Logger de Fluxo série FL900 - PDF\nLogger de Fluxo série FL900\nDownload "Logger de Fluxo série FL900"\nMaria Eduarda Balsemão Valente\n1 DOC Logger de Fluxo série FL900 11/2014, Edição 7 Manual do Usuário\n3 Índice Especificações...3 Informações gerais...5 Informações de segurança...6 Uso de informações de risco...6 Avisos de precaução...6 Precauções em espaços confinados...7 Certificação...7 Certificação do modem sem fio...8 Aparelhos celulares...8 Visão geral do produto...10 Componentes do produto...11 Forneça energia ao Logger...12 Instalar as baterias...12 Anexar uma fonte de energia externa (opcional)...14 Inicialização do sistema...15 Instale o FSDATA Desktop em um computador...15 Anexar o logger ao computador...16 Anexar um sensor ou dispositivos externos ao logger...16 Anexar um módulo externo...18 Anexar um sampler...18 Interface do usuário...18 Programar uma unidade equipada com um modem...19 Configurar a conta sem fio...19 Instalar um cartão SIM (somente GPRS)...20 Configure uma conta baseada em modem GPRS...22 Anexar uma antena (opção sem fio)...22 Adicionar o logger ao servidor FSDATA...22 Configurar o logger para comunicação remota...23 Verificar a telemetria (opção sem fio)...24 Verifique a telemetria com o FSDATA Desktop...25 Solução de problemas de telemetria...25 Usar a opção de SMS móvel...25 Comunicação Modbus...26 Configuração básica...26 Fazer um programa básico de logger...26 Calibrar o sensor com o Assistente de Calibração...27 Instalação no local...28 Pendurar com um cabo...28 Instalar em um suporte de parede...29 Manutenção...29 Como limpar o instrumento...29 Substituir as baterias...29 Substituir o dessecante\n4 Índice Solução de problemas...30 Falha de comunicação...30 Peças e acessórios de reposição\n5 Especificações As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Especificação Dimensões (L x P x A) Caixa Classificação ambiental Peso (modelo FL900) Temperatura de operação Temperatura de armazenamento Alimentação de energia Vida da bateria Detalhes 25,4 x 22 x 40 cm (10,0 x 8,7 x 16,0 pol.) Espuma estrutural PC/ABS NEMA 6P/IP68 (24 horas em submersão de 1,8 m (6 pés)) 4,5 kg sem baterias, 6,3 kg com 2 baterias e 8,2 kg com 4 baterias 18 a 60 ºC (0 a 140 ºF) a 95% de UR 40 a 60 ºC ( 40 a 140 ºF) 8 a 18 V CC de baterias ou fonte externa de energia, máx. de 2,5 W Varia com o tipo de sensor, os intervalos de registro, a telemetria e o ambiente. Para um intervalo de registro de 15 minutos, sem modem, quatro baterias de 6V em temperatura ambiente: Sensor Flo-tote dias Sensor de velocidade da área com Analisador AV dias Sensor Flo-Dar 185 dias Sensor ultrassônico 456 dias Observação: Para uso mais prolongado com Bateria de Longa Duração, PN Categoria de instalação Classe de proteção I III Grau de poluição 1 Portas de sensor Dispositivos primários Conectores 1, 2 ou 4 portas Contém algoritmos para oferecer suporte aos dispositivos primários que são exibidos em Tabela 1. Conectores de aço inoxidável Canais do datalog Máximo de 16 Alarmes Ações do alarme Intervalos de registro Máximo de 16 alarmes de canal com opções alto/alto, alto, baixo, baixo/baixo. Os alarmes do sistema incluem bateria baixa, bateria RTC baixa, memória slate baixa, memória slate cheia, tempo limite do sensor, ID do sensor. Inicie o sampler, altere o intervalo de registro, altere o intervalo de chamada, envie um ou uma mensagem de texto (SMS) do logger ou servidor. Observação: Taxas de SMS podem ser aplicáveis. Nem todos os tipos de alarmes estarão disponíveis em todas as operadores de telefonia móvel e planos de serviços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 ou 60 minutos Intervalos primários e secundários para geração dinâmica de registros Armazenamento de dados Log de evento: máximo de 1000 eventos em uma memória flash não volátil Histórico de amostras: máximo de 2000 eventos de amostra em memória flash não volátil Datalog: pontos de dados; 1128 dias para 3 canais em intervalos de registro de 15 minutos Português 3\n6 Especificação Comunicação com PC Detalhes USB RS232 (taxas de transmissão: 9600, 19200, 38400, 57600, ) Comunicação remota (opcional) Protocolos Modem sem fio: CDMA 2000, 1xRTT (somente EUA); 2G, 3G GPRS (EUA e Canadá) Modbus RTU (RS232) SMS com destino móvel SMS com origem móvel Precisão da base de tempo Sensores suportados Interface do sampler Certificações ±0,002%, sincronizada a cada 24 horas com software do servidor e modem Flo-Dar, Flo-Dar com SVS, Flo-Tote, Medidor de Chuva, Ultrassônico, Velocidade de área submersa 1, Sigma Compatível com Sigma 900 Standard, Sigma 900 Max e Hach SD900 para oferecer suporte à amostragem de ponto de ajuste, medição de ritmo de fluxo e registro de histórico de amostras Logger: CE Fonte de energia AC opcional: padrões UL/CSA (cetlus)/ce Modems: FCC, IC, outros podem estar disponíveis entre em contato com o fabricante para obter mais informações. Garantia 1 ano Tabela 1 Dispositivos primários compatíveis Dispositivos primários Tipo Detalhes Weir Fenda em V Fenda de 22,5 120 Retangular contraído Retangular não contraído Cipolletti Fenda em V composta ThelMar Fenda de 22,5 120, 0 61 cm (0 24 pol) altura da fenda, contraída e não contraída 6, 8, 10, 12 e 15 pol Bocais Kennison 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 30 ou 36 pol diâmetro, com metade e sem metade California Pipe 91 cm (36 pol.) de diâmetro e menos 1 Este dispositivo é conectado por meio de um módulo externo. Consulte a Dispositivos externos na página Português\n7 Tabela 1 Dispositivos primários compatíveis (continuação) Dispositivos primários Tipo Detalhes Calhas Parshall 1, 2, 3, 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, 144, 180, 240, 300, 360, 480 e 600 pol largura do gargalo Palmer-Bowlus 4, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 36, 42, 48, 60 e 72 pol calha Leopold-Lagco 4, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 21, 24, 27, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66 e 72 pol diâmetro do tubo HS H HL Trapezoidal calha de 0,4, 0,6, 0,8 e 1 pé calha de 0,5, 0,75, 1, 1,5, 2, 2,5, 3 e 4,5 pés calha de 3 e 4 pés 12 pol. 45 SRCRC, 2 pol 45 WSC, 8 pol 60 V, pequena de 60 V, grande de 60 V e extra grande 60 V Cutthroat 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48 e 72 pol largura do gargalo, 8, 36, 54 e 108 pol comprimento do cutthroat retangular RBC calha de 50, 75, 100, 150 e 200 mm Montana 1, 2, 3, 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, 144, 180, 240, 300, 360, 480 e 600 pol largura do gargalo British retangular 1, 2, 3, 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, 144, 180, 240, 300, 360, 480 e 600 pol largura do gargalo San Dimas Mais de 0 pol. calha Equações de Manning Circular Mais de 0 pol. de diâmetro, inclinação de 0-1, coeficiente de aspereza 0,0010-0,75 Retangular Trapezoidal Formato em U Mais de 0 pol. de largura, mais de 0 pol. altura do canal, inclinação de 0-1, coeficiente de aspereza de 0,0010-0,75 Mais de 0 pol. largura inferior, mais de 0 pol. altura da parte trapezoidal do canal, mais de 0 pol. largura superior, inclinação de 0-1, coeficiente de aspereza de 0,0010-0,75 Mais de 0 pol. de diâmetro, mais de 2 pol. altura do canal em pol., inclilnação de 0-1, coeficiente de aspereza de 0,0010-0,75 Velocidade de área Circular Retangular Trapezoidal Formato em U Tabela da área de nível Tabela de 60 pontos Tabelas Head flow Tabela de 60 pontos Informações gerais Em hipótese alguma o fabricante será responsável por danos diretos, indiretos, especiais, incidentais ou consequenciais resultantes de qualquer defeito ou omissão neste manual. O fabricante reserva-se o direito de fazer alterações neste manual e nos produtos aqui descritos a qualquer momento, sem aviso ou obrigação. As edições revisadas podem ser encontradas no site do fabricante. Português 5\n8 Informações de segurança A V I S O O fabricante não é responsável por quaisquer danos devido ao uso ou aplicação incorreta deste produto, incluindo, sem limitação, danos diretos, acidentais ou consequenciais, e se isenta desses danos à extensão total permitida pela lei aplicável. O usuário é unicamente responsável por identificar riscos críticos de aplicação e por instalar os mecanismos apropriados para proteger os processos durante um possível mau funcionamento do equipamento. Leia todo o manual antes de tirar da embalagem, montar ou operar esse equipamento. Preste atenção a todas as declarações de perigo e cuidado. Caso contrário, o operador poderá sofrer ferimentos graves ou o equipamento poderá ser danificado. Certifique-se de que a proteção oferecida por este equipamento não seja afetada. Não use nem instale este equipamento de nenhuma outra forma além da especificada neste manual. Uso de informações de risco P E R I G O Indica uma situação potencial ou iminentemente perigosa que, se não for evitada, resultará em morte ou lesão grave. A D V E R T Ê N C I A Indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode resultar em morte ou ferimento grave. C U I D A D O Indica uma situação potencialmente perigosa que pode resultar em ferimento leve a moderado. A V I S O Indica uma situação que, se não evitada, pode causar danos ao instrumento. Informações que necessitam de uma ênfase especial. Avisos de precaução Leia todas as etiquetas e rótulos fixados no instrumento. Caso não sejam observadas, podem ocorrer lesões pessoais ou danos ao instrumento. Um símbolo no instrumento tem sua referência no manual com uma medida preventiva. Este é o símbolo de alerta de segurança. Acate todas as mensagens de segurança que seguem este símbolo a fim de evitar lesões potenciais. Se o símbolo estiver no instrumento, consulte o manual de instruções para obter informações sobre a operação ou segurança. Este símbolo indica que existe um risco de choque elétrico ou de eletrocussão. Este símbolo identifica a presença de dispositivos sensíveis a Descargas eletrostáticas (ESD) e indica que deve-se tomar cuidado para evitar dano ao equipamento. Este símbolo indica ondas de rádio. O equipamento elétrico marcado com este símbolo não pode ser descartado em sistemas de descarte público ou doméstico europeus. Devolva equipamentos antigos ou no final da vida útil para o fabricante para descarte, sem custo adicional para o usuário. 6 Português\n9 Precauções em espaços confinados P E R I G O Perigo de explosão. Treinamento em testes pré-entrada, ventilação, procedimentos de entrada, procedimentos de evacuação/resgate e práticas de trabalho de segurança são necessárias antes de entrar em espaços confinados. As informações a seguir são fornecidas para ajudar os usuários a entenderem os perigos e os riscos associados com a entrada em espaços confinados. Em 15 de abril de 1993, a decisão final da OSHA sobre o CFR , Autorização Requerida para Espaços Confinados, se tornou lei. Este padrão afeta diretamente mais de locais industriais nos EUA e foi criado para proteger a saúde e a segurança dos trabalhadores em espaços confinados. Definição de um espaço confinado: Um espaço confinado é qualquer local ou recinto que apresente (ou tenha potencial imediato para apresentar) uma ou mais das seguintes condições: Uma atmosfera com uma concentração de oxigênio menor que 19,5% ou maior que 23,5% e/ou uma concentração de sulfeto de hidrogênio (H 2 S) que seja maior que 10 ppm. Uma atmosfera que possa ser inflamável ou explosiva devido a gases, vapores, névoas, poeira ou fibras. Materiais tóxicos que, mediante contato ou inalação, podem causar lesões, danos à saúde ou morte. Os espaços confinados não são feitos para ocupação humana. Os espaços confinados têm uma entrada restrita e contêm riscos conhecidos ou potenciais. Exemplos de espaços confinados incluem câmaras subterrâneas, chaminés, tanques, subterrâneos de troca e outros locais semelhantes. Os procedimentos de segurança padrão devem sempre ser obedecidos antes da entrada nos espaços confinados e/ou locais onde possam estar presentes gases perigosos, vapores, névoas, poeiras ou fibras. Antes de entrar em um local confinado, encontre e leia todos os procedimentos relacionados à entrada em um espaço confinado. Certificação Canadian Radio Interference-Causing Equipment Regulation (Regulamentação para equipamentos de rádio causadores de interferência do Canadá), IECS-003, Classe A: Os registros de testes de comprovação encontram-se com o fabricante. Esse aparato digital Classe A atende todas as exigências das Regulamentações de Equipamento que Causam Interferência do Canadá: CAN ICES-3(A)/NMB-3(A). Cet appareil numèrique de classe A répond à toutes les exigences de la réglementation canadienne sur les équipements provoquant des interférences. FCC parte 15, limites Classe "A" Os registros de testes de comprovação encontram-se com o fabricante. O dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita às seguintes condições: 1. O equipamento não deve causar interferência prejudicial. 2. O equipamento deve aceitar todas as interferências recebidas, inclusive interferências que podem causar funcionamento indesejado. Alterações ou modificações a este equipamento não aprovadas expressamente pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário de operar o equipamento. Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites de dispositivo digital Classe A, de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC. Esses limites foram estabelecidos para proporcionar uma razoável proteção contra interferências nocivas quando o equipamento for operado em ambientes comerciais. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de rádiofrequência e, se não instalado e usado de acordo com o manual de instruções, pode causar interferências prejudiciais às comunicações de rádio. É provável que o funcionamento deste equipamento em área residencial possa causar interferência indesejada, caso em que o usuário será solicitado a corrigir a Português 7\n10 interferência por conta própria. As seguintes técnicas podem ser usadas para reduzir problemas de interferência: 1. Desconecte o equipamento de sua fonte de alimentação para verificar se ele é ou não a origem da interferência. 2. Se o equipamento está conectado à mesma tomada do dispositivo que está sofrendo interferência, conecte o equipamento a uma tomada diferente. 3. Afaste o equipamento do dispositivo que estiver recebendo a interferência. 4. Reposicione a antena de recebimento do dispositivo que está sofrendo interferência. 5. Tente algumas combinações das opções acima. Certificação do modem sem fio O dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Regras da FCC e com o(s) padrão(ões) RSS de isenção de licença da Industry Canada. A operação está sujeita às seguintes condições: 1. O equipamento não deve causar interferência prejudicial. 2. O equipamento deve aceitar todas as interferências recebidas, inclusive interferências que podem causar funcionamento indesejado. Alterações ou modificações a este equipamento de comunicação sem fio não aprovadas expressamente pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário de operar o equipamento. Qualquer alteração ao equipamento anulam a certificação e a concessão FCC da Industry Canada. Alterações e modificações incluem qualquer modificação aos modems sem fio e antenas associadas, incluindo os cabos da antena. Siga as recomendações do fabricante para instalação do produto, configuração e operação sem fio. Aparelhos celulares A V I S O A segurança de rede e de ponto de acesso é responsabilidade do cliente que utiliza o instrumento sem fio. O fabricante não será responsável por quaisquer danos indiretos, especiais, incidentais ou consequentes causados por uma violação na segurança da rede. A D V E R T Ê N C I A Cuidados com marca-passo. Se ocorrer interferência eletromagnética (EMI), é possível: Interromper os pulsos estimulantes do marca-passo que controlam o ritmo do coração. Fazer com que o marca-passo forneça pulsos irregulares. Fazer com que o marca-passo ignore o ritmo do coração e forneça pulsos a um intervalo definido. Pesquisas atuais mostram que aparelhos celulares não apresentam um problema significativo de saúde para portadores de marca-passo. No entanto, pessoas com marca-passo devem tomar precauções a fim de garantir que seus dispositivos não causem nenhum problema. Mantenha o dispositivo a um mínimo de 20 cm (7,9 pol.) de distância do usuário. C U I D A D O Perigo de radiação eletromagnética. Certifique-se de que a antena seja mantida a uma distância mínima de 20 cm (7,9 pol.) de toda a equipe em uso normal. A antena não pode ser reposicionada ou operada em conjunto com qualquer outra antena ou com outros transmissores. C U I D A D O Perigo de radiação eletromagnética. Em aplicações portáteis, não use o modem dentro de 20 cm (7,9 pol.) de distância do usuário. Aprovações regulatórias de dispositivos de RF 8 Português\n11 Modem MTSMC-EV3-IP-N3 (Classe do equipamento: transmissor licenciado PCS, módulo de banda dupla CDMA/GPS): FCC: aprovado como dispositivo modular com a Concessão de Autorização TCB. FCC ID: RI7DE910-DUPLO IC: Aprovado como dispositivo modular com o Certificat D'Acceptabilite' Technique C-REL ID: 5131A-DE910Dual Modem MTSMC-H5-IP (Transmissor licenciado PCS, módulo WWAN): FCC: aprovado como dispositivo modular com a Concessão de Autorização TCB. FCC ID: RI7HE910 IC: Aprovado como dispositivo modular com o Certificat D'Acceptabilite' Technique C-REL ID: 5131A-HE910 Tabela 2 Alimentação para o modem CDMA Norma FCC para peças Faixa de frequência (MHz) Saída (watts) 22H 824,7 a 848,31 0,30 24E 1.851,25 a 1.908,75 0,274 Modem celular MTSMC-EV3-IP-N3 (CDMA) Importantes condições de concessão da FCC: A alimentação exibida em Tabela 2 é conduzida por RF. O ganho máximo da antena é de 5.12 dbi para parte 22H e 6.12 dbi para parte 24E. O ganho máximo da antena inclui a perda do cabo para conformidade com os limites de alimentação, exigências de exposição RF e as exigências de exclusão categóricas de Instale a(s) antena(s) para esse transmissor de forma que exista uma distância mínima de 20 cm (7,9 pol.) de distância de todas as pessoas. Instale a(s) antena(s) para esse transmissor de modo que a antena não transmita ao mesmo tempo que outras antenas ou transmissores. Somente use esse dispositivo para integração OEM em produtos host. A instalação pelo cliente ou usuário final não é permitida. Usuários finais e integradores OEM devem receber as informações necessárias para satisfazer a conformidade com exposição RF. Tabela 3 Alimentação para o modem GPRS Norma FCC para peças Faixa de frequência (MHz) Saída (watts) Indicador de emissão 22H 824,2 a 824,2 1, KGXW 22H 824,2 a 848,8 0, KG7W 22H 826,4 a 846,4 0,446 4M20F9W ,4 a 1.752,6 0,226 4M20F9W 24E 1.850,2 a 1.909,8 0, KGXW 24E 1.850,2 a 1.909,8 0, KG7W 24E 1.852,4 a 1.907,6 0,243 4M20F9W Modem celular MTSMC-H5-IP (GPRS): Importantes condições de concessão da FCC: A alimentação exibida em Tabela 3 é conduzida por RF. O ganho máximo da antena é de 5.22 dbi para parte 22H, 3.31 dbi para parte 24E e 6.45 dbi para parte 27. O ganho máximo da antena inclui a perda do cabo para conformidade com os limites de alimentação, exigências de exposição RF e as exigências de exclusão categóricas de Instale a(s) antena(s) para esse transmissor de forma que exista uma distância mínima de 20 cm (7,9 pol.) de distância de todas as pessoas. Instale a(s) antena(s) desse transmissor de forma que a antena não transmita ao mesmo tempo que outras antenas ou transmissores que não estejam na descrição deste ID (identificador) da FCC, exceto se estiver em conformidade com os procedimentos do produto multitransmissor da FCC. O produto final que opera com esse transmissor deve incluir instruções de operação e instruções de instalação da antena para usuários finais e instaladores, para satisfazer as exigências de conformidade com exposição RF. A conformidade desse dispositivo com todas as configurações finais é de Português 9\n12 responsabilidade do beneficiário. O envio de uma solicitação de alteração de permissão Classe II que inclui os dados aplicáveis para exposição RF, emissões falsas, ERP/EIRP e autenticação de módulo/host ou uma nova aplicação pode ser necessário para instalação desse dispositivo em produtos finais. Esse dispositivo contém funções GSM que não são operacionais nos EUA. Essa solicitação somente é aplicável para operações nos EUA. Visão geral do produto Os loggers de fluxo da série FL900 são usados para estudos de monitoramento de fluxo de canal aberto como I&I (inflow & infiltration), CSO (combined sewer overflow), capacidade e planejamento e monitoramento de corrente de águas pluviais. Os dados são coletados a partir dos sensores anexados e registrados para recuperação futura. Os sensores podem ser adicionados ou alterados em campo. Dependendo do modelo, até quatro sensores podem ser conectados. Os dados podem ser recuperados diretamente através de um cabo USB ou RS232 ou remotamente através de uma rede sem fio com FSDATA Desktop e software de servidor FSDATA. Consulte Figura 1. Os loggers da série FL900 podem também ser conectados a uma fonte de energia externa, medidor de chuva ou serem usados para medir o ritmo de um sampler Sigma. A opção sem fio e o número de conectores disponíveis variam conforme o modelo do logger. Consulte a Figura 2 e a Figura 3. Figura 1 Visão geral do sistema com opção sem fio 10 Português\n13 Figura 2 Conectores lado 1 1 Sensor (todos os modelos) 3 Computador cabo USB ou RS232 (todos os modelos) 2 Sensor (somente FL902, FL904) 4 Auxiliar energia auxiliar ou sampler (todos exceto FL900) Figura 3 Conectores lado 2 1 Sensor (somente FL904) 3 Opção de antena (todos exceto FL900) 2 Sensor (somente FL904) 4 Medidor de chuva (todos exceto FL900) Componentes do produto Certifique-se de que todos os componentes foram recebidos. Consulte a Figura 4. Se houver itens ausentes ou danificados, entre em contato imediatamente com o fabricante ou com um representante de vendas. Português 11\n14 Figura 4 Componentes do Logger da série FL900 1 Registrador 3 Anel em D com trava com rosca 2 Cabo, suspensão 4 Baterias, alcalinas de 6 V (4x) Forneça energia ao Logger Instalar as baterias A D V E R T Ê N C I A Risco de explosão. A instalação incorreta das baterias pode causar liberação de gases explosivos. As baterias devem ser do mesmo tipo químico aprovado e ser inseridas com a orientação correta. Não misture baterias novas com antigas. A D V E R T Ê N C I A Perigo de incêndio. Não é permitida a substituição da pilha. Use somente baterias alcalinas. A V I S O Não aperte a tampa excessivamente. Aperte até a tampa apenas tocar no anel de vedação e, em seguida, aperte de um quarto a metade de uma volta, no máximo, a partir do contato do anel de vedação. Mantenha o anel de vedação lubrificado com graxa de silicone. O instrumento pode usar duas ou quatro baterias de 6 v para energia. Use duas baterias para uso por um curto período ou quatro baterias para uso de longa duração (para obter a vida útil da bateria, consulte Especificações na página 3). Quando somente duas baterias forem usadas, coloque ambas as baterias no mesmo lado do compartimento (A-A ou B-B). Consulte as etapas ilustradas seguintes. Alterações na temperatura e pressão podem dificultar a remoção manual da tampa do compartimento da bateria. Se isso ocorrer, uma ferramenta poderá ser usada para remover a tampa (Figura 5). 12 Português\n15 Figura 5 Remoção da tampa da bateria 1 2 Português 13\n16 3 Anexar uma fonte de energia externa (opcional) A D V E R T Ê N C I A Risco potencial de explosão. O instrumento não é aprovado para uso em locais perigosos. O instrumento pode ser alimentado por bateria externa de longa vida, uma fonte de alimentação SD900 ou outra fonte que possa fornecer energia no intervalo especificado (consulte as Especificações na página 3 e Peças e acessórios de reposição na página 30). Se o logger possuir tanto alimentação externa como baterias internas, as baterias internas serão usadas como uma fonte de energia auxiliar. Quando a energia externa cai para menos de aproximadamente 9 V, as baterias internas fornecem energia até a tensão da fonte externa ficar acima de 9 V. 1. Instale a fonte de energia externa em um local seguro próximo ao logger. Certifique-se de obedecer todas as precauções de segurança para a fonte de energia. 2. Anexe um cabo da fonte de energia ao conector AUX no logger (Figura 6). 3. Alimente a fonte de energia, se aplicável. 14 Português\n17 Figura 6 Opções de energia externa 1 Cabo de energia com 2 condutores (Figura 7) 3 Fonte de energia SD900 2 Cabo do adaptador de energia 4 Bateria de vida útil prolongada Figura 7 Fiação do cabo de energia com 2 condutores 1 Energia AWG 16 vermelho 2 Comum AWG 16 preto Inicialização do sistema Instale o FSDATA Desktop em um computador Antes de o FL900 Logger ser conectado a um computador, certifique-se de que o FSDATA Desktop esteja instalado no computador. O FSDATA Desktop está disponível em Português 15\n18 Anexar o logger ao computador Pré-requisito: Certifique-se de que o FSDATA Desktop esteja instalado no computador. Conecte somente um logger ao computador. 1. Anexe o logger ao computador (Figura 8). 2. Quando um cabo USB é conectado pela primeira vez, o assistente Novo hardware encontrado é aberto. Execute o assistente de novo hardware para instalar o driver USB para o logger. Ao concluir, a mensagem "Seu novo hardware está instalado e pronto para usar" será exibida. Caso o assistente não funcione ou a instalação falhe, entre em contato com o Suporte Técnico da Hach Flow para auxiliá-lo na solução do problema específico de seu sistema operacional. Figura 8 Anexar o logger a um computador Anexar um sensor ou dispositivos externos ao logger Pré-requisito: Certifique-se de que o status da conexão seja "não conectado". A D V E R T Ê N C I A Locais perigosos do sensor e Perigos de exposição a RF. Alguns sensores apresentam perigos de exposição à radiação de RF e são usados em atmosferas explosivas. Consulte as advertências e instruções do manual do sensor antes de conectar um sensor ao logger. O número de sensores que podem ser anexados ao logger varia conforme o modelo do logger. Alguns sensores devem ser anexados a um módulo externo que é utilizado como interface entre o sensor e o logger. Figura 10 mostra o módulo Analisador de Velocidade da Área AV9000 no lado do logger e a conexão com um sensor de área/velocidade submerso. 16 Português\n19 1. Se o cabo do sensor possuir conectores em ambas as extremidades, prenda primeiro o cabo ao sensor. 2. Anexe o sensor (ou módulo) a qualquer porta de SENSOR no logger (Figura 9 ou Figura 10). Aperte o conector manualmente. Observação: Para medidores de chuva, anexe o sensor ao conector RAIN. 3. Se o sensor utilizar o módulo externo, anexe o módulo ao logger e, em seguida, anexe o sensor ao módulo (Figura 10). 4. Se o cabo do sensor possui um hub dessecante, alinhe-o verticalmente e certifique-se que a porta de ar esteja virada para baixo.figura 9 Figura 9 Anexar um sensor ao logger Português 17\n20 Figura 10 Anexar um sensor a um módulo externo Anexar um módulo externo Deve-se usar um módulo externo como interface entre alguns tipos de sensor e o logger. O módulo externo é instalado na lateral do logger (Figura 10 na página 18). As instruções de instalação são encontradas na documentação fornecida com o módulo Anexar um sampler O logger pode ser anexado a um amostrador Sigma 900 Standard, Sigma 900 Max, Hach SD900 ou Hach AS950 para amostragem de ponto de ajuste e com ajuste de velocidade de fluxo. O sampler também fornece energia ao logger e aos sensores conectados. Conecte o cabo auxiliar à porta AUX no logger e à porta auxiliar no sampler. Para fazer um programa de sampler, consulte a documentação fornecida com o sampler. Interface do usuário Os indicadores na interface do usuário mostram o status do instrumento e do modem. Consulte a Figura 11 e a Tabela Português\n21 Figura 11 Interface do usuário 1 Instrumento sem modem 2 Instrumento com modem Indicador Cor do LED Descrição Tabela 4 Indicadores LED de status Verde Vermelho Verde Vermelho Pisca a cada 3 segundos durante a operação normal. Pisca a cada 15 segundos durante o modo de suspensão. Pisca quando um sensor conectado não concorda com o programa do logger, um sensor esperado não é encontrado ou a operação do sensor falha. Fica verde durante uma chamada com o servidor Pisca em vermelho em caso de falha na chamada para o servidor. Programar uma unidade equipada com um modem C U I D A D O Perigo de radiação eletromagnética. Certifique-se de que a antena seja mantida a uma distância mínima de 20 cm (7,9 pol.) de toda a equipe em uso normal. A antena não pode ser reposicionada ou operada em conjunto com qualquer outra antena ou com outros transmissores. Para unidades sem modem, consulte a Configuração básica na página 26. Para unidades que possuem contas de modem ativadas 2, vá até Adicionar o logger ao servidor FSDATA na página 22. Configurar a conta sem fio Observação: É preciso verificar a cobertura de celular adequada, fornecida pelo provedor escolhido, para cada local antes de comprar um logger com modem para celular. A V I S O A segurança da rede e do ponto de acesso é de total responsabilidade do cliente que está usando o instrumento sem fio. O fabricante não será responsável por quaisquer danos indiretos, especiais, incidentais ou consequentes causados por uma violação na segurança da rede. Quando o logger possui um modem, os dados podem ser enviados do logger para a Internet para acesso remoto. O usuário deve primeiro abrir uma conta com um provedor (sem fio) móvel. O instrumento é então registrado no servidor de hospedagem de dados (FSDATA), e as configurações de comunicação aplicáveis são programadas no logger com FSDATA Desktop. Se o modem foi ativado em fábrica, vá para Adicionar o logger ao servidor FSDATA na página As unidades que possuem contas de modem ativadas possuem números de patente com GX,.GR,.VX, ou.vr como os últimos dígitos. Português 19\n22 Pré-requisito: Certifique-se de que o logger, o certificado de teste do logger e a antena estejam próximos. Os provedores móveis (sem fio) usam tecnologia CDMA ou GPRS para transmissão de dados. Observação: Para facilitar a solução de problemas, instale o driver do FSDATA Desktop, adicione o logger ao servidor FSDATA e verifique a telemetria antes de visitar o site de implementação. 1. Reúna as informações da sua conta. a. Encontre o número MEID ou IMEI na etiqueta. Consulte Figura 12. b. Encontre o modelo da operadora do modem na etiqueta. 2. Entre em contato com o provedor sem fio para iniciar o serviço do modem. Solicite um plano de dados com no mínimo 10 MB de dados por mês e SMS. (O SMS é opcional, mas necessário para transmitir notificações de alarme para um ou número de celular). a. Forneça o número MEID ou IMEI ao provedor. Se solicitado, forneça o modelo da operadora, também encontrado na etiqueta do transmissor. b. Anote o número dos dados do modem. 3. Use o diagnóstico do modem no FSDATA Desktop para verificar a operação. Consulte a documentação do FSDATA Desktop. Figura 12 Exemplos de rótulo do transmissor Instalar um cartão SIM (somente GPRS) A V I S O Dano potencial do instrumento. Componentes eletrônicos internos delicados podem ser danificados devido à eletricidade estática, podendo resultar em degradação do desempenho ou em uma eventual falha. A V I S O A caixa deste instrumento pode quebrar se os parafusos da tampa forem apertados em excesso. Aperte os parafusos da tampa manualmente com um torque máximo de 2,0 Nm (20 pol/lb). Certifique-se de que as gaxetas estão lubrificadas com graxa. Se o instrumento contém um modem GPRS, um cartão SIM da operadora móvel deve ser instalado. Consulte as etapas ilustradas seguintes. 20 Português\n23 Português 21\n24 Configure uma conta baseada em modem GPRS Observação: Se solicitado, forneça o IMEI e o modelo da operadora do modem encontrados na etiqueta do transmissor no logger. 1. Entre em contato com um provedor sem fio e solicite um cartão SIM ativado com a seguinte capacidade: a. Dados GPRS b. PIN desativado c. Um mínimo de 10 MB de dados por mês d. SMS (opcional, mas necessário para transmitir notificações de alarme para um ou número de celular) 2. Anote o número dos dados do modem (número APN). 3. Instale o cartão SIM no logger. Consulte Instalar um cartão SIM (somente GPRS) na página Use o diagnóstico do modem no FSDATA Desktop para garantir que o modem opere corretamente. Anexar uma antena (opção sem fio) C U I D A D O Perigo de radiação eletromagnética. Certifique-se de que a antena seja mantida a uma distância mínima de 20 cm (7,9 pol.) de toda a equipe em uso normal. A antena não pode ser reposicionada ou operada em conjunto com qualquer outra antena ou com outros transmissores. Uma antena pode ser anexada ao instrumento para a comunicação sem fio. Diversas opções de antena estão disponíveis. Consulte a Peças e acessórios de reposição na página 30. Anexe uma antena diretamente ao logger ou prenda um cabo de antena ao conector ANTENNA (Figura 13). Figura 13 Anexar antena de meia-onda Adicionar o logger ao servidor FSDATA Pré-requisito: Número de série do logger 22 Português\n25 Figura 14 Local do número de série A V I S O Certifique-se de inserir o número de série e o SVC corretamente para evitar falhas de comunicação. 1. Acesse o site para acessar o servidor FSDATA. 2. Insira o nome de usuário e a senha: Nome de usuário o nome de usuário padrão é o número de ID de cliente com 8 dígitos Senha a senha padrão é HachWebData 3. Acesse Instruments>Instrument Manager. 4. Registre o SVC (Código de verificação do servidor) no canto superior esquerdo da tela: 5. Clique em ADD NEW. A janela Add Instrument é aberta. 6. Insira o número de série (SN) do logger (Figura 14). 7. Selecione o Tipo de instrumento. 8. Selecione a caixa de seleção Active e clique em OK. O instrumento é mostrado no Instrument Manager. Configurar o logger para comunicação remota Pré-requisitos: O logger deve estar conectado ao computador. Uma conta com um provedor de rede deve ser configurada, e o servidor deve estar configurado. As configurações para comunicação remota devem ser inseridas no FSDATA Desktop e, em seguida, gravadas no logger. 1. Inicie uma sessão de comunicação com o logger: a. Abra o FSDATA Desktop. b. Clique em CONECTAR. A janela Conectar ao Instrumento será exibida. c. Clique no botão FL900. d. Selecione a porta no computador onde o logger está conectado (serial ou USB) e clique em Conectar. Observação: Se o sensor não corresponde à mensagem exibida, selecione "Create new program based on sensors connected." e. Certifique-se de que o status da conexão mostre "conectado". 2. Vá até a aba Comunicações. Insira as informações do local desejado. Selecionar fuso horário. 3. Complete as informações de Configurações remotas: Opção CDMA Descrição Não é necessária nenhuma configuração adicional. Português 23\n26 Opção GPRS Intervalo de chamada principal Intervalo de chamada secundário Código de verificação do servidor Descrição Selecione o provedor de rede e a frequência do modem. (Para localidades nos EUA, 850/1900 MHz. Fora dos EUA, entre em contato com o provedor e verifique a frequência do modem). Insira o nome de usuário e a senha, se aplicável. A frequência com que o logger chama o servidor, que não deve exceder o intervalo de registro. A frequência com que o logger chama o servidor durante uma condição de alarme. O número de conta que permite uma conexão com o servidor. 4. Clique em WRITE TO LOGGER para salvar as configurações. Uma janela de mensagem aparece: Opção Aviso: todos os dados serão perdidos. Deseja continuar? Configurar relógio do logger Descrição Todos os dados armazenados no logger são apagados quando um programa é gravado no logger. Para salvar os dados, selecione Não e baixe os dados em um local seguro. Selecione Sim para apagar todos os dados e atualizar o logger com o novo programa. Sincronizar com o relógio do computador o logger utilizará as configurações de data e hora do computador. Configurar o relógio do logger o logger utilizará as configurações de data e hora definidas pelo usuário. Se a unidade tiver um modem, o logger automaticamente utilizará as configurações de data e hora do servidor. Uma tela pop-up indicará se a ação foi bem-sucedida ou não. 5. Vá até a aba "Configurações gerais". Selecione os canais de registro de dados e os intervalos de registro. 6. Clique em Gravar no Logger para salvar. Verificar a telemetria (opção sem fio) O usuário pode enviar manualmente uma chamada para o servidor para certificar-se de que a comunicação de rede está boa. 1. Conecte temporariamente a antena ao logger para testar a antena e a cobertura de celular no local antes da instalação. 2. Toque o ímã do destino de inicialização da chamada (Figura 15). O LED indicador do modem muda para verde. 3. Observe o LED indicador do modem durante a chamada (45 a 90 segundos) e aguarde uma mudança: LED se apaga a chamada ao servidor foi bem-sucedida. LED pisca em vermelho a chamada ao servidor falhou. Observação: Se a conexão falhou, consulte Solução de problemas na página 30 para obter mais informações. 24 Português\n27 Figura 15 Ligar para o servidor 1 Destino de inicialização da chamada 2 Ímã Verifique a telemetria com o FSDATA Desktop 1. No FSDATA Desktop, selecione Comunicações > Diagnóstico do modem. 2. O status do registro deve ser "home" ou "roaming". Se aparecer em branco ou "identify", houve falha na conexão. 3. Ajuste a antena para força de sinal e qualidade excelentes. 4. Clique em Call Server para fazer uma chamada à rede. Uma tela pop-up indicará se a ação foi bem-sucedida ou não. Solução de problemas de telemetria Verifique se o SVC está correto. Verifique se o número de série está registrado e ativo no servidor host. Verifique se o modem está habilitado e se o endereço IP da Hach foi inserido corretamente. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico. Usar a opção de SMS móvel Configure o modem FL900 para enviar ou receber mensagens SMS (opcional). Consulte a documentação do FSDATA Desktop para obter informações sobre a configuração. Durante uma condição de alarme pré-definida (por exemplo, bateria ou nível alto), uma mensagem SMS pode ser enviada diretamente do logger para um endereço de ou telefone celular. Esta mensagem é enviada além das mensagens de alarme que são enviadas do servidor. Um telefone celular pode ser usado para enviar uma mensagem SMS ao logger (Tabela 5). O logger procura por novas mensagens SMS durante cada chamada ao servidor. Se a mensagem exige uma resposta do servidor, a mensagem SMS é encaminhada do logger para o servidor na chamada seguinte. Português 25\n28 Tabela 5 Comandos de mensagem SMS Comando SMS CURR? ou STATUS? SVC? SVC=XXXXXXXX Ação Recebe o status atual do FL900 e de qualquer sensor conectado a ele Recebe o valor atual do Código de Verificação do Servidor Para configurar o valor atual do Código de Verificação do Servidor usando uma mensagem de texto Comunicação Modbus O protocolo Modbus pode ser utilizado para se comunicar com este instrumento. Conecte um dispositivo de rede externo (como um PLC) à interface RS232 no instrumento para ler dados à medida que eles são registrados. Entre em contato com o suporte técnico para obter mais informações sobre comunicações com Modbus. Observação: Não é possível ler dados históricos com a comunicação Modbus. Configuração básica As informações neste manual podem ser usadas para fazer um programa simples para o logger e para calibrar os sensores. Consulte a documentação do FSDATA Desktop para obter opções avançadas. Execute as seções na ordem em que elas são mostradas. Fazer um programa básico de logger Um programa básico de logger deve ser gravado no logger para especificar os canais a serem registrados. 1. Abra uma sessão de comunicação com o logger: a. Abra o FSDATA Desktop. b. Clique em CONECTAR. A janela Conectar ao Instrumento será exibida. c. Clique no botão FL900. d. Selecione a porta no computador onde o logger está conectado e clique em Conectar. Observação: Se o sensor não corresponde à mensagem exibida, selecione "Create new program based on sensors connected." e. Certifique-se de que o status da conexão mostre "conectado". 2. Complete as informações na aba Configurações gerais. Opção Identificação do local Descrição Insira um nome exclusivo para o local. 3. Selecione os canais a serem registrados na seção Selecionar canais para registrar: a. Expanda a árvore do grupo de canais Logger. O canal Power Supply sempre é exibido neste grupo. O registro da fonte de alimentação fornecerá valores para o nível da bateria. É possível definir um alarme com um nível específico para alertar o gerente da conta sobre um nível baixo, indicando a necessidade de uma vista de campo para trocar as baterias e evitar a perda de dados. Se o logger contiver uma porta para um medidor de chuva, o canal Rain também será exibido. Para incluir um canal Logger no datalog, marque a caixa de seleção ao lado do nome do canal. b. Expanda a árvore para cada grupo de canais Port[1 ](Nome do sensor) para exibir os canais disponíveis do sensor. Se a caixa de seleção ao lado do Logger ou Port estiver selecionada, todos os canais do grupo serão automaticamente selecionados. 26 Português\n29 c. Para incluir um canal Sensor no datalog, marque a caixa de seleção ao lado do nome do canal. O número de canais de registro aumenta a cada seleção de canal. Observação: Para loggers com várias portas de sensor, o número da porta é adicionado ao nome do canal. Por exemplo, Velocity 3 é o nome do canal de velocidade da porta de sensor Para definir o intervalo de registro para um grupo de canais: a. Clique no nome do grupo de canais, por exemplo, Port1 (Flo-Dar). Os intervalos de registro são exibidos. b. Selecione o intervalo na lista suspensa. O intervalo de registro principal é usado para operação normal. O intervalo de registro secundário é usado durante condições de alarme. Observação: O intervalo de registro não pode ser definido para um canal de sensores separado. 5. Clique em WRITE TO LOGGER para salvar as configurações. Uma janela de mensagem aparece: Opção Aviso: todos os dados serão perdidos. Deseja continuar? Configurar relógio do logger Descrição Todos os dados armazenados no logger são apagados quando um programa é gravado no logger. Para salvar os dados, selecione Não e baixe os dados em um local seguro. Selecione Sim para apagar todos os dados e atualize o logger com o novo programa. Sincronizar o relógio do computador o logger utilizará as configurações de data e hora do computador. Configurar relógio do logger o logger utilizará as configurações de data e hora definidas pelo usuário. Se a unidade tiver um modem, o logger automaticamente utilizará as configurações de data e hora do servidor. Calibrar o sensor com o Assistente de Calibração Pré-requisito: O logger deve estar conectado ao computador e estar on-line para a calibração. O sensor pode ser configurado e calibrado através do assistente de calibração. 1. Clique na aba Sensores. 2. Clique em Sensor Port (nome do sensor). 3. Clique no botão CAL WIZARD. A janela do Assistente de Calibração é aberta. Português 27\n30 4. Selecione as opções em cada tela. Quando a tela de calibração concluída for exibida, clique em FINISH. 5. Clique em WRITE TO LOGGER para salvar as configurações. Uma janela de mensagem aparece: Opção Aviso: todos os dados serão perdidos. Deseja continuar? Configurar o relógio do logger Descrição Todos os dados armazenados no logger são apagados quando um programa é gravado no logger. Para salvar os dados, selecione Não e baixe os dados em um local seguro. Selecione Sim para apagar todos os dados e atualizar o logger com o novo programa. Sincronizar com o relógio do computador o logger utilizará as configurações de data e hora do computador. Configurar o relógio do logger o logger utilizará as configurações de data e hora definidas pelo usuário. Se a unidade tiver um modem, o logger automaticamente utilizará as configurações de data e hora do servidor. A instalação está concluída. A luz de Status deve piscar em verde se a programação tiver sido bem- -sucedida. Instalação no local A D V E R T Ê N C I A Vários perigos. Somente pessoal qualificado deve realizar as tarefas descritas nesta seção do manual. Pendurar com um cabo A V I S O Não use as alças para pendurar o logger. As alças não são projetadas para aguentar o peso do logger. O logger pode ser pendurado a partir de um cabo para instalação em uma área como um poço. 1. Conecte um cabo aos parafusos olhal na parte superior do logger. Consulte a seção Figura Pendure o cabo em um suporte resistente como uma barra opcional. 28 Português\n31 Figura 16 Pendure o logger em um cabo. Instalar em um suporte de parede O logger pode ser preso a uma parede, poste ou escada. Consulte os documentos que são fornecidos com o hardware para obter as instruções de instalação. Manutenção A D V E R T Ê N C I A Vários perigos. Somente pessoal qualificado deve realizar as tarefas descritas nesta seção do manual. A D V E R T Ê N C I A Risco biológico. Obedeça aos protocolos de manipulação segura e use todos os equipamentos de proteção individual necessários ao manusear um instrumento que possa ter tido contato com materiais biológicos perigosos. Lave e descontamine o instrumento com uma solução de sabão desinfetante e enxágue-o com água quente antes de repará-lo ou transportá-lo. C U I D A D O Perigo de radiação eletromagnética. Certifique-se de que a antena seja mantida a uma distância mínima de 20 cm (7,9 pol.) de toda a equipe em uso normal. A antena não pode ser reposicionada ou operada em conjunto com qualquer outra antena ou com outros transmissores. Como limpar o instrumento Limpe a parte externa do instrumento com um pano úmido e seque-o. Substituir as baterias Substitua as baterias pelo mesmo tipo e classificação. Consulte a Instalar as baterias na página 12 e a Especificações na página 3. Português 29\n32 Substituir o dessecante O dessecante se encontra no compartimento da bateria Para remover a tampa da bateria, consulte Instalar as baterias na página 12. O dessecante absorve a umidade do ar e impede a corrosão dos componentes do instrumento. As pastilhas dessecantes mudam de cor quando ficam saturadas. Substitua o dessecante quando as pastilhas mudarem da cor amarela para verde (consulte Figura 17). Como uma prática recomendada, substitua o dessecante quando as baterias forem substituídas. Figura 17 Substituição do dessecante Solução de problemas Se ocorrerem problemas no sistema, tente descobrir se o problema é com o sensor, o logger ou as conexões do cabo. Examine todas as conexões dos sensores. Certifique-se de que todas as conexões estejam firmes. Remova o sensor e examine para verificar a existência de umidade. Limpe e seque se necessário. Examine os sensores para verificar a existência de detritos e remova os detritos. Examine o log de eventos para obter os eventos de problemas. Falha de comunicação Se uma chamada for enviada ao servidor, mas a conexão falhar, execute as seguintes tarefas: Desconecte e alimente o instrumento com energia. Ajuste a antena para aumentar a intensidade do sinal. Faça logon no servidor e certifique-se de que o número de série foi inserido corretamente e que o SVC usado para a configuração foi gravado corretamente. Certifique-se de que as configurações de comunicação foram inseridas corretamente na janela do driver FL900. Conecte o logger ao computador e abra uma sessão de comunicação. Na janela do driver FL900, clique na guia Diagnostics e, em seguida, no menu Modem. O status de registro deve ser Home. Caso não seja possível solucionar, entre em contato com o suporte técnico. Peças e acessórios de reposição Observação: Os códigos dos produtos podem variar para algumas regiões. Entre em contato com o distribuidor apropriado ou consulte o website da empresa para obter informações de contato. 30 Português\n33 Peças de reposição Descrição Nº de item Tampa do compartimento da bateria Tampa do compartimento da bateria, anel O-ring Conjunto da tampa do dessecante (dessecante do compartimento da bateria) Tubo de dessecante conjunto (dessecante do compartimento da bateria) Dessecante, pontos de substituição, 680 g (1,5 lb) Parafusos olhal, 1/4 20 x 2,5 pol. Aço inoxidável Gaxeta, tampa superior Parafuso de fechamento, nº x 1 pol Alça do logger Lubrificante, silicone, 0,25 oz HY Conjunto de imã Tampa e cordão de segurança para os conectores do sensor, de comunicação ou auxiliar Tampa e cordão de segurança para o conector do pluviômetro Cabos Descrição Nº de item Cabo, energia externa, 2 fios, 9 pés Cabo, energia externa, 2 fios, 25 pés Cabo, comunicação, RS Cabo, comunicação, USB Cabo, conectar ao sampler, 9 pés Cabo, conectar ao sampler, 25 pés Liga/desliga Descrição Nº de item Bateria, 6 V lanterna 11013M Bateria, alcalina de vida útil prolongada Adaptador e cabo da tampa superior do grupo de bateria alcalina de vida útil prolongada Cabo, adaptador de alimentação de energia (3 a 7 pinos) Fonte de energia, 110 a 120 V CA, conector dos EUA exige cabo adaptador Fonte de energia, 110 a 120 V CA, conector da UE exige cabo adaptador Fonte de energia, 110 a 120 V CA, conector do RU exige cabo adaptador US EU UK Português 31\n34 Dispositivo de montagem Descrição Nº de item Braçadeira do suporte para poço/chave inglesa, 18 a 28 pol Braçadeira do suporte para poço/chave inglesa, 28 a 48 pol Braçadeira do suporte para poço, 18 a 27 pol Cabo de suspensão, 16 pol Cabo de suspensão, 30 pol. e anel D (padrão) 4920 Braçadeira de fixação na parede com suporte para escada Braçadeira de fixação na parede sem suporte para escada Suporte montado na parede, adaptador Antenas Descrição Nº de item Antena, aterramento para tráfego ( , MHz) Antena, meia onda (824 a 894, 1850 a 1990 MHz) EUA Antena, classificação de tráfego para tampa de poço (824 a 896, 1850 a 1990 MHz) EUA Antena, mini-fiação (824 a 960, 1710 a 2170 MHz) EUA Dispositivos externos Descrição Nº de item Medidor de chuva com cabo de 100 pés Conector para pluviômetro legado para FL Módulo do Analisador AV9000 (necessário para anexar uma Área Submersa/Sensor de Velocidade) Módulo da Interface IM9001 (necessário para anexar um Medidor de Fluxo Sigma 950) Para samplers, consulte para obter números de peça e acessórios 32 Português\nGuia de Referência Rápida MODEM USB ZTE MF668A\nGuia de Referência Rápida MODEM USB ZTE MF668A Introdução IMPORTANTE! LEIA ANTES DE FAZER A INSTALAÇÃO DO MODEM MF668A. O Modem ZTE MF668A HSPA+ é um Modem USB 3G. É compatível com redes HSPA+ / HSUPA\nManual Rain Logger Versão 2.2\nManual Rain Logger Versão 2.2 1. Rain Logger O Rain Logger desenvolvido pela Solinst é designado pra registrar os pulsos gerados por um pluviômetro, a taxas originais de um registro por hora. O Rain Logger\nSérie Mobrey MCU900 Controlador compatível com 4 20 ma + HART\nIP2030-PT-BR/QS, Rev AA Série Mobrey MCU900 Controlador compatível com 4 20 ma + HART Guia de início rápido de instalação ADVERTÊNCIA Podem ocorrer mortes ou ferimentos graves se estas instruções de instalação


IEA alerta sobre picos de preços prejudiciais se investimento fraco em petróleo não for verificado - O PETRÓLEO - Notícias de Petróleo e Gás, Energia e Offshore\nA Agência Internacional de Energia (AIE) está alertando para “aumentos nos preços prejudiciais nos anos 2020” se o fraco investimento atual em novos suprimentos de petróleo for “deixado sem controle”.\nA agência afirma que o nível médio de novas aprovações de projetos convencionais de petróleo bruto nos últimos três anos é apenas metade do valor necessário para equilibrar o mercado até 2025.\nEste aviso de restrição de oferta está contido na principal publicação da World Energy Outlook 2018, divulgada na terça-feira. O relatório afirma que o investimento em novos projetos convencionais de petróleo upstream está bem abaixo do que seria necessário para atender a demanda no Cenário Novas Políticas, que representa o cenário principal da agência em três cenários na publicação.\nSob o cenário, a demanda global de petróleo cresce em torno de um milhão de barris por dia (mb / d) em média a cada ano até 2025, após o que o crescimento médio anual da demanda deve cair para cerca de 0,25 mb / d. Além disso, a demanda global não atinge seu pico antes de 2040, com todo o crescimento ocorrendo nas economias em desenvolvimento. A demanda nas economias avançadas cai mais de 0,4 mb / d em média a cada ano até 2040.\nTim Gould, da AIE, diz que, embora o uso de petróleo para carros atinja o pico em meados da década de 2020, isso será mais do que compensado pela crescente demanda por petróleo no transporte rodoviário, aviação, navegação e, cada vez mais, nos petroquímicos.\nGould diz que a necessidade de investimento não é ditada principalmente pelo crescimento da demanda, mas sim para compensar as quedas dos campos existentes. Na ausência de um aumento na volatilidade dos investimentos, ameaça tornar-se o “nome do jogo” na década de 2020.\nO fluxo de novos projetos a montante, argumenta a AIE, parece estar relacionado à possibilidade de uma desaceleração iminente na demanda por combustíveis fósseis, mas pode levar a uma queda na oferta e a uma nova escalada nos preços.\n“Essa divergência de tendências entre o forte crescimento do consumo e o fraco investimento em nova oferta, se não for controlada, aponta para picos de preços prejudiciais nos anos 2020”.\nDo lado da oferta, os EUA prevêem que a AIE forneça cerca de 75% do aumento na produção mundial de petróleo até 2025, com a produção restrita de petróleo chegando a 9,2 mb / d em meados da década de 2020, antes de cair lentamente.\nNo entanto, o nível de recursos convencionais de petróleo bruto aprovados para desenvolvimento nos últimos anos está muito abaixo do nível necessário para atender ao crescimento da demanda no Cenário Novas Políticas.\nOs documentos afirmam que, se as aprovações não conseguirem aumentar drasticamente a partir dos níveis atuais, a produção tight de petróleo dos EUA precisará crescer para mais de 15 mb / d até 2025 para atender à demanda.\n“A pergunta que estamos fazendo é: podem os Estados Unidos e o xamã dos EUA, em particular, subir?”, Diz Gould, observando que a agência já está incorporando uma duplicação do petróleo dos EUA até 2025. No entanto, seria necessário mais do que triplicar a fim de compensar a ausência continuada de novos projetos convencionais.\n“Em outras palavras, só os EUA precisariam adicionar o equivalente a outra Rússia à oferta global até 2025. Não descartamos isso. . . no entanto, seria necessário um nível de investimento de capital que superasse em muito os picos anteriores ”.(Fonte).\nMatérias relacionadas:alrta, IEA, investimento, Petróleo, picos, Preços\nExploradores de xisto paralisam expansão de perfuração com queda de petróleo abaixo de US $ 55


- Façam Filhos, por favor!\nEste texto não é de humor. É de amor.\nPortugal precisa de crianças. Muitas crianças.\nEm Portugal estamos a ficar velhos. Numa linguagem mais moderna, devo escrever que estamos a ficar um país de seniores. De acordo com as últimas contas de 2011, por cada 100 jovens, temos 128 seniores! Nas contas anteriores este último número era 108. Daqui a alguns anos, se não fizermos filhos, em cada 3 pessoas, uma será sénior de 65 anos ou mais.\nEvitando clichés, é bom que se diga que as crianças não são o melhor do mundo. As crianças são o mundo. São o futuro. No limite do absurdo, sem crianças não haverá futuro, não haverá mundo. Mais gravoso: por este andar a Europa acaba primeiro, e Portugal acaba primeiro que a Europa. É que do outro lado do Mundo continua-se a fazer filhos. Muitos filhos. Deste lado, não! Não há memória de serem tão pouco os bebés nascidos em Portugal, como em 2012. Em 1973 Portugal era um dos países mais jovens da Europa ocidental. Em 2013 é um dos mais envelhecidos.\nNão falta sexo, em Portugal. E anticoncepcionais também não. Há pílulas para todos gostos, até para o dia seguinte! E comprar camisinhas é tão simples como comprar cigarros. Sim, é fácil não fazer filhos.\nSem desculpas, é bom que se desmontem os argumentos do auto conforto:\n- Ter filhos para quê? Para aumentar o desemprego?\n- Ter filhos para quê? Para acabarem na droga?\n- Ter filhos para quê? Para emigrarem?\nOra, ter filhos para quê?! Para garantir a sustentabilidade da continuidade da espécie. Em Portugal. Nem mais.\nTodos sabemos que simplificar excessivamente e generalizar é sempre perigoso e incorrecto. No entanto, é óbvio que para Portugal equilibrar o seu desenvolvimento social, cada um de nós “está obrigado” a gerar um filho. As contas são de aritmética: dois filhos por casal. Ainda que respeitando a liberdade individual de cada um, quem não faz filhos não dá o que lhe deram: vida. E sem vida(s) não há futuro.\nClaro que no actual contexto económico e financeiro e na actual conjuntura de valores da nossa sociedade, ter filhos é um acto de (muita) coragem. A boa notícia é que nos anos 60 e 70 também era! E hoje tudo é e está bem melhor. Temos melhores hospitais, melhores escolas, melhores estradas e o acesso a tudo é mais fácil para (quase) todos.\nPortugal precisa de filhos.\n…talvez seja melhor parar de ler, atire com o jornal para onde lhe apetecer, e faça uma criança! Ah! E quando ela souber ler, mostre-lhe este texto e diga-lhe a sorrir: foi “aqui” que o futuro começou!\n(texto publicado no Jornal Folha do Centro, edição de sexta-feira, 18 de janeiro de 2013)\n- Façam Filhos, por favor...


Compre Evil West chave do CD | DLCompare.pt\nPode pensar em Evil West como um clássico Western com um toque do estilo sombrio do Bloodborne. Os criadores da saga Shadow Warrior trazem esta aventura épica em que assumirá o papel de um caçador de vampiros que está numa missão para exterminar uma ameaça sombria que consome a fronteira americana. Viage para o Oeste Selvagem e use as suas capacidades de combate e armas especialmente concebidas para se livrar de monstruosidades, a fim de encontrar a fonte do mal que se espalhou pela região. Com combates desafiantes e rápidos e muita acção, Evil West oferece-lhe uma experiência emocionante de combate de monstros como nenhuma outra que combina as melhores caraterísticas dos jogos de horror e Western. Uma profunda campanha orientada para a história e muitas opções para desenvolver a sua personagem com diferentes habilidades e poderes, Evil West é uma aventura épica como nenhuma outra.\nMelhor preço para Evil West\na partir de 42.49€\nComentários sobre Evil West\nThis game looks really good reminds me of gears of war with a red dead spin to it\n01/07/2022, 23:17 em dlcompare.es\nThis looks so cool, will try it for sure\nIsto parece tão fixe, que com certeza o vai experimentar\n29/06/2022, 14:33 em dlcompare.it\n29/06/2022, 09:58 em dlcompare.fr\nÇa a l'air d'être un bon défouloir mais assez répétitif.\nParece uma boa libertação mas bastante repetitiva.\n28/06/2022, 15:24 em dlcompare.fr\nca à l'air bien fun\n26/06/2022, 22:00 em dlcompare.fr\nEste jogo parece muito fixe, em termos de atmosfera lembra-me muito a carrinha que foi lançada na PS4\n26/06/2022, 20:23 em dlcompare.fr\nO vídeo de jogabilidade foi agradável, veja assim que estiver disponível.\n26/06/2022, 14:28 em dlcompare.fr\nEstou bastante curioso para ver como vai ser\n26/06/2022, 10:12 em dlcompare.fr\nSe Darksiders encontrasse Van Helsing e caísse num portal que levasse este resultado para o Oeste Selvagem, iríamos para o Oeste Maléfico! Mal posso esperar para pôr as mãos no jogo para ver se a jogabilidade parece tão divertida e agradável como a que vimos no SMF2022.\n25/06/2022, 23:35 em dlcompare.fr\nUm jogo que lhe dá vontade de jogar e que muda os jogos actuais! Para ser testado!\nMédia : 4.1/5 (83 Votos)\nSite oficial : Evil West\nEstúdio : Flying Wild Hog\nUse a sua chave de CD na Steam para descarregar Evil West.\nUtilize o seu codigo de Evil West para PS4·na Playstation Network\nUse seu código de jogo Evil West do Xbox One no Xbox Live\nEvil West será enviado a você como um link de presente do Steam sem nenhuma restrição geográfica.\nHardspace: Shipbreaker 23.45€\nNecromunda: Hired Gun 4.36€


mais de 5000 professores lançados no desemprego - Correntes\nNão concordo com este género de afirmação, extremamente deturpada. Não podemos afirmar que o ME enviou mais de 5000 professores para o desemprego. Isso é desinformar.\nPodemos sim afirmar que o ME criou as condições para não ter de contratar tantos professores quanto os necessários para levar a efeito o tão esperado sucesso escolar.\nÉ verdade que a troika quer cortes a sério na educação e que crato conseguiu com uma série de medidas levar à prática a poupança no ME. Mas daí a falar em desemprego vai uma longa distância. Aliás, continuo a não perceber a lógica dos horários-zero quando ainda há vagas que não foram preenchidas.\nDesinformar não faz o meu género...\nTendo em consideração que os professores contratados em Portugal vivem uma situação inédita de precariedade anos a fio, podemos afirmar que de um mês para o outro o MEC deixou de empregar mais de 5000 professores que se devem apresentar no Centro de Emprego. Deixemo-nos de eufemismos: isto é um despedimento colectivo e ponto final. E francamente: classificar este post de afirmação "extremamente deturpada" dá ideia de alguma ironia quando a seguir se escreve "Podemos sim afirmar que o ME criou as condições para não ter de contratar tantos professores quanto os necessários para levar a efeito o tão esperado sucesso escolar."


SÃO JOÃO DE BARREIRAS 2017 PREFEITO ZITO BARBOSA LANÇA O MAIOR SÃO JOÃO DO OESTE BAIANO ~ Fernandopop\nSÃO JOÃO DE BARREIRAS 2017 PREFEITO ZITO BARBOSA LANÇA O MAIOR SÃO JOÃO DO OESTE BAIANO\n“Estamos aqui para anunciar o cumprimento de um compromisso, o de realizar o maior São João que Barreiras já teve. São 20 atrações nos dois palcos, estrutura de brincadeiras juninas, quadrilhas,\nespaço de comidas típicas, e uma área para lazer e dança. Tudo isso pensado de forma estratégica, para que a população possa se divertir e acompanhar as brincadeiras com conforto e segurança. O mais importante de tudo isso, é que vamos colocar Barreiras na rota de opção para turismo nessa época de ano, tenho certeza que visitantes de muitas cidades e estados vizinhos, estarão vindo pra cá, porque teremos uma mega estrutura de São João”, disse o prefeito.\n“A população terá acesso livre ao Arraiá do Parque e não terá que pagar entrada, nosso São João é gratuito. Ainda conseguimos com empresas parceiras, a premiação de R$ 20 mil reais para as quadrilhas vencedoras do concurso, incentivando assim a cultura nordestina que conta a história do sertanejo. Quero comunicar a Uniqjob, que na próxima semana estaremos assinando um convênio cultural para destinar recursos de apoio.


Tiago Parente orgulhoso com a primeira chamada à Selecção Nacional sub-16 | Jornal Nordeste\nTer, 23/11/2021 - 15:44\nO jogador do S.L.Benfica, natural de Bragança, em entrevista ao site da Federação Portuguesa de Futebol, diz ser “uma honra” integrar os trabalhos da equipa da Quinas.\nO brigantino Tiago Parente está, desde ontem, em estágio na Cidade do Futebol, na Selecção Nacional sub-16.\nEsta foi a primeira chamada do jogador do S.L. Benfica à equipa das quinas, orientada por Filipe Ramos.\n"Os trabalhos estão a correr muito bem. Estamos muito empenhados em mostrar o nosso valor e em construirmos uma equipa forte. Sabemos a responsabilidade que significa representar Portugal e sabemos os desafios que nos esperam no futuro”, disse em entrevista ao site fpf.pt.\nO jogador, natural de Bragança, explicou o sentimento de ser chamado a vestir as cores de Portugal. "É a maior honra que um futebolista pode ter e é uma oportunidade única. Aqui só estão os melhores e é entre os melhores que podemos evoluir e chegar aos patamares que ambicionamos", salientou.\nO estágio da Selecção Nacional sub-16 termina amanhã.\nTiago Parente tem 15 anos e há três temporadas que veste a camisola do Benfica. O jovem jogador desde cedo mostrou talento nas equipas de formação do Futebol Clube Mãe d´Água. Em Outubro, de 2020, o brigantino assinou contrato de formação com as águias.


Todavia existe ainda um grupo a ser alcançado: aqueles que não vão ao cinema, não professam fé alguma e nem mesmo creem nas Escrituras Sagradas e em profecias bíblicas. Para esses foi criado outro fenômeno com as mesmas dimensões e o mesmo tom: aquecimento global. “O mundo está com os dias contados”, dizem os ambientalistas mais pessimistas. “Só mesmo um milagre para nos salvar!”, dizem os mais esperançosos. Sendo assim, para onde quer que se vá, de todos os lados e em todos os núcleos, está sendo disseminada uma única e mesma mensagem: algo está para acontecer. E de fato está!\nEruditos e leigos, estudiosos da Bíblia ou não, céticos ou religiosos, todos esperam de forma consciente ou inconsciente um evento único e decisivo, pois ao longo dos séculos entre as mais variadas culturas, povos, nações e línguas, o advento do Messias é a esperança mais preciosa.\nObviamente a mensagem tem sido deturpada e propositadamente adulterada. Grande parte do que se diz sobre o fim dos tempos é falso e tem por finalidade persuadir multidões e conduzir grandes massas ao erro, porém, de qualquer forma, existe uma razão para hindus, muçulmanos, cristãos, budistas e tantos outros aguardarem o advento de um salvador. E a razão é bastante simples: existe o Salvador.\nTentarei ser breve. Sou humano, assim como você, e não sou ninguém para dizer-lhe alguma coisa. Somente o Santo Espírito de Deus pode indicar-lhe o caminho; e disse Jesus: “Eu sou o caminho” (João 14:6). “Portanto, se hoje ouvirdes a Sua voz, não endureçais o vosso coração” (Hebreus 4:7). Sou um pecador miserável e absolutamente carente de salvação, como qualquer ser vivente, mas, pela graça de Deus, fui liberto e hoje tenho discernimento. Conheço a filosofia deste mundo e já perambulei atrás de uma resposta. Andei a caça de respostas por toda parte e “pastei” procurando verdades aqui e ali, mas nada encontrei, pois existe uma trama diabólica para ludibriar fiéis e pessoas sinceras que anseiam encontrar a luz. De modo que antes de ser liberto, ao invés de luz, me afundei em trevas.\nExistem centenas de religiões neste mundo. Existem muitas portas, muitas pretensas verdades e muitas centenas de credos. Cristianismo, Islamismo, Judaísmo, Budismo, Hinduísmo, Xintoísmo, Confucionismo, Taoísmo, e mais recentemente o hollywoodionismo, representando o impacto da mídia na vida das duas últimas gerações. Só no meio cristão existem mais de 36 mil denominações diferentes. A cada dia abrem-se novas igrejas com placas dizendo isto ou aquilo.\n“Haverá engano e apostasia, falsas crenças e falsas doutrinas, pois ninguém, de modo algum, vos ludibrie, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus” (2 Tessalonicenses 2:3, 4). “Pois disse Jesus: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprio eleitos” (Mateus 24:24). “Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer sobre a terra, diante dos homens” (Apocalipse 13:13”. “Sim, ele é o diabo, Satanás, o sedutor de todo o mundo” (Apocalipse 12:9). “E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz” (2 Coríntios 11:14).\nUm novo sistema religioso está surgindo. Um sistema ecumênico de proporções mundiais que se vale do sincretismo para preparar a humanidade para o advento de um falso messias que arrebatará multidões à perdição. Pois, antes do verdadeiro Cristo, surgirá um falso cristo que ludibriará, enganará e seduzirá toda a Terra, exceto aqueles que estiverem imbuídos do Espírito do Senhor. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus (Romanos 8:14).\nA união entre as crenças e vertentes religiosas está formatando uma mentalidade ecumênica e pós-moderna na qual não existe verdade absoluta, na qual todos os credos são válidos desde que professem mensagens de amor e paz. Tal mentalidade é fundamental para que um novo sistema surja e para que todos abracem o falso messias, pois antes do advento do falso cristo é imprescindível que surja um falso cristianismo.\n(Joeli Gervá, colportor-evangelista)\nPostado por Michelson às 7:36 PM\nPostado por Michelson às 6:51 PM\nPostado por Michelson às 6:38 PM\nTalk with Life Tree Cafe from BioLogos Foundation Inc on Vimeo.\nNota: Collins é darwinista teísta. Nesta entrevista (em inglês) dá para se ter uma ideia de como ele pensa.\nPostado por Michelson às 6:31 PM\nPostado por Michelson às 6:41 PM\nPostado por Michelson às 6:36 PM\nPostado por Michelson às 10:40 PM\nPostado por Michelson às 7:12 AM\nBrigas dos pais e problemas mentais nos filhos\nPessoas cujos pais costumam ser violentos entre si são mais propensas a ter problemas de saúde mental na idade adulta, segundo estudo publicado no Journal of Epidemiology and Community Health. A análise de mais de três mil pessoas vivendo em Paris mostrou que aquelas que presenciaram brigas dos pais na infância tinham mais chances de ter depressão, de estar envolvido em violência conjugal e de ser alcoólatra na idade adulta. Em entrevistas com os participantes, os especialistas notaram que 16% haviam testemunhado, antes dos 18 anos de idade, casos de violência entre os pais. E esse fato era mais comum em situações específicas – era, por exemplo, oito vezes mais comum quando os pais eram alcoólatras; e também muito comum em famílias com problemas financeiros, onde havia algum caso de doença grave e desemprego.\nAs análises indicaram que aqueles que haviam presenciado brigas dos pais tinham 1,4 vezes maior risco de ter depressão, eram mais de três vezes mais propensos a também estarem envolvidos em violência conjugal, eram mais de três vezes mais propensos a maltratar o próprio filho, e tinham 1,75 vezes mais chances de ser dependentes de álcool na idade adulta.\n"A intensificação da triagem e prevenção da violência doméstica, incluindo a violência entre os pais, é uma questão de saúde pública para o bem-estar de futuras gerações", concluíram os autores.\n(EurekAlert, 27 de maio de 2009)\nPostado por Michelson às 1:11 PM\nUma das perguntas mais frequentes que recebo diz respeito à maneira de se fazer sexo. Cada e-mail e carta que leio fazem com que reforce minha opinião de que as igrejas precisam investir ainda mais em cursos preparatórios para o casamento. Quero que a resposta a seguir lhe motive a continuar em sua busca pelas orientações de Deus referentes ao ato conjugal. Recomendo que leia bons livros cristãos com seu cônjuge (ou quando estiver no noivado), o que será uma forma agradável (e correta) de aprender sobre um aspecto tão importante da vida.\nVamos à pergunta: “É pecado praticar sexo oral e sexo anal?”\nO sexo é um presente de Deus para os casais casados (Gênesis 2:24) dado para a procriação (Gênesis 1:28) e para o prazer e deleite (Provérbios 5:18, 19; livro de Cantares). Portanto, a relação sexual dentro do contexto do casamento, que envolve segurança, não é pecado.\nSobre a forma de praticar o sexo, a Bíblia apresenta alguns conselhos. Deus, o criador do prazer sexual, projetou nosso corpo para que possa desfrutar da relação da maneira mais prazerosa e saudável.\n1) O sexo anal - 1Co 6:9 (termo “sodomia”). O ânus não possui lubrificação própria e não foi projetado pelo Criador para ser penetrado com o pênis, algo doloroso para a grande maioria das mulheres. Especialistas dizem que os músculos dessa região do corpo ficam mais fracos, causando dificuldades para segurar as fezes. Além disso, as bactérias anais, quando entram em contato com a vagina durante a penetração vaginal, produzem infecções, e bem desagradáveis. O corpo é o templo do Espírito Santo (1Co 3:16, 17; 6:19, 20), ou seja, SAGRADO. Não deve sofrer lesões e precisa ser cuidado para que qualquer tipo de infecção não prejudique seu bom funcionamento.\n2) Sexo durante o período menstrual - Lv 18:20. As paredes vaginais ficam sensíveis durante o período menstrual e a penetração pode causar maiores sangramentos. Algumas mulheres que têm grande vontade de fazer sexo nesse período optam por ser acariciadas manualmente pelo marido quando há uma pequena pausa na menstruação. Outras, inclusive os maridos, não suportam nem pensar em tal possibilidade de satisfação.\nPara mais informações sobre práticas sexuais ilícitas, ler todo o capítulo 18 de Levítico.\n1 Coríntios 7:3-5 apresenta orientações que podem ajudar o casal a decidir sobre como dar prazer ao outro (o sexo não pode ser egoísta):\na) Verso 3 - cada um deve conceder aquilo que é devido à pessoa amada. Marido e mulher precisam entrar num consenso ao expor a forma como gostariam de ser acariciados (com carícias orais ou não).\nb) Verso 4 - tanto um quanto o outro têm o dever de satisfazer o desejo sexual do outro, quando houver condições físicas e psicológicas para isso, é claro.$\nConcluindo: o casal cristão não deve praticar aquilo que Deus condena na Bíblia e, sobre aquilo que não foi relevado, ambos precisam dialogar e decidir JUNTOS, considerando o princípio de Romanos 14:22, 23. JAMAIS o cônjuge deve ser pressionado ou obrigado a fazer aquilo que não quer, pois não respeitar a sensibilidade e a consciência moral do outro se constitui em GRAVE pecado.\n(Leandro Soares de Quadros, para o Advir)\nPostado por Michelson às 4:47 AM\nMaria nasceu no interior, a mais velha de cinco filhos. A mãe cuidava da casa, o pai empregado numa fazenda tinha problemas com a bebida. Tinha a doença chamada “alcoolismo”. De cada cem pessoas que ingerem bebidas alcoólicas, cerca de 14 não controlam a quantidade ingerida e bebem até cair. Para esses, a solução é a abstinência total de álcool. Cerca de 10% da população mundial sofre de alcoolismo.\nO pai de Maria piorou na bebida, agredindo filhos e esposa, e um dia declarou que sua mulher teria que ir embora. Maria o odiava e se referia a ele como “bêbado malvado”. Ela ia para um canto da casa, nos seus oito anos de idade, tremendo de medo ao ver o pai chutando os irmãos e gritando com a mãe dela. Quando ele berrou que a esposa sairia de casa, as crianças se agarraram na saia dela, suplicando para não ir. Ela saiu, ameaçada pela violência do marido.\nAlgumas crianças foram morar com parentes e Maria ficou com o pai, crescendo cheia de amargura e ódio por ele, pelo que ele havia feito com a família. Com 20 anos de idade, casou-se e ficou anos sem notícias dele. Um dia ele apareceu procurando por ela. Ele estava mudado. Havia recebido ajuda emocional e espiritual e procurava cada filho buscando reconciliação. Maria havia jurado que não falaria com ele. Não usava mais a palavra “pai”, referindo-se a ele como “aquele cara”. Ela não queria reconciliação. Queria distância dele. Havia tomado a decisão de não ser igual a ele no lidar com os filhos. Ela tinha três filhos agora. Só que lidava com eles de maneira ditatorial, agredindo-os com palavras duras, tão dolorosas quanto às de seu pai no passado. Ela não percebia isso. Ou não queria perceber. Nunca perdoava, nunca pedia perdão. Implicava com Teresa, sua filha do meio, gerando nela revolta e rebeldia.\nNa adolescência, Teresa se envolveu com drogas e a mãe a expulsou de casa. Alguns filhos do meio têm problemas emocionais complicados porque o mais velho recebe afeto especial por ser o primeiro e o mais novo por ser o caçula. O do meio fica meio perdido. Após um casamento complicado com um dependente químico, Teresa teve José que, ao chegar à adolescência, não aguentava mais as implicâncias da mãe porque ele usava cabelo comprido, óculos escuros o tempo todo e não comia carne. E ela que tinha sido hippie! Ela não controlava a irritabilidade exagerada e detonava com o jovem filho adolescente.\nAos 18 anos José se juntou com uma mulher mais velha que ele dez anos. Está na moda isso? É sintoma de algo? Estão copiando alguma novela? Se separou dela oito meses depois, dizendo que ela implicava demais com ele. Igual à mãe dele? É possível casar com alguém bem diferente do pai ou mãe em termos de personalidade? No segundo relacionamento de José, a mulher sofria porque, dizia ela, ele ficava facilmente irritado e a destratava com palavras duras, embora não a agredisse fisicamente como o avô fazia com os filhos e a esposa. A repetição do comportamento entre gerações nem sempre ocorre igualzinho.\nO pai de Maria, Maria mesmo, a filha Teresa, o filho José, cada geração repetindo o mesmo comportamento emocional, com diferenças, mas o mesmo problema central: amargura, rispidez, abuso verbal. Parece um defeito no DNA passado geneticamente. Mas, felizmente, a genética não explica tudo. Ela não determina inevitavelmente nosso comportamento. Existe o aprendizado, a escolha, a capacidade de raciocínio, o livre-arbítrio, e é isso o que pode levar a neutralizar as tendências hereditárias genéticas para doenças do comportamento.\nRepetimos a história do passado? Sim e não. Sim, pelo poder da influência genética e cópia do modelo observado durante a infância dos adultos com quem a criança viveu. Não, porque a genética não obriga indivíduos a, inevitavelmente, repetir os mesmos comportamentos. Se assim fosse, por exemplo, todo filho de alcoólico teria que ser alcoólico. Embora, é verdade, a ciência tenha comprovado que filhos de pais com alguma compulsão têm maiores chances de desenvolver compulsão, comparados com filhos de pais sem compulsão.\nEvitar repetir a história ruim do passado requer (1) lembrar dela, ao invés de fugir dela como se nada de ruim tivesse ocorrido; (2) observar com sinceridade e honestidade o próprio comportamento para ver se e como ocorre a repetição de atitudes desagradáveis que você jurava que nunca teria; (3) ao perceber seu comportamento destrutivo herdado e cultivado, decidir lutar para mudá-lo por ver que ele está destruindo relacionamentos; e (4) agir, fazer, atuar, treinar conscientemente o novo comportamento saudável. Você muda quando você muda. As pessoas ao nosso redor (filhos, marido, esposa, esposo, etc.) não têm culpa dos problemas do nosso passado. Não temos o direito de infernizar a vida delas por causa de nossas neuroses. Tem jeito. O pai de Maria teve jeito.\nPostado por Michelson às 3:26 PM\nNamoro não é terapia e também não é evangelismo. Tem gente que pensa que se terminar um namoro a outra pessoa pode se perder, ou seja, abandonar a Deus! Por acaso você está pensando que é o(a) salvador(a) ou o Espírito Santo? Ninguém vai conseguir levar ao outro para o Céu “de arrasto”... Existem ainda outras pessoas que se imaginam terapeutas do amor e então supõem que podem resolver traumas, carências ou transtornos mentais do outro por meio do namoro, mas acabam enterrando a vida em um relacionamento doentio e que será fonte constante de sofrimento. No dizer de Ellen G. White, perdem a felicidade nesta vida e ainda correm o risco de perder a vida eterna! (O Lar Adventista, p. 63, 70, 72).\nDe acordo com Ellen G. White (O Lar Adventista, p. 43), casar-se sem amor é definitivamente pecado. Deus não aprova esse tipo de relação, por mais piedosa que possa parecer a motivação. Então, se o outro está ameaçando se matar caso o relacionamento não seja reatado, comunique isso aos familiares dessa pessoa para que procurem ajuda, e afaste-se logo, para não ficar dando falsas esperanças. E faça isso o quanto antes. Você não será responsável pelas escolhas ou desequilíbrio mental do outro.\nÉ bom que você saiba que brincar com corações é crime grave aos olhos de Deus (O Lar Adventista, p. 57). Quando alguém brinca com os sentimentos de um ser humano criado à imagem de Deus, está brincando com o próprio Criador, e terá que prestar contas a Ele. Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4:6-8: “Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo.”\n(Marcos Faiock Bomfim, apresentador do programa “Novo Tempo em Família” da Rede Novo Tempo de Rádio e diretor do Ministério da Família e Mordomia Cristã da USB)\nPostado por Michelson às 7:16 PM\nConheça os fatores que causam divórcio\nO Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE divulgou pesquisa sobre o aumento no número de divórcios e casamentos entre 1984 e 2007. De acordo com a pesquisa, foi constatado que a taxa de divórcios no país subiu 200%. Entre 2006 e 2007, o número de casamentos cresceu 2,9% e no ano passado foram concedidos 179.342 divórcios. O matrimônio que antigamente era considerado uma união sagrada, hoje, em muitos casos, é fruto de uma decisão imatura. Um exemplo dessa situação aconteceu no inicio de 2004, quando a cantora Britney Spears se casou com seu colega de infância em uma capela que fica aberta 24 horas por dia, durante o ano todo em Las Vegas. A cantora compareceu vestindo calça jeans e usando boné, e 55 horas depois, o casal tratou de preparar a separação, alegando que a brincadeira foi longe demais.\nEssa atitude denota falta de maturidade dos casais que, muitas vezes, confundem atração sexual ou paixão com amor e, num ato de impulso, levam a situação ao extremo. As pessoas que são muito conhecidas têm grande poder de influenciar outras pessoas. Tudo o que fazem vira moda e talvez por isso a maioria das pessoas esteja começando a achar que é normal casar e separar.\n(Alexandre Bez é psicólogo especialista em relacionamentos, ansiedade e síndrome do pânico; site Minha Vida)\nPostado por Michelson às 2:53 PM\nCerta vez, participando de um encontro, o palestrante fez a seguinte pergunta para uma plateia de pais, todos com mais de 40 anos: Quem dos presentes obedecia aos pais só com um olhar? Absolutamente todos ergueram as mãos. Em seguida veio outra pergunta: Quantos dos que levantaram as mãos têm filhos que fazem a mesma coisa? Imobilidade geral e algumas risadas.\nFilho não nasce com manual de proprietário, infelizmente. Precisamos criar uma ordem moral e íntegra dentro de nós, que, transformada em ação, sirva de exemplo. Nossos filhos são muito observadores e percebem com facilidade quando pregamos uma coisa e fazemos outra. Nossa incoerência é devastadora quando pretendemos educar.\nOuvimos muitas vezes pais dizendo que são “amigos” dos filhos. Nossos filhos não querem que sejamos seus amigos, eles já os têm. Querem que sejamos seus pais, seus educadores. Porque amor de pai é diferente. Tem que sinalizar o certo e o errado, não pode ser complacente, tem que dar colo e castigo, alimento para o corpo e para o espírito. Pai sofre junto, faz curativo, fica acordado de madrugada até ouvir o bendito barulho da chave. Pai olha boletim, vai à reunião na escola, fica orgulhoso com o sucesso e triste com o fracasso. Que amigo faz isso?\n(Denisa Puggina é cirurgiã-dentista. Fonte: Zero Hora, Porto Alegre, RS, 5/1/2009)\nNota: Deus também age conosco como bom Pai. E ele tem, sim, um Manual do Proprietário, a Bíblia Sagrada. Cabe a nós lermos suas páginas todos os dias.\nPostado por Michelson às 1:51 PM\nPostado por Michelson às 2:14 PM\nPostado por Michelson às 4:46 PM\nMais de 3 mil crianças nascidas em 1970 foram analisadas pela Universidade de Londres. Um artigo sobre a pesquisa foi publicado na mais recente edição da revista New Scientist. No estudo, as mães responderam, quando as filhas tinham dez anos, se acreditavam que suas meninas iriam estudar até os 16, 17 ou 18 anos. Por sua vez, aos 30 anos, as filhas foram entrevistadas para avaliar se sentiam confiança nos rumos de suas próprias vidas. Os pesquisadores descobriram que as filhas das mães que disseram que as filhas iriam estudar até ficarem mais velhas demonstraram mais auto-estima quando adultas. Nenhuma relação semelhante foi descoberta entre mães e filhos.\nOs pesquisadores descobriram também que a ligação entre a ambição da mãe e a auto-estima da filha esteve presente independentemente de fatores como classe social, estrutura familiar e educação. As famílias incluídas no estudo tiveram em geral mais acesso à educação e menos desvantagens sociais do que a média da população. Por isso, nessas famílias, a importância do apoio da mãe pode ser subestimada, de acordo com os autores do estudo.\nOs pesquisadores afirmam que as mães tendem a incentivar mais as filhas do que os filhos a prosseguir no sistema educacional até ficarem mais velhas e a obter sucesso dessa forma – ainda que tenham expectativas semelhantes de sucesso para os filhos de ambos os sexos.\nSegundo os pesquisadores, pode ser que as mães valorizem mais a educação das filhas – o que explicaria esse incentivo maior para que elas estudem.\nPostado por Michelson às 10:20 AM\nRelação com o pai e escolha de parceiro\nUma pesquisa realizada pela Universidade de Durham, na Grã-Bretanha, revelou que mulheres que tiveram uma boa relação com o pai na infância acabam sendo atraídas por homens parecidos com ele. A pesquisa, publicada na revista Evolution and Human Behaviour, revelou que essa atração não se aplica a mulheres que não tiveram uma boa relação com a figura paterna. Até então acreditava-se que a escolha de parceiros parecidos com os pais era ligada ao fato de estes serem as primeiras pessoas que conhecemos quando nascemos. Para os pesquisadores, o estudo mostrou que há componentes emocionais envolvidos nesse processo.\nAs participantes do estudo foram submetidas a um teste em que tinham de selecionar fotos de homens que as atraíam. Em seguida, respondiam a um questionário sobre a relação com os pais.\nA equipe de pesquisadores comparou, então, o tamanho do nariz e a largura dos lábios dos homens das fotos com as dos pais das participantes, e concluiu que mulheres que gostavam dos pais optaram por homens parecidos com eles.\nEsta é a primeira vez que uma pesquisa usa medidas do rosto para avaliar a atração entre as pessoas.\nA líder da pesquisa, Lynda Boothroyd, disse que as descobertas vão contribuir para o entendimento sobre por quo as pessoas se atraem por um determinado tipo físico.\nA pesquisadora ainda acredita que a pesquisa pode ajudar em campos da psicologia, como terapias de casal.\nPostado por Michelson às 4:19 PM


Posts Relacionados com a(tag):Transgênicos\n[Mais que Ideias] Interpretação dos transgênicos sob a perspectiva artística\npostado por Rafael Rioja Arantes em Quinta-feira, 04 de Agosto de 2016\nAlimentos transgênicos representam o modelo de produção em larga escala com amplo emprego de tecnologias genéticas, fertilizantes químicos e agrotóxicos. São pouco familiares para alguns, trazem dúvidas para vários, mas um ponto é fato, a maioria de nós os consome com considerável frequência até mesmo sem imaginar.\nEm um trabalho para o Jornal Ligature, os fotógrafos Enrico Becker e Matt Harris apresentaram sua ótica interpretando frutas transgênicas sob a perspectiva da arte. As cores naturais de cascas e interiores dão lugar a tons pastéis monocromáticos, que apesar de visualmente interessantes, promovem um distanciamento daquilo que seriam as frutas in natura. Os artistas brincam também com a propriedade das frutas inserindo um código de barras em todas elas, da forma que a partir do momento em que são geneticamente modificadas, elas passam a ser propriedade de alguma empresa, e não mais livremente pertencentes ao espaço natural.\nSoja e milho são os carros chefe da produção transgênica e o Brasil é o segundo maior produtor destes grãos no mundo. Cientistas, grupos de pesquisas e empresas multinacionais vivem em uma guerra de braço constante sobre o tema. De um lado, os que tentam a todo custo afirmar que eles são seguros e portanto sua produção deve continuar a todo vapor, e do outro, os que apontam os riscos à saúde e os incontáveis agravos socioambientais. Enquanto isso, nós, os consumidores, estamos cada vez mais expostos a esses alimentos.\nNão é apenas quando comemos uma espiga de milho, ou alguma preparação com soja – se não forem orgânicos ou agroecológicos é praticamente certo que são transgênicos – que estamos ingerindo estes alimentos, mas a grande maioria dos produtos industrializados utilizam milho e a soja como matéria prima barata de base. Fécula de milho, bolos pré-preparados, fermento biológico, biscoitos e salgados, e tantos outros, além é claro, dos produtos mais óbvios como óleo e leite de soja, e milho em conserva por exemplo.\nA série de fotografias com frutas alteradas nos permite visualmente problematizar a questão da transgenia tanto do ponto de vista da naturalidade dos alimentos quanto da transformação dos mesmos em mercadoria e propriedade.\nPara conferir mais imagens acesse o link.\nPosts relacionados: Mais que Ideias, Transgênicos, Arte, Frutas\nÚltima Atualização: Quinta-feira, 04 de Agosto de 2016\n[Pensando EAN] Comida de verdade no campo e na cidade\npostado por Rafael Rioja Arantes em Terça-feira, 31 de Maio de 2016\nEm novembro de 2015 foi realizada a 5ª Conferência de Segurança Alimentar e Nutricional com o lema “Comida de verdade no campo e na cidade: por direitos e soberania alimentar”. O evento reuniu mais de 2 mil pessoas dos 26 estados mais o Distrito Federal entre conselheiros, gestores e representantes da sociedade civil.\nA abertura do evento contou com a fala inspiradora da indiana Vandana Shiva – filosofa, ativista ambiental e eco feminista - autora de dezenas de livros e premiada internacionalmente por seu protagonismo na luta contra os alimentos geneticamente modificados, agrotóxicos e aquecimento global. Vandana iniciou seu ativismo e pesquisas na área em 1984, quando uma usina produtora de pesticidas se rompeu em Bhopal, Índia matando três mil pessoas de imediato e mais de trinta mil como consequência.\nA primeira reflexão que Shiva nos propõem é a dimensão do domínio das empresas multinacionais de agrotóxicos e transgênicos que detém o monopólio da produção agrícola com a falsa premissa de “produzir para acabar com a fome no mundo”. Argumento prontamente rebatido pela oradora que demonstra que estas indústrias concentram monoculturas de soja, milho e algodão com emprego massivo de agrotóxicos, e comenta que na verdade, o que elas produzem não são alimentos para acabar com a fome no mundo, mas sim commodites comerciais e um pacote de produtos químicos.\nO monopólio de sementes transgênicas e pesticidas colocam em risco não apenas a saúde dos trabalhadores e da população, mas também a biodiversidade e a soberania dos agricultores locais. Eles são pressionados de todas as formas a funcionar dentro da lógica deste modelo agrícola industrial dominante conhecido como agronegócio. A ativista não apenas pontua os prejuízos deste modelo, mas apresenta as alternativas para preservar a biodiversidade e garantir a soberania e segurança alimentar dos povos através da agroecologia e da produção orgânica.\nInspire-se com a fala e os caminhos para construção de um sistema alimentar verdadeiramente saudável e sustentável:\nPosts relacionados: Pensando EAN, Segurança Alimentar, Transgênicos, Orgâncos\nÚltima Atualização: Terça-feira, 31 de Maio de 2016\n[Pensando EAN] O que está errado em nosso sistema alimentar\npostado por Rafael Rioja Arantes em Terça-feira, 10 de Maio de 2016\nDurante o mês de maio estamos dando ênfase em posts relacionados à temática dos agrotóxicos e transgênicos, e no quadro de hoje, disponibilizamos a visão do jovem Birke Baehr - 11 anos quando gravou - sobre o tema durante o TEDx “nova geração” em Asheville.\nApesar da pouca idade, Birke apresenta os motivos que o levaram a querer ser um produtor orgânico, “abandonando” o seu desejo de ser um jogador profissional da NFL. Após uma viagem pela estrada com seus familiares aos 9 anos, o garoto passou a estudar sobre práticas produtivas orgânicas e sustentáveis e passou a disseminar estes conhecimentos sobre o sistema alimentar com seus colegas.\nDe maneira direta Birke fala sobre como a indústria alimentícia tenta passar a mensagem, inclusive à crianças de sua faixa estaria, de que produzem com responsabilidade ambiental, quando na verdade se utilizam de práticas para intensificar a produção e massificar seus produtos com o emprego de sementes transgênicas. Neste ponto, o maior exemplo são as plantações de milho dominadas por sementes transgênicas e que servem como subproduto para a maioria dos alimentos ultraprocessados.\nAtravés de sua fala ele também identifica a proximidade do uso de sementes transgênicas e o uso indiscriminado de agrotóxicos. Tais práticas coexistem dentro do sistema do agronegócio com o intuito de aumentar os lucros produtivos em detrimento da saúde ambiental e da população.\nO jovem palestrante apresenta alternativas de como podemos contribuir para um sistema mais saudável e sustentável, através de atitudes como comprar alimentos orgânicos de produtores locais, desta forma estamos cuidando da nossa saúde, do meio ambiente e favorecendo um comércio justo.\nPosts relacionados: Pensando EAN, Agrotóxicos, Transgênicos, Orgânicos\nÚltima Atualização: Terça-feira, 10 de Maio de 2016\nPosts relacionados: Comida na Tela, agrotóxicos, transgênicos, sistema alimentar\n[Biblioteca do Ideias] Lavouras Transgênicas - Riscos e Incertezas\npostado por Rafael Rioja Arantes em Quarta-feira, 30 de Setembro de 2015\nO Ministério do Desenvolvimento Agrário lançou um livro com formato inovador reunindo 750 trabalhos de pesquisadores independentes que tiveram seus artigos publicados em revistas de indexação dentro do campo da transgenia. O diferencial deste livro é que ao contrário de revisões bibliográficas que apresentam publicações sobre determinados temas, questionamentos são colocados sobre aspectos do debate científico no campo da transgenia para, em seguida, apresentar um elenco de referências bibliográficas que contrariam versões desse debate adotadas por agências reguladoras e divulgadas em campanhas de marketing das empresas produtoras de transgênicos.\nUm dos fatores que motivou a elaboração deste trabalho foi que pelo quinto ano consecutivo o Brasil foi o segundo maior produtor de plantas transgênicas no mundo, já ultrapassando 40 milhões de hectares de área cultivada para este fim. Estes números justificam a importância de se monitorar os impactos ambientais, e principalmente na saúde dos seres humanos.\nA síntese dos 750 trabalhos mostra que não existe consenso científico em relação ao uso dos transgênicos para saúde das pessoas, assim como para sociobiodiversidade. Além disto, as informações contidas neste trabalho reforçam a necessidade de análises críticas do atual modelo de desenvolvimento de produção.\nAcesse o link para o livro em nossa biblioteca.\nPosts relacionados: Biblioteca, Transgênicos, Publicações\nÚltima Atualização: Quarta-feira, 30 de Setembro de 2015\nNa última terça-feira (09/06) o Sala de Convidados, programa do Canal Saúde da Fiocruz, discutiu a questão dos alimentos transgênicos em oposição aos orgânicos. O programa trouxe o tema que está em debate na sociedade e contrapôs os pontos positivos e negativos desses dois tipos de alimentos.\nPara discutir o assunto, foram convidados: o Engenheiro Agrônomo e assessor técnico da AS-PTA Assessoria e Serviços a Projetos em Agricultura Alternativa, Gabriel Bioconi Fernandez; a Doutora em Biologia e Diretora-executiva do Conselho de Informações sobre Biotecnologia, Adriana Brondani; o integrante do Comitê do Rio de Janeiro da Campanha Permanente Contra os Agrotóxicos e pela vida e Professor e Pesquisador da Escola Politécnica em Saúde Joaquim Venâncio da Fiocruz, André Búrigo; e o pesquisador da UFRJ, Paulo Cavalcante Ferreira.\nOs transgênicos são vegetais geneticamente modificados para aumentar a produtividade, a resistência a pragas ou ao uso de pesticidas. Os efeitos dessas modificações para a saúde e para o meio ambiente ainda não são inteiramente conhecidos. Já os orgânicos são os alimentos sem modificações, cultivados de forma natural, sem o uso de fertilizantes ou agrotóxicos.\nRecentemente, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), juntamente com outras organizações da sociedade civil, como a Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco), o Greenpeace e o Instituto de Defesa do Consumidor (Idec), lançaram uma carta se posicionando contra o Projeto de Lei 4.148/2008, que prevê acabar com a rotulagem dos transgênicos, que retira do consumidor o direito de saber se um alimento contém ou não ingredientes transgênicos. Entre os possíveis males relacionados ao consumo de alimentos geneticamente modificados está a correlação identificada no Dossiê Abrasco sobre o Uso de Agrotóxicos entre o aumento do cultivo de transgênicos e o de uso de agrotóxicos nessas plantações.\nOs orgânicos apresentam vantagens comprovadas para a saúde como o fato de conterem cinco vezes menos resíduos químicos e estarem 33% menos expostos a bactérias resistentes a antibióticos. Os especialistas analisaram e debateram esses e outros dados a respeito do assunto.\nE você, qual a sua opinião sobre o assunto? Clique na imagem abaixo e assista ao vídeo!\nPosts relacionados: Vídeo, Transgênicos, Orgânicos, Canal Saúde