Old Luxembourg - Manufaktura Stylu\n> MARKI+KOLEKCJE>Villeroy & Boch>Old Luxembourg\nporcelana Premium (32)\nOld Luxembourg (35)\nOld Luxembourg - Tradycja jest zawsze nowoczesna od Villeroy & Boch. W 1767 roku bracia Boch założyli w Luksemburgu swoją manufakturę ceramiki. Jednym z pierwszych wzorów malowanych na produkowanej przez nich porcelanie był motyw Brindille. Nadzwyczajna jakość ich naczyń już wkrótce została uhonorowana określeniem „w stylu luksemburskim”. Tradycyjny serwis Old Luxembourg przypomina swoją nazwą te pełne blasków początki i przenosi je do teraźniejszości. Wyrafinowana zastawa stołowa. Wiele czynników przyczynia się do powstania idealnego nakrycia stołu, lecz oko widzi najpierw formę i motywy zdobiące serwis. Idealna harmonia między jednym a drugim sprawia, że jest to najbardziej wyrazista cecha tej kolekcji naczyń. Delikatne detale, takie jak łagodne fale i filigranowa niebieska linia na krawędziach, dodają kształtom wyjątkowej elegancji. Old Luxembourg – serwis, który uszlachetnia każde nakrycie stołu.\nKieliszki do szampana 17,4 cm Old Luxembourg\nKieliszek do szampana o pojemności 170 ml o wysokości 17,4 cm. Kolekcja Old Luxembourg z francuskim motywem „Brindille”, niebieskie gałązki z kwiatami od prawie 250 lat zdobią ten organicznie uformowany serwis Villeroy & Boch. Delikatny rokokowy motyw, miękkie płaskorzeźby i delikatne, subtelne dekoracje na białej, błyszczącej porcelanie łączą się tworząc ponadczasowo elegancki wygląd. Zestaw...\nKieliszek do białego wina o pojemności 190 ml o wysokości 13,5 cm. Kolekcja Old Luxembourg z francuskim motywem „Brindille”, niebieskie gałązki z kwiatami od prawie 250 lat zdobią ten organicznie uformowany serwis Villeroy & Boch. Delikatny rokokowy motyw, miękkie płaskorzeźby i delikatne, subtelne dekoracje na białej, błyszczącej porcelanie łączą się tworząc ponadczasowo elegancki wygląd....\nKieliszki do czerwonego wina 4szt. 14,8 cm Old...\nKieliszki do czerwonego wina 4szt. 14,8 cm Old Luxembourg\nKieliszek do czerwonego wina o pojemności 240 ml o wysokości 14,8 cm. Kolekcja Old Luxembourg z francuskim motywem „Brindille”, niebieskie gałązki z kwiatami od prawie 250 lat zdobią ten organicznie uformowany serwis Villeroy & Boch. Delikatny rokokowy motyw, miękkie płaskorzeźby i delikatne, subtelne dekoracje na białej, błyszczącej porcelanie łączą się tworząc ponadczasowo elegancki wygląd....\nTalerz owalny 24 cm Old Luxembourg\nOwalny talerz o długości 24 cm na przekąski. Kolekcja Old Luxembourg z francuskim motywem „Brindille”, niebieskie gałązki z kwiatami od prawie 250 lat zdobią ten organicznie uformowany serwis Villeroy & Boch. Delikatny rokokowy motyw, miękkie płaskorzeźby i delikatne, subtelne dekoracje na białej, błyszczącej porcelanie łączą się tworząc ponadczasowo elegancki wygląd.\nSosjerka 0,4 l Old Luxembourg\nSosjerka o pojemności 0,4 l. Kolekcja Old Luxembourg z francuskim motywem „Brindille”, niebieskie gałązki z kwiatami od prawie 250 lat zdobią ten organicznie uformowany serwis Villeroy & Boch. Delikatny rokokowy motyw, miękkie płaskorzeźby i delikatne, subtelne dekoracje na białej, błyszczącej porcelanie łączą się tworząc ponadczasowo elegancki wygląd.\nWaza do zupy 2,7 l Old Luxembourg\nWaza do zupy o pojemności 2,7 l. Kolekcja Old Luxembourg z francuskim motywem „Brindille”, niebieskie gałązki z kwiatami od prawie 250 lat zdobią ten organicznie uformowany serwis Villeroy & Boch. Delikatny rokokowy motyw, miękkie płaskorzeźby i delikatne, subtelne dekoracje na białej, błyszczącej porcelanie łączą się tworząc ponadczasowo elegancki wygląd.\nKubek 0,35 l Old Luxembourg\nKubek do herbaty lub dużej kawy o pojemności 350 ml. Kolekcja Old Luxembourg z francuskim motywem „Brindille”, niebieskie gałązki z kwiatami od prawie 250 lat zdobią ten organicznie uformowany serwis Villeroy & Boch. Delikatny rokokowy motyw, miękkie płaskorzeźby i delikatne, subtelne dekoracje na białej, błyszczącej porcelanie łączą się tworząc ponadczasowo elegancki wygląd.\nSpodek do filiżanki do espresso 12 cm Old Luxembourg\nSpodek o średnicy 12 cm do filiżanki do espresso. Kolekcja Old Luxembourg z francuskim motywem „Brindille”, niebieskie gałązki z kwiatami od prawie 250 lat zdobią ten organicznie uformowany serwis Villeroy & Boch. Delikatny rokokowy motyw, miękkie płaskorzeźby i delikatne, subtelne dekoracje na białej, błyszczącej porcelanie łączą się tworząc ponadczasowo elegancki wygląd.\nFiliżanka do espresso 0,1 l Old Luxembourg\nFiliżanka do espresso o pojemności 0,1 l. Kolekcja Old Luxembourg z francuskim motywem „Brindille”, niebieskie gałązki z kwiatami od prawie 250 lat zdobią ten organicznie uformowany serwis Villeroy & Boch. Delikatny rokokowy motyw, miękkie płaskorzeźby i delikatne, subtelne dekoracje na białej, błyszczącej porcelanie łączą się tworząc ponadczasowo elegancki wygląd.\nFiliżanka do espresso ze spodkiem 0,1 l Old Luxembourg\nFiliżanka do espresso o pojemności 0,1 l ze spodkiem o średnicy 12 cm. Kolekcja Old Luxembourg z francuskim motywem „Brindille”, niebieskie gałązki z kwiatami od prawie 250 lat zdobią ten organicznie uformowany serwis Villeroy & Boch. Delikatny rokokowy motyw, miękkie płaskorzeźby i delikatne, subtelne dekoracje na białej, błyszczącej porcelanie łączą się tworząc ponadczasowo elegancki wygląd.\nSpodek do filiżanki do kawy 14 cm Old Luxembourg\nSpodek do filiżanki do kawy o średnicy 14 cm. Kolekcja Old Luxembourg z francuskim motywem „Brindille”, niebieskie gałązki z kwiatami od prawie 250 lat zdobią ten organicznie uformowany serwis Villeroy & Boch. Delikatny rokokowy motyw, miękkie płaskorzeźby i delikatne, subtelne dekoracje na białej, błyszczącej porcelanie łączą się tworząc ponadczasowo elegancki wygląd.\nFiliżanka do kawy ze spodkiem 0,2 l Old Luxembourg\nFiliżanka do kawy o pojemności 0,2 l ze spodkiem o średnicy 14 cm. Kolekcja Old Luxembourg z francuskim motywem „Brindille”, niebieskie gałązki z kwiatami od prawie 250 lat zdobią ten organicznie uformowany serwis Villeroy & Boch. Delikatny rokokowy motyw, miękkie płaskorzeźby i delikatne, subtelne dekoracje na białej, błyszczącej porcelanie łączą się tworząc ponadczasowo elegancki wygląd.\nFiliżanka śniadaniowa 0,35 l Old Luxembourg\nFiliżanka śniadaniowa o pojemności 0,35 l. Kolekcja Old Luxembourg z francuskim motywem „Brindille”, niebieskie gałązki z kwiatami od prawie 250 lat zdobią ten organicznie uformowany serwis Villeroy & Boch. Delikatny rokokowy motyw, miękkie płaskorzeźby i delikatne, subtelne dekoracje na białej, błyszczącej porcelanie łączą się tworząc ponadczasowo elegancki wygląd.\nFiliżanka śniadaniowa ze spodkiem 0,35 l Old Luxembourg\nFiliżanka śniadaniowa o pojemności 0,35 l ze spodkiem o średnicy 16 cm. Kolekcja Old Luxembourg z francuskim motywem „Brindille”, niebieskie gałązki z kwiatami od prawie 250 lat zdobią ten organicznie uformowany serwis Villeroy & Boch. Delikatny rokokowy motyw, miękkie płaskorzeźby i delikatne, subtelne dekoracje na białej, błyszczącej porcelanie łączą się tworząc ponadczasowo elegancki wygląd.\nDzbanek do kawy dla 6 osób 1,3 l Old Luxembourg\nDzbanek do kawy dla sześciu osób o pojemności 1,3 l. Kolekcja Old Luxembourg z francuskim motywem „Brindille”, niebieskie gałązki z kwiatami od prawie 250 lat zdobią ten organicznie uformowany serwis Villeroy & Boch. Delikatny rokokowy motyw, miękkie płaskorzeźby i delikatne, subtelne dekoracje na białej, błyszczącej porcelanie łączą się tworząc ponadczasowo elegancki wygląd.\nMiska 11 cm Old Luxembourg\nMiska na różne dodatki o średnicy 11 cm. Kolekcja Old Luxembourg z francuskim motywem „Brindille”, niebieskie gałązki z kwiatami od prawie 250 lat zdobią ten organicznie uformowany serwis Villeroy & Boch. Delikatny rokokowy motyw, miękkie płaskorzeźby i delikatne, subtelne dekoracje na białej, błyszczącej porcelanie łączą się tworząc ponadczasowo elegancki wygląd.\nMiska 13 cm Old Luxembourg\nMiska na różne dodatki o średnicy 13 cm. Kolekcja Old Luxembourg z francuskim motywem „Brindille”, niebieskie gałązki z kwiatami od prawie 250 lat zdobią ten organicznie uformowany serwis Villeroy & Boch. Delikatny rokokowy motyw, miękkie płaskorzeźby i delikatne, subtelne dekoracje na białej, błyszczącej porcelanie łączą się tworząc ponadczasowo elegancki wygląd.\nMiska 0,75 l Old Luxembourg\nMiska na różne dodatki o pojemności 0,75 l. Kolekcja Old Luxembourg z francuskim motywem „Brindille”, niebieskie gałązki z kwiatami od prawie 250 lat zdobią ten organicznie uformowany serwis Villeroy & Boch. Delikatny rokokowy motyw, miękkie płaskorzeźby i delikatne, subtelne dekoracje na białej, błyszczącej porcelanie łączą się tworząc ponadczasowo elegancki wygląd.\nMiska 0,4 l Old Luxembourg\nMiseczka na musli, słodycze i dodatki o pojemności 0,4 l. Kolekcja Old Luxembourg z francuskim motywem „Brindille”, niebieskie gałązki z kwiatami od prawie 250 lat zdobią ten organicznie uformowany serwis Villeroy & Boch. Delikatny rokokowy motyw, miękkie płaskorzeźby i delikatne, subtelne dekoracje na białej, błyszczącej porcelanie łączą się tworząc ponadczasowo elegancki wygląd.\nSpodek do bulionówki 19 cm Old Luxembourg\nSpodek do bulionówki o średnicy 19 cm. Kolekcja Old Luxembourg z francuskim motywem „Brindille”, niebieskie gałązki z kwiatami od prawie 250 lat zdobią ten organicznie uformowany serwis Villeroy & Boch. Delikatny rokokowy motyw, miękkie płaskorzeźby i delikatne, subtelne dekoracje na białej, błyszczącej porcelanie łączą się tworząc ponadczasowo elegancki wygląd.\nBulionówka 0,4 l Old Luxembourg\nBulionówka o pojemności 0,4 l. Kolekcja Old Luxembourg z francuskim motywem „Brindille”, niebieskie gałązki z kwiatami od prawie 250 lat zdobią ten organicznie uformowany serwis Villeroy & Boch. Delikatny rokokowy motyw, miękkie płaskorzeźby i delikatne, subtelne dekoracje na białej, błyszczącej porcelanie łączą się tworząc ponadczasowo elegancki wygląd.\nBulionówka ze spodkiem 0,4 l Old Luxembourg\nBulionówka o pojemności 0,4 l i podstawka o średnicy 19 cm. Kolekcja Old Luxembourg z francuskim motywem „Brindille”, niebieskie gałązki z kwiatami od prawie 250 lat zdobią ten organicznie uformowany serwis Villeroy & Boch. Delikatny rokokowy motyw, miękkie płaskorzeźby i delikatne, subtelne dekoracje na białej, błyszczącej porcelanie łączą się tworząc ponadczasowo elegancki wygląd.\nTalerz głęboki 23 cm Old Luxembourg\nTalerz głęboki 23 cm na zupy i gęste dania. Kolekcja Old Luxembourg z francuskim motywem „Brindille”, niebieskie gałązki z kwiatami od prawie 250 lat zdobią ten organicznie uformowany serwis Villeroy & Boch. Delikatny rokokowy motyw, miękkie płaskorzeźby i delikatne, subtelne dekoracje na białej, błyszczącej porcelanie łączą się tworząc ponadczasowo elegancki wygląd.\nTalerzyk B&B 16 cm Old Luxembourg\nTalerzyk do pieczywa i masła (bread & butter) oraz innych dodatków o średnicy 16 cm. Kolekcja Old Luxembourg z francuskim motywem „Brindille”, niebieskie gałązki z kwiatami od prawie 250 lat zdobią ten organicznie uformowany serwis Villeroy & Boch. Delikatny rokokowy motyw, miękkie płaskorzeźby i delikatne, subtelne dekoracje na białej, błyszczącej porcelanie łączą się tworząc ponadczasowo...


Bakteryjne Zapalenie Pochwy - objawy i leczenie | euroclinix.pl\nStrona główna / Choroby Weneryczne / Bakteryjne Zapalenie Pochwy Impotencja\nLeki z receptą na bakteryjne zapalenie pochwy\nBakteryjne zapalenie pochwy, zwane inaczej waginozą bakteryjną, to kobieca przypadłość, do której dochodzi w wyniku naruszenia naturalnej flory bakteryjnej znajdującej się w pochwie. W większości przypadków waginoza bakteryjna jest łatwa do wyleczenia i nie powoduje żadnych poważnych następstw zdrowotnych. Nieleczona infekcja może jednak doprowadzić do zapalenia miednicy mniejszej oraz powikłań podczas ciąży, a także zwiększyć ryzyko zachorowania na choroby przenoszone drogą płciową. Waginoza bakteryjna formalnie nie jest uznawana za chorobę weneryczną, choć opinie na ten temat są podzielone. Wynika to z faktu, że współczynnik zachorowalności na tą przypadłość jest najwyższy wśród aktywnych seksualnie kobiet, które nie zabezpieczają się za pomocą prezerwatyw i współżyją z wieloma partnerami seksualnymi. Istnieją także dowody na to, że kobieta cierpiąca na tą dolegliwość może zarazić swoją partnerkę seksualną podczas współżycia. Nie ma natomiast choroby, która mogłaby być odpowiednikiem bakteryjnego zapalenia pochwy u mężczyzn. Pacjentki zmagające się z bakteryjnym zapaleniem pochwy mogą skorzystać z pomocy lekarza współpracującego z kliniką internetową euroClinix, która już od 10 lat świadczy usługi medyczne za pośrednictwem Internetu. Dzięki naszemu serwisowi pacjenci mogą odbyć konsultację lekarską online, na podstawie której wykwalifikowany specjalista (przy braku przeciwwskazań) wystawi receptę na lek. Zapewniamy profesjonalną opiekę medyczną oraz błyskawiczną dostawę w ciągu 24 godzin. Metronidazol\nCzym grozi infekcja pochwy?\nDo bakteryjnego zapalenia pochwy dochodzi w wyniku zaburzenia naturalnej równowagi bakteryjnej w waginie. Znajdujące się tam bakterie kwasu mlekowego odpowiadają za utrzymanie odpowiedniego pH pochwy, co zapobiega rozwojowi innych rodzajów bakterii. Gwałtowne namnożenie bakterii w pochwie może prowadzić do rozwoju stanu zapalnego. W grupie podwyższonego ryzyka zachorowania na bakteryjne zapalenie pochwy znajdują się kobiety aktywne seksualnie, niestosujące mechanicznych środków antykoncepcyjnych oraz posiadające wielu partnerów seksualnych. Innymi\nczynnikami zwiększającymi ryzyko zapadnięcia na tą dolegliwość są:\nStosowanie zapachowych mydeł lub antyseptycznych płynów do kąpieli\nStosowanie silnych detergentów do prania bielizny Jakie są objawy bakteryjnego zapalenia pochwy?\nPonad połowa kobiet cierpiących na bakteryjne zapalenie pochwy nie doświadcza żadnych symptomów. Infekcje nie objawiają się w bolesny lub niekomfortowy sposób. Najczęstszymi symptomami choroby są następujące zmiany w wydzielinie pochwowej:\nSzary lub biały kolor Inną konsystencję i podobny zapach może mieć także krew miesiączkowa.\nNieleczona waginoza bakteryjna może zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań w okresie ciąży, takich jak m.in. przedwczesny poród, poronienie, zapalenie błon płodowych lub endometrioza poporodowa. Bakteryjne zapalenie pochwy może również przyczynić się do zwiększenia podatności organizmu na zakażenia chorobami wenerycznymi. Ponadto, jak sugerują niektóre źródła, dolegliwość ta może zwiększyć ryzyko zachorowania na zapalenie miednicy mniejszej, które w rzadkich przypadkach może spowodować bezpłodność. Jak leczyć bakteryjne zapalenie pochwy?\nLeczenie bakteryjnego zapalenia pochwy opiera się na stosowaniu odpowiedniego antybiotyku, najczęściej Metronizadolu, który dostępny jest w postaci tabletek oraz dopochwowego żelu. Za najbardziej efektywną metodę leczenia tej przypadłości uznawane są doustne pigułki, które należy zażywać dwa razy na dobę przez okres 5 - 7 dni. Żel zalecany jest zazwyczaj jedynie kobietom w okresie karmienia piersią. Zakup leku online\nLeki na bakteryjne zapalenie pochwy można bezpiecznie zakupić przez Internet, korzystając z usług kliniki internetowej euroClinix. Aby złożyć zamówienie, należy wypełnić formularz medyczny, który zostanie zweryfikowany przez jednego z naszych lekarzy w celu upewnienia się, że dany lek jest bezpieczny dla pacjentki. Jeśli nie stwierdzi on żadnych przeciwwskazań do stosowania środka, wypisze receptę oraz przekaże ją do naszej licencjonowanej apteki znajdującej się w Londynie. Stamtąd paczka zostanie wysłana i dostarczona pod wskazany adres w ciągu 24 godzin. Jeśli mają państwo jakiekolwiek pytania dotyczące działalności naszej kliniki, prosimy o kontakt z Działem Obsługi Pacjenta. Choroby Weneryczne


Clementoni: Autobus Baby Mickey, sorter klocków | Sklep online ToysFun.pl\nClementoni: Autobus Baby Mickey, sorter klocków\nAutobus edukacyjny - sorter klocków\nZawiera 9 kolorowych klocków w 6 różnych kształtach. Pokrywka posiada otwory w kształcie odpowiadającym klockom, jest idealną zabawką, która pomoże rozwinąć umiejętności manualnych dziecka i pozwala na przyswojenie rożnych kolorów i kształtów geometrycznych. Na zabawce są ilustracje Myszki Miki i przyjaciół. Sorter występuje w formie samochodu - ma ruchome koła. Autobusik przechowa dołączone do zestawu kształty.\nKolorowy autobusik - sorter\n9 foremek - klocków\nPokrywka z sorterem\nWymiary opakowania: 15 x 15 x 22 cm.


DZP/38/382-27/14 Jastrzębie-Zdrój, r. - PDF Darmowe pobieranie\nDZP/38/382-27/14 Jastrzębie-Zdrój, r.\nDownload "DZP/38/382-27/14 Jastrzębie-Zdrój, 22.05.2014 r."\n1 DZP/38/382-27/14 Jastrzębie-Zdrój, r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy łóżek do intensywnej opieki medycznej wraz z wyposażeniem, szafkek przyłóżkowych, szafek - asystorów medycznych na kółkach oraz szafek metalowych ubraniowych do pomieszczeń szatni dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju (DZP/38/382-27/14). WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA R. W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie SIWZ, na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4, ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia co następuje oraz wprowadza do SIWZ następujące zmiany: Pytanie 1. Dotyczy: Łóżko do intensywnej opieki medycznej 11 szt. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej zarówno przy podniesionych jak i opuszczonych barierkach bocznych 1000 mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza łóżko o szerokości całkowitej zarówno przy podniesionych jak i opuszczonych barierkach bocznych 1000 mm Pytanie 2. Dotyczy: Łóżko do intensywnej opieki medycznej 11 szt. Czy Zamawiający dopuści łóżko o elektrycznej regulacji oparcia pleców w zakresie 0-72? Pytanie 3. Dotyczy: Łóżko do intensywnej opieki medycznej 11 szt. Czy Zamawiający dopuści łóżko o elektrycznej regulacji segmentu uda w zakresie 0-37? Pytanie 4. Dotyczy: Łóżko do intensywnej opieki medycznej 11 szt. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektrycznymi przechyłami bocznymi w zakresie 0-20? 1\n2 Pytanie 5. Dotyczy: Łóżko do intensywnej opieki medycznej 11 szt. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez pilota przewodowego, ale z panelami sterującymi wbudowanymi w dwie barierki od strony wewnętrznej i zewnętrznej oraz z panelem centralnym? Rozwiązanie to jest lepsze od żądanego? Zamawiający dopuszcza łóżko bez pilota przewodowego, ale z panelami sterującymi wbudowanymi w dwie barierki od strony wewnętrznej i zewnętrznej oraz z panelem centralnym Pytanie 6. Dotyczy: Łóżko do intensywnej opieki medycznej 11 szt. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu podudzi za pomocą systemu zapadkowego? Pytanie 7. Dotyczy: Łóżko do intensywnej opieki medycznej 11 szt. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją CPR oparcia pleców i nóg i z mechaniczną regulacją CPR tylko oparcia pleców? Pytanie 8. Dotyczy: Łóżko do intensywnej opieki medycznej 11 szt. Czy Zamawiający dopuści łóżko z dźwigniami hamulca umieszczonymi przy dwóch kołach od strony nóg pacjenta? Pytanie 9. Dotyczy: Łóżko do intensywnej opieki medycznej 11 szt. Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy o gr. 14 cm, składający się z dwóch warstw, spód z wysoce próżniowej pianki, wierzchnia warstwa z termoelastycznej pianki z funkcją pamięci kształtu, warstwy połączone na zasadzie nachodzących grzebieni, bez elementów klejonych, składający się z 7 stref anatomicznych (głowa, barki, plecy, biodra, uda, podudzia i stopy) z nacięciami i otworami powodującymi dobrą cyrkulację powietrza i odprowadzenia nadmiaru wilgoci, umożliwiający równomierne rozłożenie ciężaru pacjenta, dostosowujący się do ciała pacjenta, stosowany przy ryzyku powstawania odleżyn do III st., w pokrowcu z tkaniny nieprzemakalnej, zmywalnej, paroprzepuszczalnej, zamykany na zamek błyskawiczny, przystosowanym do prania w temp. 95 stopni? Zamawiający dopuszcza materac przeciwodleżynowy o gr. 14 cm, składający się z dwóch warstw, spód z wysoce próżniowej pianki, wierzchnia warstwa z termoelastycznej pianki z funkcją pamięci kształtu, warstwy połączone na zasadzie nachodzących grzebieni, bez elementów klejonych, składający się z 7 stref anatomicznych (głowa, barki, plecy, biodra, 2\n3 uda, podudzia i stopy) z nacięciami i otworami powodującymi dobrą cyrkulację powietrza i odprowadzenia nadmiaru wilgoci, umożliwiający równomierne rozłożenie ciężaru pacjenta, dostosowujący się do ciała pacjenta, stosowany przy ryzyku powstawania odleżyn do III st., w pokrowcu z tkaniny nieprzemakalnej, zmywalnej, paroprzepuszczalnej, zamykany na zamek błyskawiczny, przystosowanym do prania w temp. 95 stopni Pytanie 10. Dotyczy: Łóżko do intensywnej opieki medycznej 2 szt. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej zarówno przy podniesionych jak i opuszczonych barierkach bocznych 1000 mm? Zamawiający dopuszcza łóżko o szerokości całkowitej zarówno przy podniesionych jak i opuszczonych barierkach bocznych 1000 mm Pytanie 11. Dotyczy: Łóżko do intensywnej opieki medycznej 2 szt. Czy Zamawiający dopuści łóżko o elektrycznej regulacji oparcia pleców w zakresie 0-72? Pytanie 12. Dotyczy: Łóżko do intensywnej opieki medycznej 2 szt. Czy Zamawiający dopuści łóżko o elektrycznej regulacji segmentu uda w zakresie 0-37? Pytanie 13. Dotyczy: Łóżko do intensywnej opieki medycznej 2 szt. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektrycznymi przechyłami bocznymi w zakresie 0-20? Pytanie 14. Dotyczy: Łóżko do intensywnej opieki medycznej 2 szt. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez pilota przewodowego, ale z panelami sterującymi wbudowanymi w dwie barierki od strony wewnętrznej i zewnętrznej oraz z panelem centralnym? Rozwiązanie to jest lepsze od żądanego. Zamawiający dopuszcza łóżko bez pilota przewodowego, ale z panelami sterującymi wbudowanymi w dwie barierki od strony wewnętrznej i zewnętrznej oraz z panelem centralnym Pytanie 15. Dotyczy: Łóżko do intensywnej opieki medycznej 2 szt. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu podudzi za pomocą systemu zapadkowego? 3\n4 Pytanie 16. Dotyczy: Łóżko do intensywnej opieki medycznej 2 szt. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją CPR oparcia pleców i nóg i z mechaniczną regulacją CPR tylko oparcia pleców? Pytanie 17. Dotyczy: Łóżko do intensywnej opieki medycznej 2 szt. Czy Zamawiający dopuści łóżko z dźwigniami hamulca umieszczonymi przy dwóch kołach od strony nóg pacjenta? Pytanie 18. Dotyczy: Łóżko do intensywnej opieki medycznej 2 szt. Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy o gr. 14 cm, składający się z dwóch warstw, spód z wysoce próżniowej pianki, wierzchnia warstwa z termoelastycznej pianki z funkcją pamięci kształtu, warstwy połączone na zasadzie nachodzących grzebieni, bez elementów klejonych, składający się z 7 stref anatomicznych (głowa, barki, plecy, biodra, uda, podudzia i stopy) z nacięciami i otworami powodującymi dobrą cyrkulację powietrza i odprowadzenia nadmiaru wilgoci, umożliwiający równomierne rozłożenie ciężaru pacjenta, dostosowujący się do ciała pacjenta, stosowany przy ryzyku powstawania odleżyn do III st., w pokrowcu z tkaniny nieprzemakalnej, zmywalnej, paroprzepuszczalnej, zamykany na zamek błyskawiczny, przystosowanym do prania w temp. 95 stopni? Zamawiający dopuszcza materac przeciwodleżynowy o gr. 14 cm, składający się z dwóch warstw, spód z wysoce próżniowej pianki, wierzchnia warstwa z termoelastycznej pianki z funkcją pamięci kształtu, warstwy połączone na zasadzie nachodzących grzebieni, bez elementów klejonych, składający się z 7 stref anatomicznych (głowa, barki, plecy, biodra, uda, podudzia i stopy) z nacięciami i otworami powodującymi dobrą cyrkulację powietrza i odprowadzenia nadmiaru wilgoci, umożliwiający równomierne rozłożenie ciężaru pacjenta, dostosowujący się do ciała pacjenta, stosowany przy ryzyku powstawania odleżyn do III st., w pokrowcu z tkaniny nieprzemakalnej, zmywalnej, paroprzepuszczalnej, zamykany na zamek błyskawiczny, przystosowanym do prania w temp. 95 stopni Pytanie 19. Dotyczy: Szafka przyłóżkowa 13 szt. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości 560 mm? Pytanie 20. Dotyczy: Szafka przyłóżkowa 13 szt. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o głębokości 410 mm? 4\n5 Pytanie 21. Dotyczy: Szafka przyłóżkowa 13 szt. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z regulacja wysokości blatu bocznego w zakresie mm? Pytanie 22. Dotyczy: Szafka przyłóżkowa 13 szt. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o głębokości blatu bocznego 320 mm? Pytanie 23. Pakiet 3. Czy Zamawiający dopuści wymiar asystora 500x500 mm [głębokość x szerokość]? Pytanie 24. Czy Zamawiający wymaga, aby asystory medyczne, będące przedmiotem zamówienia w pakiecie Nr 3 wykonane były w systemie stelaża aluminiowego, łączonego specjalistycznymi złączkami, wypełnionego płyta meblową melaminowaną? Pozostałe parametry jak w SIWZ. Pytanie 25. Pakiet nr 1 (pozycja 1 i 2) Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 1045 mm (barierki boczne podniesione, jak i barierki boczne opuszczone), co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego? Zamawiający dopuszcza łóżko o szerokości całkowitej 1045 mm (barierki boczne podniesione, jak i barierki boczne opuszczone). Pytanie 26. Pakiet nr 1 (pozycja 1 i 2) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, którego leże oparte jest na konstrukcji pantografowej, pozbawioną powierzchni pokrytych smarem jak w przypadku rozwiązań kolumnowych, którego konstrukcja przystosowana jest do mycia i dezynfekcji w centralnych stacjach mycia łóżek? Pytanie 27. Pakiet nr 1 (pozycja 1 i 2) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z regulacją wysokości w zakresie mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego? 5\n6 Zamawiający dopuszcza łóżko z regulacją wysokości w zakresie mm Pytanie 28. Pakiet nr 1 (pozycja 1 i 2) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z regulacją oparcia pleców w zakresie 0-70, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego? Pytanie 29. Pakiet nr 1 (pozycja 1 i 2) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z regulacja segmentu uda w zakresie 0-80, co jest rozwiązaniem lepszym od oczekiwanego? Zamawiający dopuszcza łóżko z regulacją segmentu uda w zakresie 0-80 Pytanie 30. Pakiet nr 1 (pozycja 1 i 2) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z funkcją autoregresji oparcia pleców 80 mm, co jest parametrem wystarczającym dla osiągnięcia wszelkich funkcji wymaganych od tego rodzaju łóżek? Pytanie 31. Pakiet nr 1 (pozycja 1 i 2) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko tylko z funkcją autoregresji segmentu pleców? Pytanie 32. Pakiet nr 1 (pozycja 1 i 2) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w panel centralny bez wyświetlacza LCD, co wydaje się parametrem nie koniecznym, aby łóżko spełniało swoją funkcję zapewnienia bezpieczeństwa i wygody pacjenta? Pytanie 33. Pakiet nr 1 (pozycja 1 i 2) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w trzy dźwignie umieszczone pod leżem, w okolicach bioder pacjenta: 1. dźwignia regulacji segmentu pleców, 2. dźwignia regulacji segmentu podudzia, 3. dźwignia CPR? 6\n7 Pytanie 34. Pakiet nr 1 (pozycja 1 i 2) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w cztery koła, które zapewniają pełną mobilność łóżka? Pytanie 35. Pakiet nr 1 (pozycja 1 i 2) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z dźwigniami hamulca umieszczonymi przy kołach od strony nóg pacjenta? Pytanie 36. Pakiet nr 1 (pozycja 1 i 2) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w szczyty metalowe, z wypełnieniem z płyty tworzywowej typu hpl, co jest rozwiązaniem trwalszym od oczekiwanego? Pytanie 37. Pakiet nr 1 (pozycja 1 i 2) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z regulacją funkcji elektrycznych za pośrednictwem panelu centralnego oraz pilota przewodowego? Pytanie 38. Pakiet nr 1 (pozycja 1 i 2) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z barierkami bocznymi aluminiowymi, z elementami tworzywowymi, dzielonymi, składanymi na ramę leża? Pytanie 39. Pakiet nr 1 (pozycja 1 i 2) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w materac o parametrach równoważnych? 7\n8 Pytanie 40. Pakiet nr 1 (pozycja 1 i 2) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z tunelem na kasetę RTG, umieszczonym tylko pod segmentem oparcia pleców? Pytanie 41. Pakiet nr 1 (pozycja 1 i 2) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania barierki boczne dzielone spełniające normę bezpieczeństwa EN , nie poruszające się wraz z segmentami leża, zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem? Pytanie 42. Pakiet nr 1 (pozycja 1 i 2) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z segmentem pleców wypełnionym płytą laminatową oraz pozostałymi wypełnionymi panelami ABS? Zamawiający dopuszcza zaoferowania łóżko z segmentem pleców wypełnionym płytą laminatową oraz pozostałymi wypełnionymi panelami ABS Pytanie 43. Pakiet nr 1 (pozycja 2) Czy Zamawiający dopuści łóżko z systemem ważenia o parametrach równoważnych? Pytanie 44. Pakiet nr 1 (pozycja 2) Czy Zamawiający wymaga co wydaje się oczywistym aby, łóżko posiadające system ważenia posiadało klasyfikację produktu w klasie Im, oraz aby producent lub dystrybutor posiadał stosowny certyfikat WE zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG aneks II bez rozdziału (4) umożliwiające legalizację dostarczonego produktu na etapie produkcji, jak również na późniejszym etapie użytkowania łóżek? Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby, łóżko posiadające system ważenia posiadało klasyfikację produktu w klasie Im, oraz aby producent lub dystrybutor posiadał stosowny certyfikat WE zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG aneks II bez rozdziału (4) umożliwiające legalizację dostarczonego produktu na etapie produkcji, jak również na późniejszym etapie użytkowania łóżek Pytanie 45. Pakiet nr 1 (pozycja 2) Czy Zamawiający dopuści łóżko bez systemu monitorowania obecności pacjenta? 8\n9 Pytanie 46. Pakiet nr 2 Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową w której blaty wykonane są z wodoodpornego tworzywa z laminatu, odpornego na środki dezynfekcyjne i wysoką temperaturę? Pytanie 47. Pakiet nr 2 Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową bez wypukłych krawędzi? Pytanie 48. Pakiet nr 2 Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową bez ogranicznika wysuwu w stronę ściany? Pytanie 49. Czy Zamawiający dopuści długość łóżka bez przedłużenia 2181 mm? Zamawiający dopuszcza długość łóżka bez przedłużenia 2181 mm Pytanie 50. Czy Zamawiający dopuści szerokość łóżka przy opuszczonych barierkach bocznych 979 mm? Zamawiający dopuszcza szerokość łóżka przy opuszczonych barierkach bocznych 979 mm Pytanie 51. Czy Zamawiający dopuści szerokość łóżka przy podniesionych barierkach bocznych 1024 mm? Zamawiający dopuszcza szerokość łóżka przy podniesionych barierkach bocznych 1024 mm Pytanie 52. Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające możliwość przedłużenia leża o 18cm? Oferowany parametr nieznacznie różni się od wymaganego i w żaden sposób nie wpływa na walory użytkowe łóżka. Zamawiający dopuszcza łóżko posiadające możliwość przedłużenia leża o 18cm 9\n10 Pytanie 53. Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające koła o średnicy 150mm? Zamawiający dopuszcza łóżko posiadające koła o średnicy 150mm Pytanie 54. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne dzielone nie ograniczające Pacjenta na całej długości leża wykonane zgodnie z nową normą dla łóżek szpitalnych (norma EN )? Zamawiający dopuszcza łóżko wyposażone w barierki boczne dzielone nie ograniczające Pacjenta na całej długości leża wykonane zgodnie z nową normą dla łóżek szpitalnych (norma EN ), pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. Pytanie 55. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko do intensywnej terapii bez przechyłów bocznych? Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ Pytanie 56. Czy Zamawiający dopuści łóżko czterosekcyjne oparte na nowoczesnej konstrukcji kolumn prostopadłościennych, gwarantujących wyższą stabilność leża niż kolumny cylindryczne, łatwe do utrzymania czystości? Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ Pytanie 57. Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające szczyty w kolorze szarym bądź beżowym łatwe w utrzymaniu czystości? Zamawiający dopuszcza łóżko posiadające szczyty w kolorze szarym bądź beżowym łatwe w utrzymaniu czystości Pytanie 58. Czy Zamawiający dopuści barierki boczne łóżka wykonane z tworzywa sztucznego, podwójne dzielone chowane pod leże po opuszczeniu, łatwe do dezynfekcji z możliwością blokady na trzech różnych wysokościach? Barierki zgodne z normą dla łóżek szpitalnych (norma EN ), zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem. Barierki wyposażone w wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia z zaznaczeniem kąta 30º i 45º oraz kąta nachylenia ramy łóżka dla terapii ułożeniowej. Wskaźniki widoczne niezależnie od pozycji barierek. Konstrukcja barierek bocznych umożliwiająca ich opuszczanie przy użyciu jednej ręki oraz zablokowanie na 3 różnych wysokościach. Barierki 10\n11 służą jako podparcie podczas wychodzenia pacjenta z łóżka. Konstrukcja barierek bocznych z tzw. mechanizmem zegarowym, nie wymagającym wolnej przestrzeni z boków łóżka w celu ich podniesienia lub opuszczenia? Zamawiający dopuszcza barierki boczne łóżka wykonane z tworzywa sztucznego, podwójne dzielone chowane pod leże po opuszczeniu, łatwe do dezynfekcji z możliwością blokady na trzech różnych wysokościach? Barierki zgodne z normą dla łóżek szpitalnych (norma EN ), zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem. Barierki wyposażone w wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia z zaznaczeniem kąta 30º i 45º oraz kąta nachylenia ramy łóżka dla terapii ułożeniowej. Wskaźniki widoczne niezależnie od pozycji barierek. Konstrukcja barierek bocznych umożliwiająca ich opuszczanie przy użyciu jednej ręki oraz zablokowanie na 3 różnych wysokościach. Barierki służą jako podparcie podczas wychodzenia pacjenta z łóżka. Konstrukcja barierek bocznych z tzw. mechanizmem zegarowym, nie wymagającym wolnej przestrzeni z boków łóżka w celu ich podniesienia lub opuszczenia. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. Pytanie 59. Czy Zamawiający dopuści sterowanie funkcjami elektrycznymi łóżka (regulacja wysokości, kąta nachylenia segmentu oparcia pleców, segmentu ud i podudzi, regulacja funkcji autokontur, autoregresji, Trendelenburga i anty-trendelenburga, krzesła kardiologicznego, szokowej, egzaminacyjnej) za pomocą paneli obustronnie wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej dla personelu medycznego z funkcjami selektywnej blokady oraz paneli wbudowanych w barierki od strony wewnętrznej dla pacjenta (dla pacjenta ograniczone funkcje)? Wszystkie przyciski membranowe wodoodporne. Pytanie 60. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulację wysokości w zakresie mm? Zamawiający dopuszcza łóżko z elektryczną regulację wysokości w zakresie mm Pytanie 61. Czy Zamawiający dopuści łóżko regulacją elektryczną części nożnej w zakresie 35? Pytanie 62. Czy Zamawiający dopuści kąt uniesienia segmentu oparcia pleców 66? 11\n12 Pytanie 63. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko do intensywnej opieki medycznej nieposiadające przechyłów bocznych? Pytanie 64. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją elektryczną pozycji krzesła kardiologicznego sterowanie przy pomocy jednego przycisku dostępnego z panelu sterowania umieszczonego w barierce bocznej od strony zewnętrznej dla personelu medycznego z funkcjami selektywnej blokady? Pytanie 65. Czy Zamawiający dopuści by łóżko było wyposażone w elektryczną funkcję pozycji szokowej bez elektrycznej funkcji CPR, gdyż już jest wyposażone w mechaniczną funkcję CPR? Tylko takie rozwiązanie zapewnia maksymalną szybkość opuszczenia segmentu oparcia do podjęcia resuscytacji. Funkcja szokowa jest dostępna po naciśnięciu jednego przycisku wyraźnie oznaczonego na żółto, w celu podwyższenia bezpieczeństwa funkcjonowania tej funkcji jest ona zasilana dodatkowo z osobno wbudowanego akumulatora, który obsługuje tylko tą funkcję. Po uruchomieniu funkcji pozycji szokowej łóżko rozpoczyna sekwencję ruchów poziomujących leże, następnie przechylenie leża do pozycji Trendelenburga. Pytanie 66. Czy Zamawiający dopuści segment oparcia przezierny dla promieni Roentgena, z uchwytem na kasetę RTG z obu stron łóżka? Pytanie 67. Czy Zamawiający dopuści elektryczną pozycję egzaminacyjną polegającą na wypoziomowaniu wszystkich segmentów i obniżeniu łóżka do pozycji najniższej dostępną z panelu sterowania umieszczonego w barierce bocznej od strony zewnętrznej dla personelu medycznego z funkcjami selektywnej blokady? 12\n13 Pytanie 68. Czy Zamawiający dopuści odłączenie funkcji elektrycznych dostępnych tylko dla personelu medycznego po 60 sek.? Zamawiający dopuszcza odłączenie funkcji elektrycznych dostępnych tylko dla personelu medycznego po 60 sek. Pytanie 69. Czy Zamawiający dopuści bezpieczne obciążenie robocze 220 kg? Zamawiający dopuszcza bezpieczne obciążenie robocze 220 kg Pytanie 70. Czy Zamawiający oczekuje by centralny hamulec kół jezdnych blokował jednocześnie wszystkie cztery koła - jazdę na wprost i toczenie wokół własnej osi? Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga by centralny hamulec kół jezdnych blokował jednocześnie wszystkie cztery koła - jazdę na wprost i toczenie wokół własnej osi Pytanie 71. Czy Zamawiający dopuści system ważenia pacjenta bez możliwości archiwizacji? Zamawiający dopuszcza system ważenia pacjenta bez możliwości archiwizacji Pytanie 72. Czy Zamawiający dopuści by łóżko posiadające rozwiązania opartego o dwa akumulatory tj. jeden wyłącznie dla zapewnienia działania funkcji szokowej, a drugi dla pozostałych? Takie rozwiązanie wydatnie podnosi poziom bezpieczeństwa zwłaszcza w sytuacjach szokowych. Zamawiający dopuszcza by łóżko posiadające rozwiązania opartego o dwa akumulatory tj. jeden wyłącznie dla zapewnienia działania funkcji szokowej, a drugi dla pozostałych Pytanie 73. Czy Zamawiający oczekuje/wymaga centralną blokadę wszystkich kół jednocześnie uruchamianą jedną dźwignią zlokalizowaną pod szczytem łóżka od strony nóg pacjenta? Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga centralnej blokadę wszystkich kół jednocześnie uruchamianą jedną dźwignią zlokalizowaną pod szczytem łóżka od strony nóg pacjenta 13\n14 Pytanie 74. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez sygnalizacji akustycznej opuszczania łóżka przez Pacjenta? Pytanie 75. Czy Zmawiający dopuści wyjmowane szczyty łóżka wykonane z wytrzymałego trwałego tworzywa sztucznego lekkiego z wyprofilowanymi uchwytami do prowadzenia i łatwego do dezynfekcji? Zaoferowane szczyty zwiększają bezpieczeństwo i kliniczność rozwiązania. Szczyt łóżka wykonany z tworzywa sztucznego jest lżejszy i poręczniejszy. W sytuacji szokowej łatwo wyjmowany z możliwością użycia jako deska do resuscytacji. Zamawiający dopuszcza wyjmowane szczyty łóżka wykonane z wytrzymałego trwałego tworzywa sztucznego lekkiego z wyprofilowanymi uchwytami do prowadzenia i łatwego do dezynfekcji Pytanie 76. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko posiadające funkcję autoregresji o parametrze wynoszącym 10cm? Pytanie 77. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materac piankowy, prewencyjny, przeciwodleżynowy, wykonany w technologii niepalnej zgodnie z normą EN i 2 potwierdzone certyfikatem na zgodność z dyrektywą 2007/47/EEC z 5 września 2007 przez jednostkę notyfikowaną. Materac 3 strefowy głowa, tułów, stopy wykonany z pianki o różnej gęstości, widoczne duże przerwy pomiędzy kostkami piankowymi, zapewniający zróżnicowany niski nacisk na ciało pacjenta, jak i dobry przepływ powietrza wewnątrz rdzenia materaca. Materac w pokrowcu wodoszczelnym ze zgrzewanymi krawędziami z podklejeniem, antystatyczny, niealergizujący, bakteriostatyczny, materac o wymiarach 198 x 85 x 14cm, o gęstości pianki w strefie tułowia i głowy 40kg/m3 oraz 30kg/m3 w strefie pięt. Nośność (maksymalna masa ciała pacjenta) wynosi 150kg. Materac przepuszcza promienie Roentgena i nie zawiera lateksu? Pytanie 78. Dotyczy: Pakietu nr 2 Szafki przyłóżkowe Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z blatem bocznym pochylnym wykonaną z laminatu (tworzywa wielowarstwowego) z anodyzowanymi, aluminiowymi narożnikami o wymiarach: wysokość (wraz z kółkami samonastawnymi o wymiarach 50mm) 963mm, szerokość 464mm, 14\n15 głębokość 559mm? Pytanie 79. Dotyczy: Pakietu nr 2 Szafki przyłóżkowe Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z blatem bocznym posiadającą korpus szafki wykonany z profili aluminiowych. Blaty szafki odporny na wilgoć, temperaturę, zarysowania wykonane z tworzywa wielowarstwowego. Szafka wyposażona w półkę boczną wykonaną z tworzywa ABS. Szafka wyposażona w blat boczny, pochylny z możliwością regulacji wysokości w zakresie mm. Szafka posiada wysuwaną, dwustronną szufladę górną na prowadnicach rolkowych, wewnątrz wyjmowana kuweta z przegrodami. W górnym blacie wyprofilowane brzegi z każdej strony zabezpieczające przed zsunięciem się położonych przedmiotów. Możliwość zdjęcia górnego blatu do łatwej dezynfekcji Podstawa szafki otoczona pianką poliuretanową w celu zapobiegania ewentualnym uszkodzeniom ścian i mebla? Zamawiający dopuszcza szafkę przyłóżkową z blatem bocznym posiadającą korpus szafki wykonany z profili aluminiowych. Blaty szafki odporny na wilgoć, temperaturę, zarysowania wykonane z tworzywa wielowarstwowego. Szafka wyposażona w półkę boczną wykonaną z tworzywa ABS. Szafka wyposażona w blat boczny, pochylny z możliwością regulacji wysokości w zakresie mm. Szafka posiada wysuwaną, dwustronną szufladę górną na prowadnicach rolkowych, wewnątrz wyjmowana kuweta z przegrodami. W górnym blacie wyprofilowane brzegi z każdej strony zabezpieczające przed zsunięciem się położonych przedmiotów. Możliwość zdjęcia górnego blatu do łatwej dezynfekcji Podstawa szafki otoczona pianką poliuretanową w celu zapobiegania ewentualnym uszkodzeniom ścian i mebla Pytanie 80. Dotyczy: Pakietu nr 2 Szafki przyłóżkowe Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z blatem bocznym z systemem blokowania i odblokowywania kół zlokalizowanym przy kołach w dolnej części szafki? Zamawiający dopuszcza szafkę przyłóżkową z blatem bocznym z systemem blokowania i odblokowywania kół zlokalizowanym przy kołach w dolnej części szafki Pytanie 81. Dotyczy: Pakietu nr 2 Szafki przyłóżkowe Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z blatem bocznym posiadającą 4 podwójne samonastawne koła jezdne o średnicy 50mm? Zamawiający dopuszcza szafkę przyłóżkową z blatem bocznym posiadającą 4 podwójne samonastawne koła jezdne o średnicy 50mm 15\n16 Pytanie 82. Dotyczy: Pakietu nr 2 Szafki przyłóżkowe Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z blatem bocznym z możliwością zamontowania małego i dużego koszyka z boku szafki? Zamawiający dopuszcza szafkę przyłóżkową z blatem bocznym z możliwością zamontowania małego i dużego koszyka z boku szafki Pytanie 83 Czy zamawiający wyrazi zgodę na zoferowanie w pakiecie 3, Szafki - asystory medyczne na kółkach szafkę bez blokady obrotu? Zamawiający dopuszcza na zoferowanie w pakiecie 3, Szafki - asystory medyczne na kółkach szafkę bez blokady obrotu Pytanie 84 Łóżko do intensywnej opieki medycznej - 11 sztuk. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej zarówno z barierkami podniesionymi jak i opuszczonymi 1050mm? Zamawiający dopuszcza łóżko o szerokości całkowitej zarówno z barierkami podniesionymi jak i opuszczonymi 1050mm Pytanie 85 Łóżko do intensywnej opieki medycznej - 11 sztuk. Czy Zamawiający dopuści łóżko o wysokości maksymalnej 820mm, co jest parametrem nieznacznie odbiegającym od oczekiwanego? Zamawiający dopuszcza łóżko o wysokości maksymalnej 820mm Pytanie 86 Łóżko do intensywnej opieki medycznej - 11 sztuk. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją segmentu pleców w zakresie od 0 do 70, co jest parametrem różniącym się tylko o 3 od oczekiwanego? Pytanie 87 Łóżko do intensywnej opieki medycznej - 11 sztuk. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją pozycji Trendelenburga w zakresie 13, co jest parametrem w zupełności wystarczającym do prawidłowego pozycjonowania pacjenta? Pytanie 88 Łóżko do intensywnej opieki medycznej - 11 sztuk. 16\n17 Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją pozycji anty-trendelenburga w zakresie 16, co jest parametrem w zupełności wystarczającym do prawidłowego pozycjonowania pacjenta? Zamawiający dopuszcza łóżko z elektryczną regulacją pozycji anty-trendelenburga w zakresie 16 Pytanie 89 Łóżko do intensywnej opieki medycznej - 11 sztuk. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją segmentu ud w zakresie od 0 do 35, co jest parametrem nieznacznie odbiegającym od oczekiwanego? Pytanie 90 Łóżko do intensywnej opieki medycznej - 11 sztuk. Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością regulacji przechyłów bocznych z panelu centralnego oraz ze sterowań nożnych, co jest parametrem korzystniejszym od oczekiwanego? Takie rozwiązanie pozwala na wykonywanie codziennych procedur jak zmiana pościeli, higiena i terapia pacjenta przez jedną osobę (w przypadku innych regulacji np. z panelu potrzebne są DWIE osoby)przy jednoczesnym asekurowaniu pacjenta podczas regulacji przechyłu co zwiększa bezpieczeństwo chorego. Zamawiający dopuszcza łóżko z możliwością regulacji przechyłów bocznych z panelu centralnego oraz ze sterowań nożnych Pytanie 91 Łóżko do intensywnej opieki medycznej - 11 sztuk. Czy Zamawiający dopuści łóżko z funkcją autoregresji oparcia pleców 110mm oraz autoregresji segmentu uda 70mm, co jest parametrem nieznacznie różniącym się od oczekiwanego? Pytanie 92 Łóżko do intensywnej opieki medycznej - 11 sztuk. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacjami elektrycznymi realizowanymi za pomocą panelu centralnego umieszczonego na szczycie łóżka od strony nóg, ze standardowymi piktogramami, z możliwością blokowania poszczególnych funkcji przez personel medyczny oraz za pomocą sterowania wbudowanego w barierkach z wyświetlaczem LCD dla personelu medycznego? 17\n18 Pytanie 93 Łóżko do intensywnej opieki medycznej - 11 sztuk. Czy Zamawiający dopuści łóżko z segmentem podudzia regulowanym elektrycznie, co jest parametrem korzystniejszym od oczekiwanego? Zamawiający dopuszcza łóżko z segmentem podudzia regulowanym elektrycznie Pytanie 94 Łóżko do intensywnej opieki medycznej - 11 sztuk. Czy Zamawiający dopuści łóżko z segmentem pleców i ud z elektryczną możliwością szybkiego poziomowania (CPR) oraz dodatkowo mechanicznie dźwignią nożną oparcia pleców? Pytanie 95 Łóżko do intensywnej opieki medycznej - 11 sztuk. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty wykonane z wysoce odpornego tworzywa ABS, odpornego na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV, z kolorowym wypełnieniem? Zamawiający dopuszcza łóżko wyposażone w szczyty wykonane z wysoce odpornego tworzywa ABS, odpornego na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV, z kolorowym wypełnieniem Pytanie 96 Łóżko do intensywnej opieki medycznej - 11 sztuk. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne wykonane z wysoko odpornego tworzywa ABS w estetycznym kolorze białym? Barierki wyposażone w panel LCD z możliwością sterowania funkcjami m.in. regulacji wysokości, regulacji kąta nachylenia segmentu pleców, segmentu uda, funkcja autokontur oraz z możliwością sterowania dla pacjenta regulacji wysokości, oparcia pleców oraz uda? Pytanie 97 Łóżko do intensywnej opieki medycznej - 11 sztuk. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez wysuwanej półki na pościel? Zamawiający dopuszcza łóżko bez wysuwanej półki na pościel Pytanie 98 Łóżko do intensywnej opieki medycznej 2 sztuki Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej zarówno z barierkami podniesionymi jak i opuszczonymi 1050mm? Zamawiający dopuszcza łóżko o szerokości całkowitej zarówno z barierkami podniesionymi jak i opuszczonymi 1050mm 18\n19 Pytanie 99 Łóżko do intensywnej opieki medycznej 2 sztuki Czy Zamawiający dopuści łóżko o wysokości maksymalnej 820mm, co jest parametrem nieznacznie odbiegającym od oczekiwanego? Zamawiający dopuszcza łóżko o wysokości maksymalnej 820mm Pytanie 100 Łóżko do intensywnej opieki medycznej 2 sztuki Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją segmentu pleców w zakresie od 0 do 70, co jest parametrem różniącym się tylko o 3 od oczekiwanego? Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ Pytanie 101 Łóżko do intensywnej opieki medycznej 2 sztuki Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją pozycji Trendelenburga w zakresie 13, co jest parametrem w zupełności wystarczającym do prawidłowego pozycjonowania pacjenta? Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ Pytanie 102 Łóżko do intensywnej opieki medycznej 2 sztuki Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją pozycji anty-trendelenburga w zakresie 16, co jest parametrem w zupełności wystarczającym do prawidłowego pozycjonowania pacjenta? Zamawiający dopuszcza łóżko z elektryczną regulacją pozycji anty-trendelenburga w zakresie 16 Pytanie 103 Łóżko do intensywnej opieki medycznej 2 sztuki Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją segmentu ud w zakresie od 0 do 35, co jest parametrem nieznacznie odbiegającym od oczekiwanego? Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ Pytanie 104 Łóżko do intensywnej opieki medycznej 2 sztuki Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością regulacji przechyłów bocznych z panelu centralnego oraz ze sterowań nożnych, co jest parametrem korzystniejszym od oczekiwanego? Takie rozwiązanie pozwala na wykonywanie codziennych procedur jak zmiana pościeli, higiena i terapia pacjenta przez jedną osobę (w przypadku innych regulacji np. z panelu potrzebne są DWIE osoby)przy jednoczesnym asekurowaniu pacjenta podczas regulacji przechyłu co zwiększa bezpieczeństwo chorego. Zamawiający dopuszcza łóżko z możliwością regulacji przechyłów bocznych z panelu centralnego oraz ze sterowań nożnych 19\n20 Pytanie 105 Łóżko do intensywnej opieki medycznej 2 sztuki Czy Zamawiający dopuści łóżko z funkcją autoregresji oparcia pleców 110mm oraz autoregresji segmentu uda 70mm, co jest parametrem nieznacznie różniącym się od oczekiwanego? Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ Pytanie 106 Łóżko do intensywnej opieki medycznej 2 sztuki Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacjami elektrycznymi realizowanymi za pomocą panelu centralnego umieszczonego na szczycie łóżka od strony nóg, ze standardowymi piktogramami, z możliwością blokowania poszczególnych funkcji przez personel medyczny oraz za pomocą sterowania wbudowanego w barierkach z wyświetlaczem LCD dla personelu medycznego? Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ Pytanie 107 Łóżko do intensywnej opieki medycznej 2 sztuki Czy Zamawiający dopuści łóżko z segmentem podudzia regulowanym elektrycznie, co jest parametrem korzystniejszym od oczekiwanego? Zamawiający dopuszcza łóżko z segmentem podudzia regulowanym elektrycznie Pytanie 108 Łóżko do intensywnej opieki medycznej 2 sztuki Czy Zamawiający dopuści łóżko z segmentem pleców i ud z elektryczną możliwością szybkiego poziomowania (CPR) oraz dodatkowo mechanicznie dźwignią nożną oparcia pleców? Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ Pytanie 109 Łóżko do intensywnej opieki medycznej 2 sztuki Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty wykonane z wysoce odpornego tworzywa ABS, odpornego na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV, z kolorowym wypełnieniem? Zamawiający dopuszcza łóżko wyposażone w szczyty wykonane z wysoce odpornego tworzywa ABS, odpornego na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV, z kolorowym wypełnieniem Pytanie 110 Łóżko do intensywnej opieki medycznej 2 sztuki Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne wykonane z wysoko odpornego tworzywa ABS w estetycznym kolorze białym? Barierki wyposażone w panel LCD z możliwością sterowania funkcjami m.in. regulacji wysokości, regulacji kąta 20\n21 nachylenia segmentu pleców, segmentu uda, funkcja autokontur oraz z możliwością sterowania dla pacjenta regulacji wysokości, oparcia pleców oraz uda? Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ Pytanie 111 Łóżko do intensywnej opieki medycznej 2 sztuki Czy Zamawiający dopuści łóżko bez wysuwanej półki na pościel? Zamawiający dopuszcza łóżko bez wysuwanej półki na pościel Pytanie 112 Szafka przyłóżkowa 13 sztuk. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o głębokości 500mm? Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ Pytanie 113 Szafka przyłóżkowa 13 sztuk. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o konstrukcji zespołu zmiany wysokości blatu bocznego metalowa lakierowana proszkowo, poruszająca się w lakierowanych proszkowo prowadnicach? Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ Pytanie 114 Szafka przyłóżkowa 13 sztuk. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z regulacją wysokości blatu bocznego w zakresie mm? Zamawiający dopuszcza szafkę przyłóżkową z regulacją wysokości blatu bocznego w zakresie mm Pytanie 115 Szafka przyłóżkowa 13 sztuk. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową w której blaty wykonane są z płyty dekoracyjnej odpornej na środki dezynfekcyjne i wysoką temperaturę? Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ Pytanie 116 Szafka przyłóżkowa 13 sztuk. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wyposażone w uchwyty szuflad i drzwiczek metalowe lakierowane proszkowo? Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 21\n22 W związku z powyższymi zmianami, Zamawiający w załączeniu przekazuje zmienioną treść Załączników nr 9, 10, 11, 12 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH. (Pieczęć Wykonawcy) Załacznik nr 9 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH Przedmiot zamówienia : ŁÓŻKO DO INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ - 11 sztuk Nazwa oferenta : Producent : Nazwa i typ : L.P WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI Szerokość łóżka z podniesionymi poręczami bocznymi maksymalnie 1024 mm Szerokość łóżka z opuszczonymi poręczami bocznymi maksymalnie 1045 mm PARAMETR WYMAGANY 3. Długość bazowa łóżka max mm 4. Leże z możliwością przedłużenia o min. 180 mm od długości bazowej 5. Łóżko wielofunkcyjne, wielopozycyjne z pozycją krzesła kardiologicznego Konstrukcja łóżka oparta na trzech 6. maksymalnie szeroko rozstawionych kolumnach umożliwiających monitorowanie pacjenta ramieniem C 7. Leże łóżka czterosegmentowe, z trzema segmentami ruchomymi 8. Elektryczna regulacja wysokości leża Minimalna wysokość leża od podłogi nie 9. więcej niż 470 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac Maksymalna wysokość leża od podłogi nie 10. mniej niż 810 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac Elektryczna regulacja oparcia pleców w 11. zakresie od 0 o do min. 74 o PARAMETRY OFEROWANE 22\n23 Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga min. 15 o (regulacja tylko z panelu centralnego) Elektryczna regulacja pozycji anty - Trendelenburga min. 16 o (regulacja tylko z panelu centralnego) Elektryczna regulacja segmentu uda w zakresie od 0 º do 45 º Elektryczna regulacja funkcji autokontur - jednoczesne uniesienia segmentu oparcia pleców oraz segmentu uda. Maksymalna regulacja nie mniej niż 45 o Przechyły boczne leża regulowane elektrycznie do min. 25 w obie strony (regulacja tylko z panelu centralnego) Funkcja autoregresji oparcia pleców min. 120 mm Funkcja autoregresji segmentu uda min. 90 mm Następujące pozycje leża uzyskiwane automatycznie, po naciśnięciu i przytrzymaniu jednego przycisku na panelu centralnym: - pozycja krzesła kardiologicznego - pozycja antyszokowa - pozycja do badań - pozycja Fowlera - pozycja zerowa ( elektryczny CPR ) Regulacje poszczególnych funkcji elektrycznych łóżka regulowane z pilota przewodowego: - regulacja wysokości leża - regulacja kąta nachylenia segmentu pleców - regulacja kąta nachylenia segmentu ud - funkcja autokontur Panel centralny z wyświetlaczem LCD pokazującym piktogram aktualnie realizowanej funkcji. Panel z sygnalizacją podłączenia łóżka do sieci elektrycznej oraz z możliwością wyjmowania, umieszczony na płasko w półce na pościel znajdującej się od strony nóg pacjenta Selektywne blokowanie na panelu centralnym funkcji elektrycznie regulowanych Blokowanie na panelu centralnym wszystkich funkcji elektrycznych (oprócz funkcji ratunkowych) przy pomocy jednego 23\n24 przycisku lub pokrętła Segment podudzia regulowany ręcznie przy pomocy sprężyny gazowej z blokadą Wbudowany akumulator wykorzystywany do sterowania funkcjami łóżka w przypadku zaniku zasilania oraz w przypadku przetaczania łóżka Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo z 26. jednoczęściową osłoną podwozia wykonaną z tworzywa ABS Segmenty leża wypełnione płytą laminatową przezierną dla promieni RTG 27. lub segmenty pleców wypełnione płytą laminatową, pozostałe segmenty wypełnione panelami ABS Segment oparcia pleców i uda z możliwością szybkiego poziomowania 28 (CPR) dźwigniami umieszczonymi w okolicy segmentów pleców i nóg Układ jezdny z pięcioma kołami o średnicy 29. min. 150 mm piąte koło ułatwiające manewrowanie łóżkiem Dźwignie hamulca umieszczone w czterech 30. narożach ramy podwozia łóżka Funkcja jazdy na wprost i łatwego 31. manewrowania Szczyty łóżka wyjmowane z gniazd ramy leża, wykonane z tworzywa ABS z wklejką (kolor do uzgodnienia). Dopuszcza się 32. szczyty ze śladem podziału wyprasek. Szczyty od strony nóg i głowy poruszające się wraz z ramą leża 33. Rama leża wyposażona w poziomicę Rama leża wyposażona w 4 krążki 34. odbojowe Łóżko zaopatrzone w 4 haczyki na woreczki 35. na płyny infuzyjne Możliwość montażu wieszaka kroplówki w 36. czterech narożach ramy leża Listwy do mocowania wyposażenia 37. mocowane po obu stronach ramy leża Poręcze boczne z tworzywa ABS, z wklejką (kolor do uzgodnienia),dzielone. Dwie poręcze ze sterowaniem następujących 38. funkcji: regulacja wysokości, regulacja kąta nachylenia segmentu pleców, regulacja nachylenia segmentu uda, funkcja autokontur, sterowanie dostępne z dwóch 24\n25 stron poręczy dla pacjenta oraz personelu. Dopuszcza się poręcze ze śladem podziału wyprasek. Łóżko wyposażone od strony nóg pacjenta 39. w wysuwaną półkę na pościel lub bez półki 40. Udźwig łóżka min. 220 kg Elementy wyposażenia łóżka: materac przeciwodleżynowy pasywny o cechach; przeznaczony do leżenia dla pacjentów w czasie diagnozowania, leczenia, rehabilitacji w pokrowcu z tkaniny nieprzemakalnej paroprzepuszczalnej. Materac w szczególności do stosowania dla pacjentów o wyższym ryzyku powstania odleżyn (w skali Norton 20-13), u których stwierdzono występowanie odleżyn co najwyżej stopnia II wg klasyfikacji Stirlinga. - wysokość materaca 120 mm Długość i szerokość dostosowana do wymiarów leża łóżka Materac podzielony na trzy sekcje: głowa, tułów, pięty Materac wykonany z trzech rodzajów pianki poliuretanowej o różnej 41. gęstości, twardości i profilowaniu w sekcji głowy i pięt, a innej w sekcji tułowia. Sekcja tułowia wykonana ze sprężystej pianki, dzięki której uzyskiwany jest równomierny rozkład ciśnienia wywieranego na ciało pacjenta Brzegi materaca usztywnione warstwą pianki poliuretanowej o większej twardości, stabilizujące materac i zapobiegające przesunięciu pacjenta Pokrowiec materaca wykonany z tkaniny paroprzepuszczalnej, wodoodpornej, zapinany na zamek błyskawiczny Pokrowiec dostosowany do prania w temp.co najmniej 100 C Odporność pokrowca na przepuszczalność wody min mm H2O 25\n26 Materiał pokrowca spełniający wymagania normy dotyczącej niskiego poziomu palności Deklaracja Zgodności CE, rejestracja wyrobu. Lub materac przeciwodleżynowy o gr. 14 cm, składający się z dwóch warstw, spód z wysoce próżniowej pianki, wierzchnia warstwa z termoelastycznej pianki z funkcją pamięci kształtu, warstwy połączone na zasadzie nachodzących grzebieni, bez elementów klejonych, składający się z 7 stref anatomicznych (głowa, barki, plecy, biodra, uda, podudzia i stopy) z nacięciami i otworami powodującymi dobrą cyrkulację powietrza i odprowadzenia nadmiaru wilgoci, umożliwiający równomierne rozłożenie ciężaru pacjenta, dostosowujący się do ciała pacjenta, stosowany przy ryzyku powstawania odleżyn do III st., w pokrowcu z tkaniny nieprzemakalnej, zmywalnej, paroprzepuszczalnej, zamykany na zamek błyskawiczny, przystosowanym do prania w temp. 95 stopni - tunel na kasetę rtg pod segmentem oparcia pleców, stałym i uda -wieszak kroplówki /haczyki chromowane/ -półka do pisania mocowana do szczytu łóżka Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne Deklaracja Zgodności CE, rejestracja wyrobu- dla łóżka i materaca UWAGA : W kolumnie WARUNKI / PARAMETRY GRANICZNE : (lub podana wartość) - oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji urządzenia i jego parametrów technicznych. Miejscowość..., dnia r. 26\n27 .. Pieczątka i podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy (Pieczęć Wykonawcy) Załącznik nr 10 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH Przedmiot zamówienia : ŁÓŻKO DO INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ - 2 sztuki Nazwa oferenta : Producent : Nazwa i typ : L.P WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI Szerokość łóżka z podniesionymi poręczami bocznymi maksymalnie 1024 mm Szerokość łóżka z opuszczonymi poręczami bocznymi maksymalnie 1045 mm PARAMETR WYMAGANY 3. Długość bazowa łóżka max mm 4. Leże z możliwością przedłużenia o min. 180 mm od długości bazowej 5. Łóżko wielofunkcyjne, wielopozycyjne z pozycją krzesła kardiologicznego Konstrukcja łóżka oparta na trzech 6. maksymalnie szeroko rozstawionych kolumnach umożliwiających monitorowanie pacjenta ramieniem C 7. Leże łóżka czterosegmentowe, z trzema segmentami ruchomymi 8. Elektryczna regulacja wysokości leża Minimalna wysokość leża od podłogi nie 9. więcej niż 470 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac Maksymalna wysokość leża od podłogi nie 10. mniej niż 810 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac PARAMETRY OFEROWANE 27\n28 Elektryczna regulacja oparcia pleców w 11. zakresie od 0 o do min. 74 o Elektryczna regulacja pozycji 12. Trendelenburga min. 15 o (regulacja tylko z panelu centralnego) Elektryczna regulacja pozycji anty Trendelenburga min. 17 o (regulacja tylko z panelu centralnego) Elektryczna regulacja segmentu uda w 14. zakresie od 0 º do 45 º Elektryczna regulacja funkcji autokontur - jednoczesne uniesienia segmentu oparcia 15. pleców oraz segmentu uda. Maksymalna regulacja nie mniej niż 45 o Przechyły boczne leża regulowane 16. elektrycznie do min. 25 w obie strony (regulacja tylko z panelu centralnego) Funkcja autoregresji oparcia pleców min mm Funkcja autoregresji segmentu uda min mm Następujące pozycje leża uzyskiwane automatycznie, po naciśnięciu i przytrzymaniu jednego przycisku na panelu centralnym: pozycja krzesła kardiologicznego - pozycja antyszokowa - pozycja do badań - pozycja Fowlera - pozycja zerowa ( elektryczny CPR ) Regulacje poszczególnych funkcji elektrycznych łóżka regulowane z pilota przewodowego: - regulacja wysokości leża regulacja kąta nachylenia segmentu pleców - regulacja kąta nachylenia segmentu ud - funkcja autokontur Panel centralny z wyświetlaczem LCD pokazującym piktogram aktualnie realizowanej funkcji. Panel z sygnalizacją podłączenia łóżka do 21. sieci elektrycznej oraz z możliwością wyjmowania, umieszczony na płasko w półce na pościel znajdującej się od strony nóg pacjenta Selektywne blokowanie na panelu 22. centralnym funkcji elektrycznie regulowanych 23. Blokowanie na panelu centralnym 28\n29 wszystkich funkcji elektrycznych (oprócz funkcji ratunkowych) przy pomocy jednego przycisku lub pokrętła Segment podudzia regulowany ręcznie przy pomocy sprężyny gazowej z blokadą Wbudowany akumulator wykorzystywany do sterowania funkcjami łóżka w przypadku zaniku zasilania oraz w przypadku przetaczania łóżka Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo z 26. jednoczęściową osłoną podwozia wykonaną z tworzywa ABS Segmenty leża wypełnione płytą laminatową przezierną dla promieni RTG 27. lub segmenty pleców wypełnione płytą laminatową, pozostałe segmenty wypełnione panelami ABS Segment oparcia pleców i uda z możliwością szybkiego poziomowania 28. (CPR) dźwigniami umieszczonymi w okolicy segmentów pleców i nóg Układ jezdny z pięcioma kołami o średnicy 29. min. 150 mm piąte koło ułatwiające manewrowanie łóżkiem Dźwignie hamulca umieszczone w czterech 30. narożach ramy podwozia łóżka Funkcja jazdy na wprost i łatwego 31. manewrowania Szczyty łóżka wyjmowane z gniazd ramy leża, wykonane z tworzywa ABS z wklejką (kolor do uzgodnienia). Dopuszcza się 32. szczyty ze śladem podziału wyprasek. Szczyty od strony nóg i głowy poruszające się wraz z ramą leża 33. Rama leża wyposażona w poziomicę Rama leża wyposażona w 4 krążki 34. odbojowe Łóżko zaopatrzone w 4 haczyki na woreczki 35. na płyny infuzyjne Możliwość montażu wieszaka kroplówki w 36. czterech narożach ramy leża Listwy do mocowania wyposażenia 37. mocowane po obu stronach ramy leża Poręcze boczne z tworzywa ABS, z wklejką (kolor do uzgodnienia),dzielone. Dwie 38. poręcze ze sterowaniem następujących funkcji: regulacja wysokości, regulacja kąta nachylenia segmentu pleców, regulacja 29\n30 nachylenia segmentu uda, funkcja autokontur, sterowanie dostępne z dwóch stron poręczy dla pacjenta oraz personelu. Dopuszcza się poręcze ze śladem podziału wyprasek. Łóżko wyposażone od strony nóg pacjenta 39. w wysuwaną półkę na pościel lub bez półki 40. Udźwig łóżka min. 220 kg 41. Łóżko z funkcją pomiaru masy pacjenta. Łóżko z podwójnym systemem ważenia. 42. Masa pacjenta i jej zmiana pokazywane na jednym wyświetlaczu LCD System pomiaru masy pacjenta z możliwością zapamiętania masy pacjenta w 43. celu jej przechowania np. na czas wymiany pościeli Łóżko wyposażone w system monitorowania obecności pacjenta. 44. Opuszczenie łóżka przez pacjenta sygnalizowane akustycznie Elementy wyposażenia łóżka: materac przeciwodleżynowy pasywny o cechach; przeznaczony do leżenia dla pacjentów w czasie diagnozowania, leczenia, rehabilitacji w pokrowcu z tkaniny nieprzemakalnej paroprzepuszczalnej. Materac w szczególności do stosowania dla pacjentów o wyższym ryzyku powstania odleżyn (w skali Norton 20-13), u których stwierdzono występowanie odleżyn co najwyżej stopnia II wg klasyfikacji 45. Stirlinga. - wysokość materaca 120 mm Długość i szerokość dostosowana do wymiarów leża łóżka Materac podzielony na trzy sekcje: głowa, tułów, pięty Materac wykonany z trzech rodzajów pianki poliuretanowej o różnej gęstości, twardości i profilowaniu w sekcji głowy i pięt, a innej w sekcji tułowia. Sekcja tułowia wykonana ze sprężystej pianki, dzięki której uzyskiwany jest równomierny rozkład ciśnienia wywieranego na ciało 30


W publicznym liceum do którego uczęszczam jest wymóg chodzenia z przypiętym identyfikatorem. Identyfikator ten musimy zakupić za 4zł na początku każdego roku. Jeżeli podczas kontroli uczeń nie będzie posiadał identyfikatora musi zapłacić kare w wysokości ...\nW publicznym liceum do którego uczęszczam jest wymóg chodzenia z przypiętym identyfikatorem. Identyfikator ten musimy zakupić za 4zł na początku każdego roku. Jeżeli podczas kontroli uczeń nie będzie posiadał identyfikatora musi zapłacić kare w wysokości 5zł. Interesuje mnie czy szkoła publiczna która jest "niby" darmowa ma prawo żądać zakupu identyfikatora, a w wyniku jego braku wymagać zapłaty kary.\np.s. Nie znam się za bardzo na prawie wiec nie wiedziałem jaki wybrać dział.\nNie mają takiego prawa\nMógł byś napisać coś więcej np. gdzie to jest zapisane\nSzkoła Państwowa nie ma prawa żądać żadnych opłat. Mogą być to wpłaty dobrowolne, ale nie przymusowe. Za nic nie musicie płacić - czy za wyprodukowanie identyfikatora (wymysł szkoły), czy za jego brak. Zgłosić sprawę do kuratorium oświaty.\n§ Identyfikatory Szkolne (odpowiedzi: 2) Witam. Mam pytanie. W mojej szkole każdy uczeń ma identyfikator szkolny z imieniem i nazwiskiem. Zawsze obok wejścia do szkoły stoi osoba...


Maj 2013 – I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki\nHumanistyczne sukcesy uczniów z I LO\nŁukasz Lipski / klasa III e/ uzyskał tytuł laureata XX Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka. Zajął 15 miejsce w Polsce podczas zmagań w Toruniu. Laureaci, w tym Łukasz zostali zaproszeni Czytaj dalej Humanistyczne sukcesy uczniów z I LO→\nOpublikowano w Sukcesy,Uczniowie\nOstatnie etapy konkursów z „Omnibusem” do gimnazjum\nDrodzy uczniowie! Przedstawiamy listy tych z Was, którzy po dwóch etapach Lig Zadaniowych z języka polskiego i matematyki Z „Omnibusem” do gimnazjum, zakwalifikowali się do ścisłego finału. Ostatnie etapy konkursów Czytaj dalej Ostatnie etapy konkursów z „Omnibusem” do gimnazjum→\nSukces Marka Sokołowskiego\nZ przyjemnością informujemy, że Marek Sokołowski, uczeń drugiej klasy naszego liceum, pod kierunkiem pana profesora Piotra Łowickiego, został laureatem nagrody stopnia drugiego, zajmując ex aequo z trzema innymi uczniami czwarte Czytaj dalej Sukces Marka Sokołowskiego→\nGALA WRĘCZENIA TYTUŁÓW LAUREATA W GIMNAZJUM\n42 uczniów Publicznego Gimnazjum nr 6 odebrało w środę, 10 kwietnia br, dyplomy Laureata Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych podczas uroczystości, która odbyła się w Publicznym Gimnazjum nr 6 w Łomży. Nasi Czytaj dalej GALA WRĘCZENIA TYTUŁÓW LAUREATA W GIMNAZJUM→\nOpublikowano w Sukcesy,Uczniowie,Z życia szkoły\nRekordowa liczba laureatów i finalistów w PG 6\nSukcesy gimnazjalistów z Publicznego Gimnazjum nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Łomży. Rok 2013 to wyjątkowo udany rok i nasza szkoła ma powody do dumy. Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 6 Czytaj dalej Rekordowa liczba laureatów i finalistów w PG 6→\nMarek Sokołowski Finalista z wyróżnieniem Olimpiady Informatycznej\nUczeń klasy IId z naszego liceum, Marek Sokołowski uzyskał tytuł Finalisty z wyróżnieniem w finale ogólnopolskiej XX Olimpiady Informatycznej. Przypomnijmy, że do finału awansowało najlepszych 96 uczniów z całej Polski. Czytaj dalej Marek Sokołowski Finalista z wyróżnieniem Olimpiady Informatycznej→


3 Proste Sposoby Na "Nie chce mi się pisać" | Rozwinięcie\nSPOSÓB PIERWSZY: NIE PISZ\nI to tak na serio! Nie chce Ci się pisać, to nie pisz. Wiem, nie powinnam zaczynać od takiej właśnie rady, ale może dzięki niej ustrzegę Cię przed… znienawidzeniem pisania. Bo przecież nietrudno zapałać szczerą nienawiścią do czegoś, czego robić się nie chce, a robić mimo to trzeba. Ja to rozumiem i mówię Ci: Nie pisz!\nA teraz czas na wyjaśnienia… Nie mogę przecież tak rzucać słów na wiatr, bo je jeszcze poniesie w niepożądanym kierunku i tylko kłopoty z tego będą. Co mam zatem na myśli, namawiając Cię do porzucenia czynności, którą przecież – przyznajmy to otwarcie – kochasz szczerze, tylko z przerwami.\nA zatem, mam na myśli dwa „niepisania”. Żeby zrozumieć pierwsze, zastanów się, czy rzeczywiście potrzebujesz, chcesz czy musisz pisać. Tak naprawdę! Bo może, tak naprawdę właśnie, wcale nie potrzebujesz, nie chcesz albo nie musisz pisać. Być może piszesz, bo wszyscy piszą (na przykład blogi). A może potrzebujesz komunikować coś światu albo swoim klientom. Może poprzez pisanie próbujesz wyrazić siebie i raczej przypadkiem wybrałeś tę właśnie formę. Czy jednak na pewno najlepszą? Sprawdź, jak często Ci się nie chce. Czyżby częściej niż doświadczasz stanu „tak, tak, chce mi się i biegnę pisać”? Zastanów się wtedy, czy nie zmienić formy przekazu. Może zamiast pisać, możesz nagrywać filmy albo audycje. Albo malować czy rysować. Wymyślisz coś na pewno. Tylko nie pisz, skoro Cię do tego nie ciągnie!\nDrugi rodzaj porzucenia aktywności pisarskiej, do jakiego Cię namawiam, kiedy Ci się nie chce, to krótsza lub dłuższa separacja. Zostaw pisanie na czas jakiś. Na godzinę? Dzień? Kilka lat? Podoświadczaj w tym czasie otaczającego Cię świata. Nasyć zmysły nowymi wrażeniami. Zainspiruj się. Porozmawiaj z ludźmi. Posłuchaj muzyki. Potańcz. Daj sobie czas i przestrzeń, żeby za pisaniem zatęsknić i wróć do niego wtedy, kiedy znów Ci się zachce. Ale tak szczerze.\nSPOSÓB DRUGI: PISZ, BYLE NIE NA TEMAT\nZazwyczaj „nie chce mi się pisać” ma swój ciąg dalszy i w całości deklaracja ta brzmi na przykład: „nie chce mi się pisać pracy magisterskiej” albo „nie chce mi się pisać posta na bloga” czy „nie chce mi się pisać oferty”. Bo jeżeli głos w Twojej głowie zatrzymuje się po słowie „pisać”, to wróć do sposobu pierwszego i raz jeszcze przestudiuj zawarte tam propozycje rozwiązań. Zwłaszcza pierwszą.\nMotywowanie się do napisania konkretnego tekstu, szczególnie takiego, na którego pisanie w ogóle nie mamy ochoty, jest rzeczywiście wyjątkowo trudne. I z tym można sobie jednak poradzić. A jak? A tak, że odchodzisz na chwilę od tematu, żeby wrócić do niego z innym nastawieniem i energią.\nMoja propozycja jest taka. Masz do napisania rozdział pracy dyplomowej? Zostaw pracę dyplomową i pozwól sobie na 5-10 minut pisania automatycznego (jeśli nie jesteś pewien, jak to zrobić, przeczytaj ten wpis). Blog czeka na cotygodniową dawkę słów? Niech poczeka, a Ty zaproś sam siebie do wyzwania i napisz krótką historyjkę, której pierwszym słowem będzie „bluszcz”, a ostatnimi „zaprzepaścić szansę”. Możesz też napisać wiersz albo piosenkę. Możesz nawet pisać bez sensu. Cokolwiek, co odwróci Twoją uwagę od magisterki, oferty czy książki, a jednocześnie rozbudzi Twoją kreatywność. Taki wybieg to zwyczajnie forma rozpisania, rozgrzewki, które pomoże Ci wejść w pisanie tekstu właściwego. Jest też spora szansa, że i niechciejowi się w międzyczasie zachce.\nSPOSÓB TRZECI: WEŹ SIĘ DO PRAWDZIWEJ ROBOTY\nNie bój się, nie będzie moralizowania, że pisanie to nie prawdziwa praca i że zamiast pisać, lepiej wykonywać jakąś przyzwoitą pracę. Nic z tych rzeczy. Wręcz przeciwnie, chodzi o to, żebyś pisanie zaczął traktować jako poważną pracę właśnie. I nie jest istotne, czy piszesz zawodowo, dla przyjemności, czy przyszłych pokoleń. Pisanie to praca, która powinna podlegać konkretnym regułom, a nie widzimisię autora.\nJa wiem… wszyscy chcielibyśmy, żeby nam się zawsze chciało. I mówię tu zarówno o pisaniu, jak i chodzeniu do pracy. Tak jednak nie jest i nie ma się co obrażać na taką rzeczywistość. Trzeba ją albo zaakceptować, albo zmieniać.\nWyobraź sobie, że do jakiejkolwiek pracy podchodzisz tak, że będziesz ją wykonywał tylko wtedy, kiedy Ci się zachce. Że czekasz na wenę i dopiero, kiedy się pojawi, to zbierzesz się i coś zrobisz. A kiedy tylko odejdzie, to momentalnie tę pracę rzucisz, wściekając się przy tym na cały świat. O efektach chyba nie muszą pisać. I o braku wymiernych korzyści finansowych za tak wykonaną pracę chyba też nie. A czy nie tak często taktujemy pisanie?\nOdwróćmy zatem sytuację. Co by się stało, gdybyś do pisania zaczął podchodzić tak… Masz z góry ustalony cel i plan działania, żeby cel ten osiągnąć. Z góry też zakładasz regularną pracę, bo wiesz, że zrywy efektu nie przyniosą. Umawiasz się też sam ze sobą na stałe godziny pracy, planując jednocześnie dni wolne i urlopy, a nawet – od czasu do czasu – dzień wolny na żądanie. No co? Pisarzowi też się należy.\nCzy myślisz, że gdybyś tak właśnie zacząć myśleć o swoim pisaniu, efekt „nie chce mi się” byłby w stanie skutecznie odwieść Cię od pracy nad tekstem?\nSPOSÓB CZWARTY: WIEM, WIEM, MIAŁY BYĆ TRZY…\n… ale nie ja jedna mam swoje sposoby na syndrom „nie chce mi się pisać”. Chętnie podejrzę, jak Ty radzisz sobie ze swoim wewnętrznym leniuszkiem. Podpatrzę, jak motywujesz się do pisania. Podzielisz się?\nmotywacja do pisania pisanie pisanie automatyczne


Rząd szykuje nam kolejny haracz | eioba.pl\nRząd szykuje nam kolejny haracz\nOdnośnik do oryginalnej publikacji: http://wydarzenia.artykularnia.pl/nowink(...)81.html\nOd kilku dni w prasie i telewizji mówi się o możliwych podwyżkach stawek ubezpieczeń komunikacyjnych OC. Konieczność takich podwyżek tłumaczy się potrzebą dofinansowania służby...\nWyświetlenia: 1.129 Zamieszczono 25/10/2006\nOd kilku dni w prasie i telewizji mówi się o możliwych podwyżkach stawek ubezpieczeń komunikacyjnych OC. Konieczność takich podwyżek tłumaczy się potrzebą dofinansowania służby zdrowia, a konkretnie zdobycia większych pieniędzy na koszty leczenia ofiar wypadków.\nO tym, że szpitale muszą mieć środki na leczenie poszkodowanych wiadomo nie od dziś. Pytanie tylko, dlaczego znowu kosztem zmotoryzowanych? Przecież składka OC w domyśle przeznaczana jest na powyższe cele.\nDlaczego blisko 14 mln właścicieli samochodów musi znosić kolejny zakamuflowany podatek? Czy dlatego, że są najlepszą grupą społeczną, do kieszeni której można bezkarnie sięgnąć?\nWiadomo już, że od 1 stycznia 2007 roku w górę o 25 gr na litrze pójdzie akcyza na paliwo. To jednak dla państwa mało. Skala ewentualnych podwyżek OC może zmrozić niejednego posiadacza 4 kółek. Zdaniem Polskiej Izby Ubezpieczeń, jeśli wejdzie w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach zdrowotnych, koszt ubezpieczeń może wzrosnąć nawet o 30%.\nSkąd aż taka podwyżka?\nMinisterstwo w swoim zamyśle chce nałożyć na ubezpieczycieli obowiązek przekazywania 20% składek na specjalny fundusz leczenia ofiar w Narodowym Funduszy Zdrowia. Nietrudno się domyśleć, że firmy ubezpieczeniowe poniesione z tego tytułu straty przerzucą na klientów, co zaowocuje podwyżką cen ubezpieczeń. Dodatkowo dojdą do tego koszty transferów pieniędzy do NFZ.\nIdea taniego państwa odeszła w niepamięć, a pieniędzy w budżecie mało.\nZastanawiam się dlaczego akurat kierowców dotknęła ta przykra niespodzianka. Dlaczego rząd chcąc tak przypodobać się wszelkim grupom wyborców zapomniał o tej tak licznej, bądź co bądź, kilkunastomilionowej grupie. Zmotoryzowanych jest więcej niż emerytów i rencistów, którzy dzielnie bronią swoich praw żądając coraz wyższych świadczeń i ich waloryzacji. Ich ruszyć się nie da więc trzeba szukać gdzie indziej.\nMam nadzieję, że pomysł obciążenia kierowców dodatkowymi kosztami zostanie zaskarżony. Wymuszenie na ubezpieczycielach odprowadzania 20% składek na specjalny cel to nic innego jak kolejny podatek, tyle że wprowadzany bocznymi drzwiami.\nDlaczego państwo tak niewiele robi w sprawie pijanych kierowców, którzy to powodują owe wypadki? Większość z nich bezkarnie jeździ pod wpływem alkoholu, a wymierzane przez sądy kary są zazwyczaj śmieszne w porównaniu z zagrożeniem jakie stwarzają ci kierowcy na drodze. Dlaczego nie wprowadzi się drastycznych kar dla nich? Właśnie w postaci znacznych podwyżek stawek OC. Może dlatego, że podwyższyć obligatoryjnie stawki jest łatwiej i szybciej, niż karać pojedynczych sprawców.\nPóki co Polska Izba Ubezpieczeń planuje zaskarżyć pomysł Ministerstwa Zdrowia jako niekonstytucyjny. Może uda się zapobiec podwyżkom lub choćby je ograniczyć. Groźne natomiast są same pomysły szukania pieniędzy na pokrycie niedoborów w kasie państwa. Obserwując działania rządu można być prawie pewnym, że zamiast reform i oszczędności, co raz to pojawią się pomysły sięgnięcia do kieszeni różnych grup społecznych.