont pas appliqués aux versions précédentes du test.\nLa version de test qui est éditée devient la nouvelle version (par exemple un test atteint la version 5, et la version 3 est alors éditée – cette édition devient la version 6 et les modifications ajoutées aux versions 4 et 5 ne sont donc pas incluses).\nDans VectorPro, il est possible de remplacer une version du test lors de son enregistrement, plutôt que d'avoir à incrémenter la version de test.\nLorsque vous quittez un test en cours de modification, la fenêtre contextuelle illustrée ci-dessus apparaît, l'option 'Oui - Remplacer la version ' permet d'enregistrer toutes les modifications apportées, sans incrémenter le numéro de version.\nCette fonctionnalité est utile si les modifications sont mineures ou si l'utilisateur développe une méthode de test.\nL'autorisation d'outrepasser les versions de test peut être configurée. Pour ce faire, glissez-déposez simplement les utilisateurs dans la carte de version de remplacement de l'écran des autorisations générales. Cela permet de remplacer les fichiers de test ou de les supprimer de la carte pour leur retirer leur autorisation. Ceci est utile pour protéger les tests contre les modifications sans incrémenter la version.\nEn plus de la fonction de remplacement, il existe également un champ « Remarque de modification » dans la fenêtre de confirmation de sauvegarde. Le champ de note de modification est une zone où la saisie de texte détaillant les modifications qui ont été apportées.\nCelui-ci est enregistré avec le test et peut être consulté dans la fenêtre « Tous les tests » et l'écran « Résultats du test » ainsi que stocké dans le journal des événements. Les notes de modification ne sont enregistrées que lorsque vous cliquez sur « Oui » ou « Oui – Remplacer la version ». Veuillez noter qu'il y a une limite de 300 caractères.\nPour afficher les notes de modification sur l'écran « Résultats du test », cliquez simplement sur l'icône en forme de flèche (cerclée) pour développer le champ et afficher la note de modification pour la version de test sélectionnée.\nRemarque : lorsque vous utilisez « Oui – Remplacer » pour enregistrer les notes de modification, la note d'enregistrement précédente sera remplacée et indisponible pour une visualisation future. Cette note sera toujours visible dans le journal des événements.\nVisionneuse « Résultats du test » affichant la note de modification pour la dernière révision du test.\nIs VectorPro software vulnerable to Log4j ?\nMultiTest-dV Bancs d’essai de Traction/Compression Mode d'emploi


Résultats départementales Auxon Dessus [2e tour] Elections 2015\nAccueil Elections départementales 2015 Doubs Auxon-Dessus Résultats départementales Auxon-Dessus\nA proximité : Miserey-Salines Auxon-Dessous Geneuille Châtillon-le-Duc 30/03/15 18:15\nRetrouvez tous les résultats des régionales à Auxon-Dessus\nRésultat départementales 2015 à Auxon-Dessus\nRésultats des régionales à Auxon-Dessus\nde vote à Auxon-Dessus\nRésultat départementales 2015 - Auxon-Dessus\nRésultat canton Besançon-3 : 2ème tour\nMarie-Laure DALPHIN et Philippe GONONUnion de la Droite\nClaude MERCIER et Eliane PAULINEurope-Ecologie-Les Verts\nRésultat canton Besançon-3 : 1er tour\nJulien ACARD et Béatrice JEANDENANDFront National\nElsa MAILLOT et Gérard MONNIERParti communiste français\n[MIS A JOUR LE 30 mars 2015] Election 2015 à Auxon-Dessus : les résultats officiels du deuxième tour des départementales 2015 sont publiés sur Linternaute dès leur validation par le ministère de l'Intérieur. Quel verdict vont préférer les 1 868 votants d'Auxon-Dessus pour diriger le conseil du département ? Au premier tour, Europe-Ecologie-Les Verts (EELV) a reçu le plus de soutiens (avec 33,62%), dépassant le Front national (27,79%) et l'Union de la droite (27,32%). L'étude des votes à Auxon-Dessus montre que la gauche capte 44,89% des voix, contre 27,32% pour le mouvement de Nicolas Sarkozy et 27,79% pour le Front National. Celui-ci pourrait donc départager gauche et droite aussi bien pour les résultats du 2nd tour dans les 19 cantons que comprend le département que lors d'un éventuel troisième tour en permettant l'élection du président du conseil départemental pour l'un ou l'autre parti. Pour le département du Doubs, Claude Jeannerot règne en maître sur le conseil général qui administre les collèges des 529 103 habitants de ce département, qui s'étale sur 19 cantons. Alors que la proportion de demandeurs d'emploi s'élève à 7,5% dans le département du Doubs (chiffres INSEE de 2011) soit moins que la moyenne nationale, Auxon-Dessus se différencie avec 8,1% de chômage, un élément tout sauf anodin au moment où le résultat économique de François Hollande est au coeur des angoisses des électeurs. Les résultats élections départementales du Doubs et d'Auxon-Dessus découleront donc de trois éléments : le niveau d'abstention, le résultat du FN et le vote blanc. En près de 2 années, le résultat du Rassemblement Bleu Marine a progressé de 11,71 points dans la zone d'Auxon-Dessus, dont les moins de trente ans représentent 36,94% des habitants. Cela montre que les résultats des départementales à Auxon-Dessus seront singulièrement observés dans le département du Doubs, et même en Franche-Comté. Pour l'essentiel, le résultat du parti de Marine Le Pen était de 28.33% aux européennes de 2014 (plus que la moyenne française) et de 16.62% aux élections présidentielles de 2014 (moins que la moyenne nationale). Auxon-Dessus couvre un canton aux problématiques variées. Dans la circonscription du canton de Besançon-3 : Les 1 868 votants à Auxon-Dessus pour ce canton devront choisir au 2e tour entre M. MERCIER Claude et Mme PAULIN Eliane (Europe-Ecologie-Les Verts, 33,62% à Auxon-Dessus) et Mme DALPHIN Marie-Laure et M. GONON Philippe (Union de la Droite, 27,32% à Auxon-Dessus) pour les représenter au sein du conseil général du Doubs. Lors du 1er tour, l'abstention à Auxon-Dessus se situait à 40,9%, soit moins que la moyenne du canton.Score du Front National / Rassemblement Bleu Marine au premier tour des élections à Auxon-Dessus\nAutour d'Auxon-Dessus, résultats des départementales\nMiserey-Salines Auxon-Dessous Geneuille Châtillon-le-Duc École-Valentin Tallenay A proximité : Miserey-Salines Auxon-Dessous Geneuille Châtillon-le-Duc Les résultats et l'ensemble des données figurant sur ces tableaux sont fournis par le Ministère de l'Intérieur\nSuggestions : Miserey-Salines Auxon-Dessous Geneuille Les départementales en direct


Devis chauffage écologique Festieux (02840)\nLe chauffage à énergie renouvelable à Festieux\nDifférents devis de poêle à bois à Festieux\nVous habitez à Festieux, mais vous ne connaissez pas le devis pour l’installation d’un chauffage à énergie renouvelable. Pour ce faire, il vous faut avant tout un poêle à bois bouilleur assez puissant pour réchauffer tout votre logement, et ce, en considérant le climat dans votre département (Aisne). Pour le calculer, l’expertise d’un installateur est indispensable.\nDifférents devis de pompe à chaleur à Festieux (02840)\nPour choisir la bonne pompe à chaleur pour votre piscine, consultez l’expertise d’un professionnel à Festieux. L’intérêt majeur de cette démarche est de ne pas se tromper sur l’équipement. Bien que le principe de fonctionnement entre une PAC pour maison et pour piscine soit similaire, des points sont à considérer : puissance de la pompe adaptée aux dimensions du bassin, modèle à choisir (air/eau ou sol/eau), etc. Ainsi, vous garantissez l’efficacité du chauffage de votre piscine. Normalement, la hausse de température est significative (de 15 vers 28 °C). Et une PAC est un système réversible vous permettant de rafraîchir l’eau lors des saisons chaudes.\nDifférents devis pour différentes méthodes à Festieux dans Aisne\nL’achat d’une pompe à chaleur air/air peut aller de 5 000 à 8 000 €. Elle se compose de plusieurs éléments dont leur installation nécessite l’intervention d’un professionnel à Festieux : l’unité externe se plaçant sur le mur du logement et comprenant un compresseur qui prélève les énergies dans l’air, un circuit rempli d’un liquide caloporteur transportant les calories et les transformant en chaleur grâce aux diffuseurs, des ventilateurs convecteurs qui répandent la chaleur dans l’air ambiant de chaque pièce. Tous ces équipements doivent être installés avec minutie pour une meilleure efficacité. Par ailleurs, un devis auprès d’un installateur est indispensable pour mesurer l’envergure des travaux à réaliser.\nPrix pompe à chaleur à Festieux\nEntretien pompe à chaleur à Festieux\nPompe à chaleur air eau à Festieux\nDerniere mise à jour : 17/09/2021 12:21:44


Libéralisation de l’espace audiovisuel en Côte d’Ivoire : Le dossier traîne, les Ivoiriens s’impatientent #CIV2010\nLe Nouveau Réveil N° 3231 du 6/11/2012\nEmploi des jeunes à Attécoubé : Le Dg de l’Agepe soutient le maire Danho\nLe Nouveau Réveil - 6/11/2012\nDestruction du marché de Port-Bouët 2, aujourd’hui : Les commerçants plaident pour un accord\nLe Nouveau Réveil - 5/11/2012\nUn nouveau billet de 500 Fcfa en circulation, dès le 30 novembre 2012 : La Bceao "répond aux attentes des opérateurs économiques"\nPr Jean-Baptiste Kouamé répond au curé Djéréké : « Quand un prêtre offense le chef de l’Etat et des évêques »\nPdci-Rda / Municipales à Cocody : Les structures spécialisées soutiennent N’goan Mathias\nLibéralisation de l’espace audiovisuel en Côte d’Ivoire : Le dossier traîne, les Ivoiriens s’impatientent\nPublié le mardi 6 novembre 2012 | Le Nouveau Réveil\nLibéralisation de l`espace audiovisuel : Le ministre de la Culture, Bandama Maurice reçoit le président de la HACA, Ibrahim Sy Savané\nLundi 16 janvier 2012. Abidjan. Cabinet du ministre de la Culture. Le ministre Bandama Maurice reçoit le président de la Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA), Sy Savané. Photo : Ibrahim Sy Savané\nL’Etat de Côte d’Ivoire s’est lancé, depuis 1990, dans un processus de libéralisation du secteur de l’audiovisuel. Il s’agit, au bout du parcours, d’autoriser, après souscription à un appel d’offres ou appel à candidatures, des opérateurs privés de droit ivoirien, à user des fréquences de radio diffusion sonore ou télévisuelle. Des discours ont été pondus, des engagements ont été pris à ce sujet, des promesses fermes ont été faites, mais les choses ne semblaient pas bouger. Après vingt-deux ans de réflexion, d’ateliers, de séminaires, de rencontres formelles et informelles, nocturnes et diurnes, c’est le gouvernement actuel qui a décidé de se jeter à l’eau. Le ministre de la Communication, Diakité Coty Souleimane, et le président de la Haute autorité de la Communication audiovisuelle (Haca), Ibrahim Sy Savané, ont affirmé, à maintes occasions, la détermination du gouvernement à faire aboutir ce projet au plus vite : « La libéralisation de l’audiovisuel est une affaire nationale », disait Sy Savané face à la presse le 6 février 2012. On avait même donné rendez-vous aux Ivoiriens pour le début de l’opération en mars 2012. Mais à l’épreuve du terrain, le démarrage de cette opération a été reporté en 2013. La marche vers cette libéralisation, contrairement à ce qui est annoncé, est timide, selon certains acteurs du secteur. C’est comme si l’Etat marchait sur des œufs. Pour eux, il y a bien une raison qui plombe la course vers la libéralisation totale de l’audiovisuel.\nA l’analyse, le contexte politique délétère actuel ne permettrant pas selon certaines voix, à l’Etat d’aller vite et à vau-l’eau. Malgré sa volonté affichée, l’Etat a-t-il peur de lâcher trop vite les manettes de l’information aux mains de privés qui pourraient en faire mauvais usage ? La question est d’importance et mérite que l’on s’y attarde. Mais pour en arriver là et pour mieux comprendre le contexte actuel dans lequel l’on conduit cette ouverture de l’espace audiovisuel, il faut faire, dans un flash-back, l’état des lieux.\nAvant 1990, la Radio diffusion télévision ivoirienne (Rti), groupe de chaînes d’Etat, occupait sans partage l’espace audiovisuel ivoirien. L’évolution de cet environnement audiovisuel de la Côte d’Ivoire a fait, il y a quelques années, l’objet d’une étude de "la Mission économique d’Abidjan" de l’Ambassade de France en Côte d’Ivoire, publiée sur le site de "Investir en zone franc", izf.net.\nCette étude a mis en évidence une volonté de l’Etat, d’abord, de diversifier et d’étendre les activités de la Rti. Au niveau de la télévision, il y a aujourd’hui des chaînes publiques, une chaîne nationale (Rti, la première devenue aujourd’hui Rti 1), et deux chaînes locales (Tv2 et Tv Bouaké). Ce sont des chaînes généralistes de service public. Avec l’avènement d’un opérateur privé qui, lui, met à la disposition des Ivoiriens des chaînes étrangères sous forme de bouquet, dès les premières initiatives de libéralisation du secteur audiovisuel, il se développe très vite la télévision à péage. Canal+Horizons-Sedaci (Société d’étude et de développement audiovisuel en Côte d’Ivoire) est aujourd’hui le seul fournisseur de chaînes à péage tant en analogique (Mmds et Hertzien) qu’en numérique (Rds, bouquet, le Sat/Dstv). L’Agence des télécommunications de Côte d’Ivoire (Atci) est chargée de louer les canaux et les fréquences aux différents opérateurs. Le territoire ivoirien est également couvert, selon l’étude de "La Mission économique d’Abidjan, par « des satellites qui diffusent gratuitement des chaînes variées venant d’Europe, d’Asie ou du Proche-orient (en analogique et en numérique) ». En 1996, Tv5 est commercialisées en complément des programmes de Canal+horizons. A cela, il faut ajouter des chaînes par satellites « Cfi et Tv5 en analogique, en clair sur le satellite Nss803, Cnn, en clair numérique sur le Nss803 ». Il y a aussi des chaînes arabes sur Arabsat. En analogique, il y a « Tv5 Orient, Cnn en anglais, Lbc, Mbc, Yemen Tv, Barbain Tv, Sudan Tv, Saudi Channel 1 et 2, Emirates média Channel, Abu Dhabi Tv, Kuwait Space Channel ». En numérique, il faut compter « Dubaï sport Channel, Abu Dhabi Tv, Future Tv, etc. ». Il est important de noter qu’avec la diffusion de ces chaînes étrangères, est né un phénomène nouveau en Côte d’Ivoire : « Le piratage par câblage de plusieurs usagers ». Malgré des mesures dissuasives prises par les opérateurs concernés, le mal a pris de l’ampleur. Dans le secteur des radios, à l’origine, la Côte d’Ivoire n’avait que "Radio Côte d’Ivoire", la station nationale diffusée en bande Fm dans la capitale et les stations étrangères (Rfi, Bbc, Africa n°1) sur les ondes courtes.\nMais très vite, le secteur se développe avec la libéralisation des ondes en modulation de fréquence en 1992 et l’attribution de licence et de concessions à des opérateurs privés. Des radios publiques nationales ou régionales aux stations Fm privées, en passant par des radios de proximité à caractère associatif et limitées en couverture (10km), ce sont plus de 150 stations de radios qui diffusent des programmes en Côte d’Ivoire. Le groupe Rti possède aujourd’hui, la radio nationale avec une couverture nationale (aujourd’hui, certaines zones du pays ne reçoivent pas les programmes de cette radio pour cause de crise depuis 2002), Fréquence 2 et radio Bouaké. Des radios privées ont fait leur apparition, notamment Nostalgie, (radio à capitaux majoritaires ivoiriens, affiliée à Nostalgie international, lancée en 1993), Radio Jam. Des radios privées internationales diffusent leurs programmes en Côte d’Ivoire. Parmi celles-là, il faut citer Bbc (couverture internationale et en Fm sur Abidjan, Bouaké et Korhogo), Rti et Africa n°1.\nLe premier test de la libéralisation de l’espace audiovisuel, c’est donc l’autorisation des radios de proximité. Ces radios dites locales émettent dans un rayon de 10km (zone d’émission autorisée). Ces radios sont financées par les municipalités, des conseils généraux ou des opérateurs privés. Elles ont pour but de sensibiliser les populations aux problèmes d’hygiène et de santé (la pandémie du Sida, par exemple). Ce qui veut dire qu’elles sont contraintes, dans le respect de leur cahier de charges, de ne se contenter que d’un rôle de seconde zone en ne faisant pas de l’information, par exemple.\nAu total, ce n’est pas maintenant que sonne l’heure de la libéralisation de l’espace audiovisuel. Elle a été mise en route depuis 1990. Ce qui apparait aujourd’hui comme un élément nouveau, avec la loi du 14 décembre 2004, fixant le régime juridique de la communication, c’est la prise en compte de la télédiffusion. Le processus a été longtemps. Cette fois sera-t-elle la bonne ?\nDepuis son indépendance en 1960 jusqu’à l’avènement, en 1990, du retour au multipartisme, la Côte d’Ivoire a maintenu son espace audiovisuel hors de portée des chaînes privées. La consolidation de la nation naissante et le maintien d’un environnement de paix semblaient avoir guidé les dirigeants d’alors dans leur décision de rendre restrictif l’espace audiovisuel. Il a donc fallu attendre longtemps avant que l’Etat ne se décide à étendre le champ de la libéralisation. En 2001, lors du Conseil des ministres du 25 juillet, le gouvernement prend la décision de libéraliser le secteur de l’audiovisuel afin de permettre la mise en place de nouvelles chaînes de radios et de télévisions.\nMais, selon le Directeur général de la Haute autorité de la communication audiovisuelle (Haca), Me René Bourgoin, « c’est aux termes de la loi du 14 décembre 2004 fixant le régime juridique de la communication audiovisuelle, que furent organisées formellement les modalités de la libéralisation, incluant cette fois la télévision ». La Haca est l’institution de régulation mise en place par ordonnance du 30 avril 2011 (remplaçant le Conseil national de la communication, (Cnca), qui a « la mission de la mise en œuvre effective de la libéralisation de la télédiffusion »\nMalgré la loi du 14 décembre 2004, qui a donné beaucoup d’espoir aux Ivoiriens, surtout aux maisons de production, le projet n’a pas connu un début de réalisation. La raison ? L’Etat ne s’était pas donné les moyens juridiques pour rendre applicable cette loi qui, en la matière, restait comme une maison inhabitable parce qu’inachevée. Le projet a donc marqué le pas tant et si bien que les opérateurs du secteur avaient rangé leurs matériels, entre 2001 et 2012. C’est seulement en février 2012 que le ministre Souleïmane Coty Diakité a présenté les deux décrets d’application adoptés par le gouvernement et signés par le président de la République. Ce sont le « décret n°2012-228 du 29 février 2012 fixant les règles et les procédures d’appel d’offres et d’appel à candidatures en vue des autorisations d’usage des fréquences de radiodiffusion sonore ou télévisuelle » et le « décret n°2012-229 du 29 février 2012 fixant les conditions d’exploitation d’usage des fréquences de radiodiffusion sonore et télévisuelle ». Me René Bourgoin précise que « relativement au 1er décret, (…) la procédure d’appel d’offres ne concerne que les radios et les télévisions commerciales, tandis que l’octroi des autorisations d’usage des fréquences pour radios et les télévisions non commerciales est, lui, régi par la procédure d’appel à candidatures ». Le dernier acte vers la libéralisation du secteur de l’audiovisuel a été la mise en place, le vendredi 20 juillet 2012, de la commission d’examen des dossiers d’appel d’offres ou d’appel à candidatures qui va se charger d’évaluer les dossiers de candidatures des radios et des télévisions privées qui vont être autorisées à émettre dans le cadre de la libéralisation de l’audiovisuel. Selon le ministre Diakité Coty, l’arrêté consacrant la nomination des membres de cette commission « vient parachever ce long processus ». Là encore, l’Etat a attendu longtemps avant de désigner les personnalités devant accomplir cette mission. Il s’agit d’un collège de neuf membres qui aura à dépouiller les offres et aura à choisir les opérateurs. Ce sont : « 1 représentant du ministère de la Communication (qui assure la présidence), 1 représentant du ministère de l’Intérieur, 1 représentant du ministère de l’Economie et des finances, 1 représentant du ministère de l’Environnement, 1 représentant du ministère de la Culture, 1 représentant du ministère de l’Education nationale, représentant de l’Agence des télécommunication de Côte d’Ivoire (Atci) ». La neuvième personne émane de la Haca et assure le secrétariat permanent.\nCette commission, prévue, selon le Directeur général de la Haca, à l’article 5 de la loi susvisée du 14 décembre 2004, a un rôle central dans le processus de libéralisation, de l’audiovisuel. Cette commission qui, s’agissant des appels d’offres et des appels à candidatures, décide de leur recevabilité, procède à l’ouverture des offres en séance publique, puis instruit et analyse les offres. Selon le Dg de la Haca, « il est utile de préciser que l’examen technique des dossiers s’opère sur la base des spécifications et des normes techniques des équipements proposés, ainsi que sur celle des paramètres de diffusion, de transmission et de réception, indiqués dans la soumission suivant les termes d’une annexe au décret, laquelle annexe a, bien sûr, la même valeur que le décret auquel il est joint ». A la suite de ce travail, un rapport technique faisant l’évaluation des offres soumises à son analyse est fait par la commission d’appel d’offres et d’appel à candidatures, laquelle procède au classement desdites offres. C’est une fois ce travail effectué que la commission transmet à la Haca le rapport technique détaillé pour décision. La Haca, à son tour, devra se réunir « pour arrêter la liste définitive des sociétés de droit privé ou associations auxquelles elle délivre les autorisations d’usage des fréquences de radio diffusion sonore et télévisuelle, pour une durée de 10 ans pour les télévisions et de 5 ans pour les radios », Cette autorisation est « subordonnée à la signature d’une convention entre la Haca, représentant l’Etat, et le candidat retenu après avis des ministères de la communication et de l’Economie et des finances ». Aujourd’hui, le constat est qu’aucun appel d’offres encore moins d’appel à candidature n’a été lancés. Au niveau de la commission d’examen des dossiers, on est au stade de la formation des membres. Le chemin est long et la démarche méticuleuse avec des pas hésitants et des précautions, quelque peu "maniacales". De quoi l’Etat a-t-il donc peur pour prendre autant de précautions ?\nDes pas hésitants de l’Etat\nIl est vrai que le processus de libéralisation de l’audiovisuel n’est jamais allé aussi loin dans sa réalisation qu’aujourd’hui, surtout avec une donnée essentielle, l’inclusion « de la libéralisation de la télédiffusion ». En réalité, c’est autour de ce dernier aspect d’une décision prise il y a environ vingt-deux ans que se situe l’enjeu véritable du débat. On l’a vu, depuis 1990, furent autorisées les radios privées commerciales ainsi que celles non commerciales, notamment les radios de proximité ou confessionnelles. Or, c’est seulement maintenant que l’Etat se donne les moyens de libéraliser la télédiffusion, même s’il y a une explosion en Côte d’Ivoire de la télévision à péage diffusée en bouquet. Car en réalité, ce n’est pas tous les Ivoiriens qui ont les moyens de s’abonner au bouquet. Le sentiment qui se dégage des pas hésitants de l’Etat est qu’on a peur de lâcher précipitamment les manettes. Au cours de sa conférence publique lors de la célébration à l’Istc de la journée mondiale de la liberté de la presse, Me René Bourgoin a dit à demi-mot cette crainte de l’Etat de voir la libéralisation de l’espace audiovisuel desservir la paix et la cohésion nationale : « Les enjeux, qu’ils soient politiques, économiques, culturels et sociétaux, technologiques et même géopolitiques, sont tels qu’il est impérieux de ne pas « se louper ». Il suffit de voir ce qui, hélas, s’est passé dans certains pays voisins pour se convaincre d’une libéralisation ratée ». En réalité, ce que la seconde personnalité de l’instance chargée de la mise en œuvre de cette ouverture de l’espace audiovisuel désigne par « libéralisation ratée », c’est l’éventualité que le paysage audiovisuel, ainsi libéralisé, tombe entre les mains de personnes indélicates, enjambant le cahier des charges, pour utiliser la télévision à des fins politiques. D’ailleurs, le contexte sociopolitique actuel encore délétère pourrait ne pas être favorable, selon certains Ivoiriens, dont des acteurs clés du secteur, à cette libéralisation. La limitation du nombre de chaînes de télévision concernées par la libéralisation à cinq (5) pourrait être l’un des signes des hésitations de l’Etat à aller à une libéralisation tous azimuts. Le montant astronomique du cautionnement accompagnant les dossiers d’appel d’offres et d’appel à candidatures a pour but d’avoir affaire à « des entreprises fiables » qui exploitent, dans le respect des lois, les fréquences qui vont être mises à leur disposition. Le décret n°2012-228 du 29 février 2012 fixe le montant comme suit : « 1 milliard F Cfa pour les télévisions commerciales, 400 millions de F Cfa pour les radiodiffusions sonores privées commerciales, 500 millions F Cfa pour les télévisions privées non commerciales, 03 millions F Cfa pour les radiodiffusions sonores privées non commerciales ». Pour Philippe Monhin, président de l’Union des maisons de production et producteurs audiovisuels de Côte d’Ivoire (Umaproci), «ces conditions sont difficiles pour les producteurs ivoiriens.» Il a clairement ajouté qu’aucun producteur privé ivoirien n’a les moyens de créer une chaîne de télé » en l’état actuel des choses.


Unitrade hobby Fiskars Outils de coupe\nFiskars ~ Outils de coupe\nWebdesign NemoSoftware Home Information Contact Plan d'accès Points de vente Liens\nCarton et Cotton\nFils et Elastiques\nGrains à fondre\nArticles 1 jusqu'à 22 de 22\nEAN Code : 007848419913\nGuillotine 22cm 5flls\nEAN Code : 335900005446\nMini massicot 22cm A5\nEAN Code : 641150119893\nMini massicot A4 30cm\nEAN Code : 002033502582\nMini Massicot Luxe 30cm\nEAN Code : 007848419908\nMassicot rot. portable 30cm\nEAN Code : 335990000058\nMassicot Bypass Procision 30cm\nEAN Code : 007848419675\nLames de rechange pour mini massicots Triple Track\nEAN Code : 335900005740\nTriple track titanium lames droite\nEAN Code : 007848419903\n2 Lames pliage Pour 9902 et 9908\nEAN Code : 002033500180\nBande de découpe 9902 - 9908\nEAN Code : 335990001630\nEAN Code : 007848416711\nCutter de précision 16cm\nEAN Code : 002033500186\nCutter de précision Finger Tip\nEAN Code : 007848419601\nLames de rechange (x5)\nEAN Code : 002033502576\nCutter de précision mini Lame piv\nEAN Code : 002033502577\nLames de rechange 4147\nEAN Code : 641150109521\nCutter Rotatif à poignée 45mm\nPermet d'obtenir un effet de dentelle et découpe sur plusieurs épaisseurs de carton fin, papier bristol, papier épais. Acier inoxydable et de qualité chirurgicale, livré dans une coque réutilisable. S'utilise avec les massicots rotatifs petit et grand formats, ainsi qu'avec le cutter rotatif, idéalement pour décorer les bordures de vos cartes et pages de scrapbooking.\nEAN Code : 007848409536\nLame rotative interchangeable Dentelle 45mm\nLame pré-découpage pour des travaux nécessitant une partie détachable sur du carton fin, papier bristol, papier épais. Acier inoxydable et de qualité chirurgicale, livré dans une coque réutilisable. S'utilise avec les massicots rotatifs petit et grand formats, ainsi qu'avec le cutter rotatif.\nEAN Code : 007848409537\nLame rotative interchangeable Pré-découpage 45mm\nConçue pour faire des pliages parfaits sur carton fin, papier bristol, papier épais. Acier inoxydable, livré dans une coque réutilisable. S'utilise avec les massicots rotatifs petit et grand formats, ainsi qu'avec le cutter rotatif.\nEAN Code : 007848409538\nLame rotative interchangeable Pliage 45mm\nEAN Code : 007848409596\nLames de rechange ancien 2 Pièces\nEAN Code : 007848419685


La Procure PARIS - réservation de livres numériquesval mcdermid - La Procure - Librairie généraliste avec une grande spécialisation en littérature religieuse PARIS\nUne série de suicides attire l'attention du profiler Tony Hill : les défuntes sont toutes des femmes ayant revendiqué leur engagement féministe sur Internet, et elles ont toutes été victimes de cyberharcèlement. Mais ces suicides en sont-ils vraiment? Quel genre de tueur en série chercherait à camoufler ainsi ses crimes? Et que signifient les livres de Sylvia Plath et de Virginia Woolf retrouvés à leurs côtés?\nL'enquête s'avère vertigineuse et Tony Hill est amené à refaire équipe avec Carol Jordan, encore fragilisée par ses propres démons. Avec l'aide d'une hackeuse de génie et d'une brigade d'élite, ils se lancent à la poursuite d'un tueur obsessionnel.\n3.238.250.105 (US) 1.414s


Revetement Mural Salle De Bain Facile A Poser | Conceptiondemeubles.com\n» Revetement Mural Salle De Bain Facile A Poser\nAvant de commencer il est important de preciser que les revetements muraux sont tres faciles a poser et peuvent meme etre poses sur du carrelage mais pas que la premiere etape de la pose est avant tout savoir dans quelle piece de votre maison vous souhaitez installer un revetement mural. Ideale dans une cuisine ou une salle de bain elle permet de combler les petites fissures et autres asperites sans etre oblige denduire les murs au prealable.\nSa pose est similaire a celle dun papier peint classique avec une pose par les et des gestes de marouflage.\nRevetement mural salle de bain facile a poser. Revetement mural salle de bain. A coller auto adhesifs clipsables a poser au rouleau les revetements sinstallent en un tour de main. Vous garantir le bon achat on y travaille tous les joursretrouvez chez leroy merlin notre selection de 150 produits pas chers au prix le plus juste sur un large choix de marques et de references disponibles en magasin ou livres rapidement a votre domicile.\n3 manieres dinstaller votre lambris. Carrelage mural pour salle deau faience lambris pvc ou encore peinture special salle de bains le choix du revetement mural est question de gout mais aussi de conditions de pose de budget dentretien et de support. La peinture pour carrelage nest pas tres onereuse et facile a poser.\nQuestion apparence on trouve une tres grande varieteen effet on peut en trouver de tous les motifs imitation pierre ardoise beton bois carrelage et dans toutes. Aujourdhui la salle de bains est une piece de vie a part entiere. La nouvelle tendance en matiere de deco devrait ravir les bricoleurs en herbe car les fabricants ont tout prevu.\nRevetement mural salle de bain facile a poser. La deco passe par les murs de la salle de bains. Un produit economique 100 etanche facile a poser meme sur votre ancien carrelage quand le reve du bricoleur devient realite.\nVous garantir le bon achat on y travaille tous les joursretrouvez chez leroy merlin notre selection de 150 produits pas chers au prix le plus juste sur un large choix de marques et de references disponibles en magasin ou livres rapidement a votre domicile. Les differentes couleurs peinture offrent de nombreuses idees pour relooker sa salle de bain. La toile ou fibre de verre est le revetement le plus resistant.\nVoici des revetements faciles a poser qui vous seduiront a coup sur. Elle offre la possibilite de donner un coup de jeune a votre carrelage demode et trop ancien. Elle laisse la place a la decoration pour devenir tendance et sinscrire dans le style de votre interieur.\nAuthentique moderne industriel decouvrez tous nos conseils pour embellir les murs de votre salle de bains avec du carrelage etou de la peinture. Le revetement mural grosfillex est le produit le mieux adapte. Et en plus ils sont beaux.\nCest une alternative tres interessante au traditionnel carrelage de salle de bain car encore plus rapide a poserla plaque camoufle les defauts des murs endommages ou irreguliers. Revetement mural salle de bain. Revetement mural salle de bain facile a poser.\nLe lambris pvc ou vinyle mural. Faites le plein didees pour votre salle de bain avec grosfillex. Elle est parfaite pour repeindre votre revetement mural.\nSol Et Mur Salle De Bain Quoi Choisir Pvc Salle De Bain Salle De Bains Lambris Murs Salle De Bain\nImitation Carrelage Mural Pour Salle De Bain Venus Et Judes\nRevetement Mural Salle De Bain Facile A Poser 2021 In 2020 Lighted Bathroom Mirror Interior Decor\nDouche A L Italienne Lambris Pvc Designs De Petite Salle De Bains Petites Salles De Bains Rustiques\nRevetement Mural Salle De Bain Achat Vente Pas Cher\nRevetement Mural Salle De Bain Facile A Poser Pose Carrelage Murale Salle De Bain Meubles Salon\npanneaux muraux revetement mural salle de bain facile a poser


Books to download about the subject Economie internationale - EBOOKEZVOUS\nHome Page > SAVOIRS > Economie > Economie internationale > All Economie internationale\nJean-François Hoarau , Laurent Didier Presses Universitaires Indianocéaniques - 1905-07-11 - PDF Ancienne puissance coloniale et première puissance commerciale au monde, l’Union européenne (UE) occupe une place privilégiée dans l’Océan Indien même si celle-ci est en net recul sur la période récente : l’UE représentait près de 40% des exportations de ces économies...\nJean-Claude Vérez Editions Ellipses - 2020-03-31 - ePub Tous les enjeux de l’économie mondiale d’aujourd’hui, avec :9 chapitres faisant le point sur les thèmes d’actualité (la mondialisation, l’Union européenne, le commerce mondial, les pays...\nJulie Michel P.I.E-Peter Lang S.A., Éditions Scientifiques Internationales - 2011-10-28 - PDF Le sujet de cet ouvrage porte sur l’internationalisation des activités de recherche et développement (R&D) des entreprises multinationales. En raison de l’augmentation des investissements directs à l’étranger dans les activités de R&D, cette recherche apporte de...\nLaure Clément-Wilz , Sylvaine Peruzzetto P.I.E-Peter Lang S.A., Éditions Scientifiques Internationales - 2014-02-05 - PDF La citoyenneté européenne est interrogée dans cet ouvrage par une approche interdisciplinaire sur ce qu’elle est, sur ce qu’elle pourrait être, sur ce qu’elle devrait être. En effet, la citoyenneté juridiquement proclamée mérite d’être mise en perspective par l’approche...\nJean Vercherand P.I.E-Peter Lang S.A., Éditions Scientifiques Internationales - 2016-09-09 - PDF, ePub Une Microéconomie en accord avec les faits ! Cet ouvrage est d’abord un manuel « classique » de microéconomie où sont présentés pédagogiquement tous les thèmes habituels qu’un étudiant en licence est censé devoir maîtriser. A cette fin, des exercices simples avec...\nBernard Schwengler , Patrice Canas De Boeck Supérieur - 2019-12-09 - ePub Cet ouvrage propose une synthèse des différentes thématiques relatives à l'économie de la mondialisation : domaines concernés, acteurs, conséquences économiques et sociales, controverses, théories. La présentation, sous forme de fiches constituées de cours et...\nMichel Dupuy Editions Ellipses - 2019-11-05 - ePub 35 fiches pour réviser tout le cours d'Économie internationale :les définitions à connaître, les erreurs à éviter, les points essentiels à retenir ;des exercices corrigés pour vérifier...\nHakim Ben Hammouda , Moustapha Kassé Coédition NENA/CODESRIA - 2019-11-29 - ePub no DRM L'expérience de modernisation de l'Afrique a été largement appuyée dans la période postcoloniale par les institutions de Bretton Woods. Ces expériences vont connaître un échec dès le début des années 80 avec la crise de la dette et la baisse vertigineuse des cours des...\nOlivier Pastré , Jean-Marie Chevalier Odile Jacob - 2002-02-01 - ePub Après les événements du 11 septembre, l’économie mondiale ne sera plus jamais la même. S’agit-il d’une véritable rupture ? Comment maîtriser les déséquilibres du système économique international ? Comment réduire les inégalités ? Des secteurs entiers ont été frappés de...


Chapelle Notre-Dame-de-Kerinec (Poullan-sur-Mer) - TripAdvisor\nTravel feed : Poullan-sur-Mer\nChapelle Notre-Dame-de-Kerinec, Poullan-sur-Mer\nNº 1 sur 3 choses à voir/à faire à Poullan-sur-Mer\n“Un coin de campagne riche en histoire et culture.”\nDans un cadre champêtre, s’élève la jolie chapelle Notre - Dame de Kerinec, étonnante par sa grande... lire la suite\nUne petite chapelle à découvrir dans les environs de Poullan-sur-Mer. L'édifice, superbe et remanié... lire la suite\nUn coin de campagne riche en histoire et culture.\nDans un cadre champêtre, s’élève la jolie chapelle Notre - Dame de Kerinec, étonnante par sa grande taille, sa forme rectangulaire et sa tourelle. Elle a connu différentes phases de construction du 12 e au 18 e siècles. Tout près d’elle, se dresse la Chaire...Plus\nUne petite chapelle à découvrir dans les environs de Poullan-sur-Mer. L'édifice, superbe et remanié au fil des siècles (du XIIIe au XVIIIe), est représentatif de l'école de Pont-Croix (pour la partie la plus ancienne). L'intérieur est assez sobre mais magnifique. A noter la chaire-calvaire et...Plus\n1 Merci Corto B\nObtenez des réponses rapides du personnel et personnes ayant visité le Chapelle Notre-Dame-de-Kerinec.


Coronavirus : Total offre du carburant aux personnels soignants - Le Parisien\nLe groupe pétrolier va débloquer jusqu’à 50 M€ pour offrir des bons d’achat aux personnels des hôpitaux.\nLe groupe pétrolier Total va débloquer jusqu’à 50 millions d’euros pour fournir du carburant aux personnels hospitaliers.\nLe 23 mars 2020 à 17h06\nTotal a annoncé lundi la mise à disposition de bons d'essence pour les personnels soignants hospitaliers, utilisables dans les stations du groupe pour un montant pouvant aller jusqu'à 50 millions d'euros. Le montant individuel de ces bons d'achat n'est pas encore connu.\nEn « concertation avec les autorités sanitaires », le groupe pétrolier met ces bons à disposition des hôpitaux, dont les directrices et directeurs sont invités à contacter le numéro 01.84.94.84.00 ou l'adresse covid19@total.com en vue de recevoir les dotations correspondant à leurs besoins.\n« Présent sur l'ensemble du territoire, Total partage le quotidien de celles et ceux qui, partout, luttent contre l'épidémie. C'est pourquoi le groupe a souhaité exprimer concrètement son soutien aux personnels de nos hôpitaux mobilisés pour la santé des malades », commente le PDG Patrick Pouyanné, cité dans un communiqué.


28 octobre 1914 : lire et parler d’art dans les tranchées – Les guerres d'hier au jour le jour\n28 octobre 1914 : lire et parler d’art dans les tranchées\nDans son journal à la date du 28 octobre 1914, André Kahn écrit notamment : « Qu’ai-je fait hier? j’ai terminé les « souvenirs de Tolstoï. Je ne sais pas si c’est par reconnaissance pour nos alliés, mais Tolstoï que je détestais m’est devenu sympathique. Il exprime simplement des impressions de gosse et des désirs de jeune homme que j’éprouvais moi-même. N’est-ce pas la caractéristique des génies d’exprimer ce que d’autres éprouvent et pensent confusément? J’ai appris quelques nouvelles mauvaises et bonnes : Raymond Schwab auteur de Regarde de tous tes yeux et de Mangeotte, écrivain original et pur est mort. Par contre, Bellinéi, un bon camarade nancéien, dont on avait pleuré la perte, n’est que prisonnier à Stuttgart. Sa compagnie vient d’en être informée. Alors je ne désespère pas d’apprendre un jour que notre Pierre Moreau vit encore. Enfin, j’ai discuté d’art avec Zelle et Dantel. Ils estiment comme moi que ce qui compte, c’est la vie, le mouvement, la pensée et l’évocation d’un sentiment chez le profane. Mes occupations sont fort paisibles et pacifiques depuis que les Boches nous fichent la paix! Aujourd’hui, bigre, ça change! On va avoir du travail, le canon tonne toujours. les Allemands s’en mêlent. Leurs révérends percutants, rappliquent. La fusillade ronronne. Nous devons attaquer ».\n28 octobre 1914 : ce que retiennent les journaux de la situation sur les fronts


Les cartes montrent les superficies de maïs et de soya pour 2020\n27 juillet 2020\nAu cours d'une année difficile, de nombreux agriculteurs ontariens peuvent être rassurés de savoir que leurs cultures sont protégées contre des risques indépendants de leur volonté. En 2020, 5,3 millions d'acres de cultures ont été assurés dans le cadre de l'Assurance-production, soit 300 000 acres de plus que l'an dernier.\nCartes des superficies assurées par comté\nLes cartes ci-après montrent les superficies de maïs et de soya en Ontario qui sont couvertes dans le cadre de l'Assurance-production pour l'année de production 2020.\nCette année, plus de 1,6 million d'acres de maïs et 2 millions d'acres de soya sont couverts par l'Assurance-production.\nMaïs : Acres assurés (2020)\nSoya : Acres assurés (2020)\nPendant les mois d'été, nous savons que les agriculteurs de tout l'Ontario surveillent la météo, surtout la pluie. Il n'est jamais garanti de recevoir la bonne quantité de pluie au bon moment, et trop peu ou trop de précipitations peut nuire aux exploitations agricoles.\nL'Assurance-production couvre les pertes causées par un risque assuré. Si vous subissez des pertes, signalez-les immédiatement à Agricorp afin que nous puissions vous aider avec les prochaines étapes.


Les Verts libéraux déposent leur initiative pour une taxe sur l'énergie\nLes Verts libéraux ont déposé ce lundi leur initiative populaire en faveur d'une réforme fiscale écologique à la Chancellerie fédérale.\nLes Verts libéraux déposent une initiative populaire pour une taxe sur l'énergie. Le PVL a eu de la peine à récolter les signatures nécessaires, a admis son président, le conseiller national Martin Bäumle (ZH).\nLe peuple devra peut-être se prononcer sur l'introduction d'une taxe sur l'énergie pour remplacer la TVA. Les Verts libéraux ont déposé lundi à la Chancellerie fédérale leur initiative populaire en faveur d'une réforme fiscale écologique. Le texte est muni de 108'721 signatures.\nCette initiative populaire est la première de l'histoire du parti, qui fête ses 5 ans cette année. Le PVL a eu de la peine à récolter les signatures nécessaires, a admis son président, le conseiller national Martin Bäumle (ZH). En juillet, il ne disposait encore que d'à peine plus de 40'000 paraphes.\nL'initiative va permettre de réaliser le tournant énergétique, a assuré le conseiller national Roland Fischer (LU). La nouvelle taxe proposée vise à encourager les économies d'énergie tout en offrant des avantages concurrentiels à l'économie suisse.\nLes énergies non renouvelables seraient imposées, contrairement au courant vert. Afin que la pression fiscale n'augmente pas, la TVA serait supprimée.\nLa taxe sur l'énergie serait calculée par kilowattheure (kWh) d'énergie primaire. Son taux serait fixé de sorte que son produit corresponde à un pourcentage déterminé du produit intérieur brut. Elle devrait rapporter autant de recettes que la TVA avant sa disparition. Chaque agent énergétique pourrait être assujetti à un taux différent.\nPour l'AVS aussi\nSi le financement de l'AVS n'était plus assuré, jusqu'à 13,1% du produit de la taxe sur l'énergie pourraient être utilisés à cette fin. En outre, 5% du produit non affecté de la taxe seraient employés à la réduction des primes de l'assurance maladie en faveur des classes de revenus inférieurs.\nDe nombreux ménages, consommateurs et PME profiteraient de l'abandon de la TVA, affirment les Verts libéraux. Des mesures d'encadrement et des délais transitoires devraient toutefois être introduits pour les groupes de population et les secteurs économiques touchés par le changement.


titre Quels sont les facteurs qui contribuent a la croissance ?\nLA CROISSANCE EST MESUREE PAR L’EVOLUTION DU PIB\nLES RETRAITEMENTS DU PIB\nLE PIB REEL OU EN VOLUME EN EURO CONSTANT\nLE PIB EN PPA\nLE PIB EST UN INDICATEUR CONTESTÉ\nLE PIB NE TIENT PAS COMPTE DE LA PRODUCTIVITÉ DOMESTIQUE\nNE TIENT PAS EN COMPTE L’ACTIVITÉ SOUTERRAINE\nNE PREND PAS LES EXTERNALITÉS\nEVALUE MAL LES ACTIVITÉS NON MARCHANDES\nMESURE MAL LE NIVEAU DE VIE\nMESURE MAL LA QUALITÉ ET LE DEVELOPPEMENT\nLA CROISSANCE EST INEGALE DANS LE TEMPS ET L’ESPACE\nLA CROISSANCE EST UN PHENOMENE IRREGULIER DANS LE TEMPS\nLA CROISSANCE EST IRREGULIERE DANS L’ESPACE\nDE LA CROISSANCE POTENTIELLE A LA CROISSANCE EFFECTIVE\nLA CROISSANCE EXTENTIVE\nL’AUGMENTATION DU FACTEUR TRAVAIL\nDUREE EFFECTIVE MOYENNE DU TRAVAIL\nAUGMENTATION DU FACTEUR CAPITAL\nDEFINITION ET MESURE DE LA PRODUCTIVITÉ\nLA PRODUCTIVITÉ APPARENTE DU TRAVAIL\nLA PRODUCTIVITÉ APPARENTE DU CAPITAL\nLA PRODUCTIVITÉ APPARENTE DES FACTEURS\nLE PARTAGE DE LA PRODUCTIVITÉ\nLA THEORIE DE LA CROISSANCE\nLES THEORIES RECENTES DE LA CROISSANCE\nLES THEORIES DE LA CROISSANCE EXOGENE\nLES THEORIES DE LA CROISSANCE ENDOGENE\nLe rôle du capital physique privé\nLe rôle du capital public\nLE CAPITAL INSTITUTIONEL\nI- LA CROISSANCE ECONOMIQUE\nLa croissance économique correspond à la croissance à long terme des richesses produites (somme de la valeur ajouté en volume) par les unités productives (entreprises [marchande], Etats, associations [non marchande] qui sont 50/50) résidentes sur le territoire.\nSi il s’agit d’une baisse de la production et si elle est a court terme (entre 2 trimestres et 1 an) on parle de récession. Si elle est à long terme (plus d’un an) on parle de dépression.\nLA MESURE DE LA CROISSANCE.\nProduit Intérieur Brut (PIB): mesure de la création de richesses (somme des valeurs ajoutées) marchandes et non marchande, des unités productives sur le territoire d’un pays pendant 1 an, et que ces unités productives soient nationales ou étrangères.\nValeur ajoutée : elle mesure la création de richesse d’une unité productive :\nValeur de la production – consommation intermédiaire.\nConsommation intermédiaire : biens et services achetés par les unités productives et détruits ou transformé pendant le processus de production.\nIl existe trois façons de calculer le PIB. (PIB mondiale 60.000Ṁ$ avec 15.000Ṁ$ pour les Etats-Unis ; 9000 pour la Chine ; 2700 pour la France)\ncalcul du PIB par la production : somme des Valeurs Ajoutés des unités des productions + TVA + les droits de douanes – les subventions.\ncalcul du PIB par la consommation :\nPIB = Consommation finale + Investissement + Exportation – Importation ± variations de stocks\n(Conso des ménages) (Conso des entreprises)\nConsommation de biens produits en France.\ncalcul du PIB par les revenus : PIB = Rémunération des salariés + Excèdent Brut Exploitation (rémunération des unités productives) + Revenu Mixtes (rémunérations des entreprises individuels) + [impôts sur la production – subventions] (payer l’Etat)\nLE PIB REEL OU EN VOLUME EN EURO CONSTANT.\nValeur de la production (PIB nom’)\nCroissance : 100 = 20 %\nLa croissance de 20% de la production en valeur est fictive. Elle n’est du qu’a l’augmentation des prix. On ne peut pas calculer une croissance avec des PIB nominaux.\nPIB nominal : le PIB nominal est le PIB en Euro courant, c’est à dire avant retraitement.\nPour connaître la véritable croissance, il faut raisonner en quantité, et utiliser le\nPIB réel (en volume ou euro constant) : le PIB réel permet d’éliminer l’incidence de l’inflation et de faire des comparaisons dans le temps.\nPIB réel = PIB nominal\nCroissance annuelle PIB nominal\nBase 100 de l’inflation\n= (2) 1610 (3) x 100\nEn 2002, le PIB nominal a connu une croissance de plus +0.6%, mais en réalité, cette croissance est fictive, elle est du à l’inflation car le PIB réel a en réalité baissé de -8.1%.\n⚠: la croissance mesure l’augmentation de la richesse, mais pas le niveau de richesse d’un pays. Par exemple, la Chine a une croissance plus importante que les USA mais les US sont plus riches que la Chine. Révérence\nLE PIB EN PPA EN (PARITE DU POUVOIR D’ACHAT)\nLe PIB en PPA permets de faire des comparaisons dans l’espace c’est à dire entre deux pays. Il est calculé en fonction du pouvoir d’achat d’un dollar dans chaque pays.\nPar exemple : si un dollar permet d’acheter deux fois plus de biens en chine qu’aux USA, Si les USA ont un PIB de 15.000 Ṁ$ et la Chine de 5000 Ṁ de dollars alors le PIB de la chine en PPA sera de 10.000 Ṁ$, tandis que celui des USA restera en 15.000Ṁ$.\nLe PIB par habitant :\nPour effectuer des comparaisons entre deux pays, il faut utiliser le PIB par Habitant. Comparer le PIB de la Chine et de la France n’a pas de sens, avec un pays de 1.3 Ṁ d’habitants et l’autre de ♡65millions d’habitant. On appelle le PIB le revenu moyen par tête/habitant.\nSi le PIB augmente moins vite que la population, le PIB par habitant baisse (et réciproquement).\nDans le temps : PIB réel\nDans l’Espace : PIBPPA/ Hab.\nLE PIB EST UN INDICATEUR CONTESTER\nLE PIB NE TIENT PAS COMPTE DE LA PRODUCTION DOMESTIQUE\nProduction domestique : il s’agit de la production réalisée au sein d’un ménage ou production bénévole.\nCe travail domestique représente une fraction importante de l’activité. Une enquête de l’INSEE en 2011 en France a évalué la production domestique à environ 26% du PIB avec des heures de travails valorisés au SMIC/horaire. La marchandisation de ces activités fait augmenter d’une façon artificielle le PIB (il faut que cela soit déclaré). Par exemple, le fait de faire lave son linge chez le pressing plutôt que de le laver soit même fait augmenter le PIB.\nLE PIB NE TIENT PAS COMPTE DE L’ECONOMIE SOUTERRAINE OU INFORMELLE\nL’économie souterraine ou informelle regroupe toutes les activités non déclarées. Elle est estimée à environ 6% du PIB en France et 27% en Grèce en 2008.\nRemarque : il est donc difficile de comparer les PIB de pays développés et de pays en développement car dans ses derniers la production domestique souterraine est beaucoup plus importante.\nLE PIB NE PREND PAS EN COMPTE LES EXTERNALITES\nExternalité positive ou négative: un agent économique crée un effet externe lorsqu’il procure a autrui par son activité un gain (externalité positive) ou une perte (externalité négative) sans contrepartie monétaire.\nAinsi le PIB ne prends pas en compte les dégâts de la croissance. Exemple : vente de tabac, d’armes, alcool… c’est « néfaste » pour la population mais c’est bon pour la croissance.\nDe même, le PIB ne valorise pas les externalités positives. Par exemple, une unité productive qui utilise des énergies renouvelables verra ses coûts augmentés et sa valeur ajoutée baissée.\nLE PIB EVALUE MAL LES ACTIVITES NON MARCHANDES\nPar définition, ces activités n’ont pas de prix de ventes, il est donc impossible de calculer leurs valeurs ajoutées. Ainsi ils sont compatibilités dans le PIB avec une évaluation de leurs valeurs ajoutées qui fait l’objet de critique (il est difficile de l’évaluer car c’est impossible de mesurer la valeur de la production).\nPIB MESURE MAL LE NIVEAU DE VIE\nLe PIB par habitant est une moyenne et ne donne pas d’indication de la répartition de la richesse.\nTout d’abord, il faut calculer le PIB par habitant, cependant ce dernier est une moyenne qui ne donne pas d’indication sur sa répartition. L’Indice de Gini apporte une information intéressante à ce sujet.\nLa Commission Stiglitz (US prix modèle) ; Sen (Inde Prix Nobel) ; Fitoussi (Français) mis en place par M. Sarkozy, propose d’utiliser le revenu disponible médian.\nLE PIB MESURE MAL LA QUALITE ET LE DEVELOPPEMENT\nFrançois Perroux (1901 – 1987) a distingué la notion de croissance qui est un phénomène quantitatif de la notion de développement qui est un phénomène qualitatif.\nQuantitatif  évaluation par des chiffres\nDéveloppement économique : ensemble des transformations des structures sociales économique, sociale, démographique, et institutionnelle qui en général accompagnent la croissance, la rend durable et améliore les conditions de vie de la population.\nPNUD (Programme des Nations Unis pour le Développement) a mis au point d’IDH a partir des travaux de l’économiste indien Amartya Sen.\nIndice de développement Humain (IDH) : c’est un indice composite (trois composantes) sans unité compris entre 0 et 1 (de l’absence de développement éco˚ à développement idéal) calculé par la moyenne géométrique des 3 indicateurs suivants :\n- le niveau de santé mesurer par l’espérance de vie à la naissance\n- le niveau de l’éducation mesuré par la moyenne d’années de scolarité des adultes et la moyenne prévu pour les enfants.\n- le niveau de vie mesuré par le Produit Nationale Brut par Habitant (PNB PPA /population)\nL’IDH a l’avantage d’introduire des éléments qualitatifs dans la mesure du développement (la santé et l’Education) et de montrer que la corrélation entre le niveau de vie et le développement n’existe pas toujours.\nEn $ 2005 PPA\nDurée moyenne scolarisation\nDurée attendue scolarisation\nCar exemple, le Koweït a un niveau de vie près de x9 supérieur (47925/5416) alors que l’IDH de Cuba est plus important. Ceci est dû à une meilleure éducation et à de meilleurs services de santé à Cuba.\nOn a reproché a l’IDH de ne pas prendre en compte les inégalités de genre et les inégalités de la répartition des revenus. Le PNUD a tenu compte de ces critiques a proposé d’autres indicateurs.\nColler le truc de l’Indice des inégalités de genre\nLA CROISSANCE EST INEGALE DANS LE TEMPS ET DANS L’ESPACE.\nPour mesurer la croissance sur le long terme, il faut calculer le Taux de Croissance Annuel Moyen.\nTCAM [ - 1 ] x 100. Avec n le nombre d’année.\n- 1] x 100 = 10%\nAinsi, la croissance annuelle moyenne de ce pays de 2009 à 2011 a été de 10% par an.\n2000  PIB de 12,580\n2007  PIB de 16.780\n⟺ 12,580 x (1,04201277894)7 = 16.780\nPIBFINAL = PIB INITIAL x (1+ TCAM) n\nSur une longue période, un TCAM relativement faible peut entrainer une augmentation du PIB.\nExemple : En 1900, le PIB était de 530, calculez le PIB en 2000 avec un TCAM de 2%.\n PIB en 2000 = 530 x (1,02)100 ≃ 3840.\nAinsi, une croissance économique de 2% sur un siècle provoque une très forte augmentation du PIB (il est multiplié par plus de 7)\nEn 1982, le PIB de la chine était de 100. Calculer le PIB en 2012 avec un TCAM de 10%.\n PIB2012 = 100 x (1.1)30 = 1745\nAinsi, en 30 ans, le PIB de la Chine a été multiplié par 17.\nDes TCAM présentant de faibles différences, aboutissent à des écarts importants de PIB sur des longues périodes.\nEn 1900, PIB de 100 : Pays 1 : TCAM de 2% et Pays 2 : TCAM de 2,5%\nPays 1 : TCAM de 2% = 100 x (1.02)100= 724\nPays 2 : TCAM de 2% = 100 x (1.025)100 = 1181\nLe Pays 2 est 50% plus riche que le Pays 1. Un TCAM sur une longue période peut provoquer des écarts très importants.\nAngus Madison est l’économiste qui a calculé le TCAM dans l’Histoire de l’humanité. Il a remarqué qu’en moyenne, sur le long terme, le Taux de Croissance Annuel Moyenne a été d’environ 0.5% jusqu’au XVIIIème siècle. Il a progressé ensuite des 2 révolutions industrielles. La croissance est donc un phénomène récent.\nLA CROISSANCE EST UN PHENOMENE IRREGULIER DANS LE TEMPS.\nLa deuxième Révolution industrielle (1870) repose sur le pétrole, l’électricité, la chimie et la sidérurgie… a connu une croissance deux fois plus importante que la première Révolution Industrielle fondée sur le charbon, la machine à vapeur, le textile…\nLa France de 1945 à 1975 a connu une forte croissance, on parle des 30 glorieuses.\nDepuis 1975, la croissance française est faible.\nLA CROISSANCE EST IRREGULIERE DANS L’ESPACE.\n UK, suivit de la Belgique et de la France, démarrent les premiers dans le cadre de la Première Révolution Industrielle.\n Les Etats- Unis, l’Allemagne et le Japon démarrent lors de la Deuxième Révolution Industrielle.\n A la sortie de la Seconde Guerre Mondiale, les Etats-Unis ont distancé les pays européens et le Japon. Ces derniers rattraperont leurs retards pendant les 30 glorieuses.\n le ralentissement qui affecte l’Economie mondiale depuis le milieu des années 1970 touche d’avantage les pays d’Europe et le Japon que les US.\n Les pays émergents profitent de la crise pour rattraper leur retard : ce sont d’abord les NPI d’Asie, qui sont Taiwan, SG, HK et Corée du Sud puis la Chine et l’Inde. Pour les pays l’Afrique et d’Amérique latine, les années 80 et 90 sont des décennies perdues. Et depuis les années 2000, ces pays connaissent une croissance élevée d’environ 5% par an. Celle-ci est dut notamment a l’amélioration des termes de l’échanges qui est une augmentation des prix de l’exportation > augmentation des prix des importations.\nEvolution des PIB mondial et régionaux (en milliards de dollars PPA en 2011)\nLe pourcentage de la production mondiale réalisée par les Pays développés et les Pays en Développement en 1973.\n1973 = PD : 15749 ÷ 21960 x 100 ≃ 28%\nPED : 6211 ÷ 21960 x 100 ≃ 72%\n2011 = PD : 50%\nPED : 50%.\nOn assiste à un basculement de la richesse vers les Pays du Sud. En 1973, les pays avancés réalisaient plus de 70% de la production mondiale et les PED moins de 30%. Aujourd’hui, la répartition est d’environ 50-50.\nCroissance potentielle : c’est la croissance maximale que peut obtenir un pays lorsqu’il mobilise tous ses facteurs de production (population active occupée et équipement) sans déclencher d’inflation. La croissance potentielle dépend de 3 éléments :\nl’Evolution de la population active occupée\nla croissance du stock de capital fixe\nl’Evolution du progrès technique et de la productivité\nCroissance potentielle (2012-2020, en %)