PYTANIA I ODPOWIEDZI - PDF Free Download\n1 1 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska Olsztyn PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy zadania: Dostawa sprzętu medycznego (Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: ) Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania: UWAGA!!! Wszelkie odpowiedzi na pytania (w tym dopuszczenia) należy traktować jako modyfikację SIWZ. Spis treści PAKIET NR Pozycja nr 1 Łóżko specjalistyczne na Oddział Transplantologii 6 szt Pozycja nr 2 Łóżko specjalistyczne na Oddział Gastroenterologii 1 szt Pozycja nr 3 Łóżko elektryczne na Oddział Transplantologii 14 szt Pozycja nr 4 Łóżko elektryczne na Oddział Gastroenetrologii 16 szt Szafki na wyposażeniu łóżek Wyposażenie dodatkowe do wszystkich łóżek Inne pytania do pakietu nr PAKIET NR 2 APRAT DO EKG PAKIET NR 5 SSAK ELEKTRYCZNY JEZDNY PAKIET NR 6 DEFIBRYLATOR DWUFAZOWY PYTANIA DOTYCZĄCE PROJEKTU UMOWY I INNE... 50\n2 2 PAKIET NR 1 Pozycja nr 1 Łóżko specjalistyczne na Oddział Transplantologii 6 szt. Pytanie nr 1. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2220 mm? Pytanie nr 2. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty tworzywowe z kolorowymi wklejkami? Pytanie nr 3. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją pozycji Trendelenburga i anty-trendelenburga -16 /+16? Pytanie nr 4. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu oparcia podudzia za pomocą systemu zapadkowego? Pytanie nr 5. Czy Zamawiający dopuści łóżko niewyposażone w funkcję mechanicznego CPR dla trendelnburga i anty-trendelenburga? Pytanie nr 6. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez pilota przewodowego, ale z panelami sterującymi wbudowanymi w barierki od strony wewnętrznej i zewnętrznej? Rozwiązanie to jest lepsze od żądanego.\n3 3 Pytanie nr 7. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w materac o grubości 14 cm? Pytanie nr 8. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne dzielone, tworzywowe zabezpieczające pacjenta na całej długości leża? Pytanie nr 9. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w ramkę do kart gorączkowych wykonaną z tworzywa ABS, odpornego na zadrapania, złamania i wgniecenia, zawieszaną na szczyt łóżka, z możliwością przypinania kart klipsem? Pytanie nr 10. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w stojak do kroplówki umiejscowiony w narożach łózka od strony głowy pacjenta? Pytanie nr 11. Czy Zamawiający dopuści długość całkowitą 219 cm i szerokość całkowitą 98,5cm? Podane wymiary nieznacznie różnią się od oczekiwanych Pytanie nr 12. Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację przechyłów bocznych w zakresie 15 stopni? Powyższy przechył jest w pełni wystraczający do wykonywania codziennych procedur medycznych a także z powodzeniem wspomaga działania kliniczne. przy wykorzystywaniu przechyłów powyżej 15 stopni zalecane jest stosowanie specjalnych materacy stabilizujących pacjenta\n4 4 Pytanie nr 13. Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację przechyłów Trendelenburga i anty-trendelenburga w zakresie 16 stopni? Parametr ten nieznacznie odbiega od oczekiwanego i nie wpływa na funkcjonalność łóżka Pytanie nr 14. Czy Zamawiający zamiast mechanicznego CPR segmentu uda i Trendelenburgów dopuści wygodniejszy w użyciu elektryczny CPR powyższych funkcji? Rozwiązanie takie poprawia funkcjonalność łóżka i jest w wygodniejsze w użytkowaniu Pytanie nr 15. Czy Zamawiający dopuści szczyty łóżka tworzywowe łatwiejsze do dezynfekcji i mycia, wykonane z wysoko odpornego tworzywa, odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych, wysoką temperaturę oraz promieniowanie UV? Rozwiązanie takie jest wygodniejsze do utrzymania łóżka w czystości i bardziej estetyczne Pytanie nr 16. Czy w rozumieniu pkt 7 Zamawiający dopuści materac z odpowiednią kieszenią na umieszczanie kasety RTG? Rozwiązanie pozwala na wygodne wykorzystanie aparatu RTG Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materaca z odpowiednią kieszenią na umieszczanie kasety RTG. Pytanie nr 17. Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością przedłużenia leża o 150mm? Parametr ten nieznacznie odbiega od oczekiwanego i nie wpływa na funkcjonalność łóżka. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka o parametrze podanym w pytaniu\n5 5 Pytanie nr 18. Czy Zamawiający dopuści szczelność układu elektrycznego łóżka spełniającą wymagania normy IP- 54? Zarówno IP 54 jak i IP55 zapewniają ochronę przed czynnikiem zewnętrznym w postaci wody. Pytanie nr 19. Czy Zamawiający dopuści poręcze boczne obudowane tworzywowo łatwiejsze do dezynfekcji i mycia, wykonane z wysoko odpornego metalu i tworzywa, odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych, wysoką temperaturę oraz promieniowanie UV? Barierki spełniają najnowszą normę EN Pytanie nr 20. Czy Zamawiający dopuści do każdego łóżka wymaganego z funkcją pomiaru wagi - wygodną w zastosowaniu wagę łóżkową najezdną? Jest to rozwiązanie pozwalające na zastosowanie układu pomiaru masy pacjenta w każdym łóżku. Pytanie nr 21. (dot. pkt. 3) Czy Zamawiający dopuści łóżko specjalistyczne posiadające długość całkowitą 2200 mm? Oferowana długość różni się jedynie o 35 mm od parametru wskazanego przez Zamawiającego. Pytanie nr 22. Czy Zamawiający dopuści łóżko specjalistyczne posiadające szerokość całkowitą 970 mm? Oferowana szerokość różni się jedynie o 20 mm od tolerancji wskazanej przez Zamawiającego. Pytanie nr 23. Czy Zamawiający dopuści łóżko specjalistyczne posiadające szczyty wykonane z wysokiej jakości tworzywa ABS, odpornego na środki dezynfekcyjne, wysoką temperaturę, promieniowanie UV oraz uszkodzenia mechaniczne, łatwo odejmowane z możliwością blokowania np. na czas transportu?\n6 6 Pytanie nr 24. (dot. pkt. 7) Czy Zamawiający dopuści łóżko specjalistyczne posiadające wszystkie segmenty wypełnione odejmowaną płytą HPL, segment oparcia pleców przezierny dla promieni RTG? Oferowane parametry podnoszą wytrzymałość oraz walory funkcjonalno użytkowe łóżka. Pytanie nr 25. (dot. pkt. 12) Czy Zamawiający dopuści łóżko specjalistyczne posiadające możliwe regulacje elektryczne: wysokość, przechył boczny, segment pleców, segment uda, pozycja Trendelenburga i anty-trendelenburga, a w zakresie regulacji manualnych: regulację segmentu oparcia podudzia wspomaganą sprężyną gazową oraz mechaniczny CPR pleców, dodatkowo CPR pozostałych segmentów i funkcji elektryczny? Proponowane rozwiązanie w 100% spełni oczekiwania Zamawiającego dla łóżek specjalistycznych do intensywnego nadzoru. Pytanie nr 26. (dot. pkt. 25) Czy w celu uzyskania wartości 10 pkt. Zamawiający dopuści łóżko specjalistyczne wyposażone w barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na 100% długości leża, opuszczane poniżej poziomu materaca, ergonomiczne, wykonane z wysokiej jakości tworzywa ABS, łatwe do dezynfekcji, utrzymania w czystości, dodatkowo posiadające wyprofilowane uchwyty wspierające pacjenta? Oferowane parametry wynikają z rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przez danego producenta. Pytanie nr 27. Czy zamawiający dopuści całkowitą długość łóżka 2260 mm? Pytanie nr 28. Czy zamawiający dopuści całkowitą szerokość łózka 1050 mm?\n7 7 Pytanie nr 29. Czy zamawiający dopuści rozwiązanie, gdzie odboje zastąpione zostały specjalnie skonstruowanym szczytem z tworzywa PE chroniącym ściany przed uszkodzeniem a siła kontaktu z przeszkodą rozkładana jest na większej powierzchni? Pytanie nr 30. Czy zamawiający dopuści szczyty łóżka, łatwo odejmowane wykonane z tworzywa PE? Pytanie nr 31. Czy zamawiający dopuszcza regulację segmentów ud w zakresie 0-30? Pytanie nr 32. Czy zamawiający dopuszcza łóżko z regulacją przechyłów bocznych 0-13? Pytanie nr 33. Czy zamawiający dopuszcza łóżko z regulacją Trendelenburga i anty trendelenburga w zakresie 0-16? Pytanie nr 34. Czy zamawiający dopuszcza łóżko be manualnej regulacji podudzia, segment ten jest regulowany jest automatycznie względem segmentu ud? Pytanie nr 35.\n8 8 Czy zamawiający dopuszcza łóżko bez manualnego CPR segmentu ud, gdzie funkcja ta jest automatyczna sterowana elektrycznie? Pytanie nr 36. Czy zamawiający dopuszcza łóżko gdzie manualne funkcja CPR trendelenburga i antytrendelenburga została zastąpiona funkcją elektryczną? Pytanie nr 37. Czy zamawiający dopuszcza pilot z możliwością blokowania poszczególnych funkcji przez personel medyczny, na przewodzie zapobiegającym skręcaniu z możliwością umieszczania go na szczycie łóżka od strony nóg? Pytanie nr 38. Czy zamawiający dopuszcza łozko bez funkcji autoregresji? Pytanie nr 39. Czy zamawiający dopuszcza łóżko z hamulcem centralnym bez funkcji jazdy na wprost? Pytanie nr 40. Czy zamawiający dopuszcza łóżko ze stałym wymiarem leża? Pytanie nr 41. Czy zamawiający dopuszcza łóżko elektryczne spełniające wymagania norm ip-54?\n9 9 Pytanie nr 42. Czy zamawiający dopuszcza konstrukcję materaca zbudowanego z pianki poliuretanowej oraz tkaniny dystansowej, o właściwościach przeciwodleżynowych o wysokości 12 cm z czego 2 cm stanowi tkanina dystansowa w pokrowcu paraprzepuszczalnym, zmywalnym, odpornym na środki dezynfekujące na bazie alkoholu, z mozliwością prania pokrowca w temperaturze 95 C. Pytanie nr 43. Czy zamawiający dopuszcza barierki boczne wykonane z tworzywa PE opuszczane hydraulicznie pod leże, nie wystające paza obrys leża z czego dwie są wyposażone w panele sterujące? Pytanie nr 44. Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie w którym stojak na kroplówki można umieścić od strony nóg, co pozwala uchronić przed zawadzaniem stojakiem o panel nadłóżkowy? Pytanie nr 45. Czy zamawiający dopuszcza łóżko, gdzie waga jest wyposażeniem standardowym? Pytanie nr 46. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej łóżka 2280mm z możliwością przedłużenia do 2480mm oraz skrócenia leża do 2180mm? Pytanie nr 47. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej łóżka wraz z zamontowanymi barierkami 970mm?\n10 10 Pytanie nr 48. Czy Zamawiający dopuści łóżko z powierzchnią leża wypełnioną przepuszczalnymi dla promieni RTG płytą HPL? Pytanie nr 49. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie mm? Pytanie nr 50. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją funkcji Trendelenburga 15 oraz anty- Trendelenburga 17? Pytanie nr 51. Czy Zamawiający dopuści łóżko ze stopniem ochrony IP 54? Pytanie nr 52. Czy Zamawiający dopuści łóżko ze stopniem ochrony IP 66? Pytanie nr 53. Czy Zamawiający dopuści łóżko o dopuszczalnym obciążaniu 230kg? Pytanie nr 54. Czy Zamawiający dopuści materac o grubości 12cm?\n11 11 Pytanie nr 55. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w metalowe lakierowane proszkowo barierki boczne chroniącymi pacjenta na ¾ długości leża, patrząc od strony głowy w kierunku nóg (wystarczająca ochrona przed wypadnięciem) przy zachowaniu maksymalnej punktacji? Pytanie nr 56. Czy Zamawiający dopuści łóżko (6 szt. i 1szt. ) z kątem segmentu uda regulowanym w zakresie 0-80, co jest parametrem lepszym od oczekiwanego? Pytanie nr 57. Czy Zamawiający dopuści łóżko (6 szt. i 1 szt.) z terminem realizacji 12 tygodni? Pytanie nr 58. Czy Zamawiający dopuści łóżko (6 szt.; 1 szt.; 14 szt.; 16 szt.) wyposażone w materac o grubości 15 cm, co różni się od parametru oczekiwanego o 1 cm?\n12 12 Pozycja nr 2 Łóżko specjalistyczne na Oddział Gastroenterologii 1 szt. Pytanie nr 59. Czy Zamawiający wymaga łóżko wyposażone w wagę do ważenia pacjentów wbudowaną w łóżko? Zamawiający nie wymaga łóżka wyposażonego w wagę do ważenia pacjentów wbudowaną w łóżko. Pytanie nr 60. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2220 mm? Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania łóżka o długości całkowitej 2220 mm. Pytanie nr 61. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty tworzywowe z kolorowymi wklejkami? Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania łóżka wyposażonego w szczyty tworzywowe z kolorowymi wklejkami. Pytanie nr 62. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją pozycji Trendelenburga i anty-trendelenburga -16 /+16? Zamawiający dopuszcza możliwości zaoferowania łóżka z regulacją pozycji Trendelenburga i anty-trendelenburga -16 /+16. Pytanie nr 63. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu oparcia podudzia za pomocą systemu zapadkowego? Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania łóżka z regulacją segmentu oparcia podudzia za pomocą systemu zapadkowego. Pytanie nr 64. Czy Zamawiający dopuści łóżko niewyposażone w funkcję mechanicznego CPR dla trendelnburga i anty-trendelenburga? Zamawiający w powyższym zakresie podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. Pytanie nr 65.\n13 13 Czy Zamawiający dopuści łóżko bez pilota przewodowego, ale z panelami sterującymi wbudowanymi w barierki od strony wewnętrznej i zewnętrznej? Rozwiązanie to jest lepsze od żądanego. Zamawiający dopuszcza możliwości zaoferowania łóżka bez pilota przewodowego, ale z panelami sterującymi wbudowanymi w barierki od strony wewnętrznej i zewnętrznej. Pytanie nr 66. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w materac o grubości 14 cm? Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania łóżka wyposażonego w materac o grubości 14 cm. Pytanie nr 67. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne dzielone, tworzywowe zabezpieczające pacjenta na całej długości leża? Zamawiający dopuszcza możliwości zaoferowania łóżka wyposażonego w barierki boczne dzielone, tworzywowe zabezpieczające pacjenta na całej długości leża parametr dopuszczony i punktowany. Pytanie nr 68. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w ramkę do kart gorączkowych wykonaną z tworzywa ABS, odpornego na zadrapania, złamania i wgniecenia, zawieszaną na szczyt łóżka, z możliwością przypinania kart klipsem? Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania. Pytanie nr 69. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w stojak do kroplówki umiejscowiony w narożach łózka od strony głowy pacjenta? Zamawiający dopuszcza możliwości zaoferowania łóżka wyposażonego w stojak do kroplówki umiejscowiony w narożach łóżka od strony głowy pacjenta. Pytanie nr 70. Czy Zamawiający dopuści długość całkowitą 219 cm i szerokość całkowitą 98,5cm? Podane wymiary nieznacznie różnią się od oczekiwanych\n14 14 Zamawiający dopuszcza możliwości zaoferowania łóżka o podanych wymiarach. Pytanie nr 71. Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację przechyłów bocznych w zakresie 15 stopni? Powyższy przechył jest w pełni wystraczający do wykonywania codziennych procedur medycznych a także z powodzeniem wspomaga działania kliniczne. przy wykorzystywaniu przechyłów powyżej 15 stopni zalecane jest stosowanie specjalnych materacy stabilizujących pacjenta Zamawiający dopuszcza możliwości zaoferowania łóżka z elektryczną regulacją przechyłów bocznych w zakresie 15 stopni. Pytanie nr 72. Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację przechyłów Trendelenburga i anty-trendelenburga w zakresie 16 stopni? Parametr ten nieznacznie odbiega od oczekiwanego i nie wpływa na funkcjonalność łóżka Zamawiający dopuszcza możliwości zaoferowania łóżka z regulacją pozycji Trendelenburga i anty-trendelenburga -16 /+16. Pytanie nr 73. Czy Zamawiający zamiast mechanicznego CPR segmentu uda i Trendelenburgów dopuści wygodniejszy w użyciu elektryczny CPR powyższych funkcji? Rozwiązanie takie poprawia funkcjonalność łóżka i jest w wygodniejsze w użytkowaniu Zamawiający dopuszcza możliwości zaoferowania łóżka z regulacją elektryczną CPR uda i Trendelenburgów. Pytanie nr 74. Czy Zamawiający dopuści szczyty łóżka tworzywowe łatwiejsze do dezynfekcji i mycia, wykonane z wysoko odpornego tworzywa, odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych, wysoką temperaturę oraz promieniowanie UV? Rozwiązanie takie jest wygodniejsze do utrzymania łóżka w czystości i bardziej estetyczne Zamawiający dopuszcza możliwości zaoferowania łóżka z szczytami z tworzywa przy zachowaniu pozostałych parametrów.\n15 15 Pytanie nr 75. Czy w rozumieniu pkt 7 Zamawiający dopuści materac z odpowiednią kieszenią na umieszczanie kasety RTG? Rozwiązanie pozwala na wygodne wykorzystanie aparatu RTG Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania materaca z kieszenią na umieszczanie kasety RTG. Pytanie nr 76. Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością przedłużenia leża o 150mm? Parametr ten nieznacznie odbiega od oczekiwanego i nie wpływa na funkcjonalność łóżka. Zamawiający dopuszcza możliwości zaoferowania łóżka z możliwością przedłużenia leża o 150mm. Pytanie nr 77. Czy Zamawiający dopuści szczelność układu elektrycznego łóżka spełniającą wymagania normy IP- 54? Zarówno IP 54 jak i IP55 zapewniają ochronę przed czynnikiem zewnętrznym w postaci wody. Zamawiający dopuszcza szczelność układu elektrycznego łóżka spełniającą wymagania normy IP-54. Pytanie nr 78. Czy Zamawiający dopuści poręcze boczne obudowane tworzywowo łatwiejsze do dezynfekcji i mycia, wykonane z wysoko odpornego metalu i tworzywa, odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych, wysoką temperaturę oraz promieniowanie UV? Barierki spełniają najnowszą normę EN Parametr dopuszczony i punktowany jako inne rozwiązania. Pytanie nr 79. Czy Zamawiający dopuści do każdego łóżka wymaganego z funkcją pomiaru wagi - wygodną w zastosowaniu wagę łóżkową najezdną? Jest to rozwiązanie pozwalające na zastosowanie układu pomiaru masy pacjenta w każdym łóżku. W zakresie łóżka specjalistycznego 1 szt. dla oddziału gastroenterologii Zamawiający rezygnuje z funkcji pomiaru wagi. Pytanie nr 80.\n16 16 Czy Zamawiający dopuści łóżko specjalistyczne posiadające szerokość całkowitą 970 mm? Oferowana szerokość różni się jedynie o 20 mm od tolerancji wskazanej przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania łóżka o całkowitej szerokości 970 mm. Pytanie nr 81. Czy Zamawiający dopuści łóżko specjalistyczne posiadające szczyty wykonane z wysokiej jakości tworzywa ABS, odpornego na środki dezynfekcyjne, wysoką temperaturę, promieniowanie UV oraz uszkodzenia mechaniczne, łatwo odejmowane z możliwością blokowania np. na czas transportu? Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania łóżka posiadające szczyty wykonane z wysokiej jakości tworzywa ABS przy zachowaniu pozostałych parametrów. Pytanie nr 82. (dot. pkt. 7) Czy Zamawiający dopuści łóżko specjalistyczne posiadające wszystkie segmenty wypełnione odejmowaną płytą HPL, segment oparcia pleców przezierny dla promieni RTG? Oferowane parametry podnoszą wytrzymałość oraz walory funkcjonalno użytkowe łóżka. Zamawiający podtrzymuje wymagania w powyższym zakresie. Pytanie nr 83. (dot. pkt. 12) Czy Zamawiający dopuści łóżko specjalistyczne posiadające możliwe regulacje elektryczne: wysokość, przechył boczny, segment pleców, segment uda, pozycja Trendelenburga i anty-trendelenburga, a w zakresie regulacji manualnych: regulację segmentu oparcia podudzia wspomaganą sprężyną gazową oraz mechaniczny CPR pleców, dodatkowo CPR pozostałych segmentów i funkcji elektryczny? Proponowane rozwiązanie w 100% spełni oczekiwania Zamawiającego dla łóżek specjalistycznych do intensywnego nadzoru. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania łóżka o powyższych parametrach regulacji. Pytanie nr 84. (dot. pkt. 25) Czy w celu uzyskania wartości 10 pkt. Zamawiający dopuści łóżko specjalistyczne wyposażone w barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na 100% długości leża, opuszczane poniżej poziomu materaca, ergonomiczne, wykonane z wysokiej jakości tworzywa ABS, łatwe do dezynfekcji, utrzymania w czystości, dodatkowo posiadające wyprofilowane uchwyty wspierające pacjenta? Oferowane parametry wynikają z rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przez danego producenta.\n17 17 Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie jako inne rozwiązania punktowane. Pytanie nr 85. (dot. pkt. 29) Prosimy o wyjaśnienie dot. pkt. 29 łóżka specjalistycznego przeznaczonego na Oddział Gastroenterologii 1 szt., czy Zamawiający oczekuje, aby łóżko posiadało wbudowaną wagę do ważenia pacjenta? Prosimy o wyjaśnienie, ponieważ w pkt. 29 Zamawiający wskazał waga do ważenia pacjenta wbudowana w łóżko (do 4 z 6 łóżek), co może oznaczać, że nastąpiła pomyłka pisarska. Zamawiający rezygnuje z parametru wagi. Pytanie nr 86. Czy zamawiający dopuści całkowity długość łóżka 2230 mm? Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania łóżka o całkowitej długości 2230 mm. Pytanie nr 87. Czy zamawiający dopuści całkowitą szerokość łóżka 1050 mm? Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania łóżka o całkowitej szerokości 1050 mm. Pytanie nr 88. Czy zamawiający dopuści rozwiązanie, gdzie odboje zastąpione zostały specjalnie skonstruowanym szczytem z tworzywa PE chroniącym ściany przed uszkodzeniem a siła kontaktu z przeszkodą rozkładana jest na większej powierzchni? Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania łóżka gdzie odboje zastąpione zostały specjalnie skonstruowanym szczytem z tworzywa PE chroniącym ściany przed uszkodzeniem. Pytanie nr 89. Czy zamawiający dopuści szczyty łóżka, łatwo odejmowane wykonane z tworzywa PE? Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania łóżka łatwo odejmowanymi szczytami wykonanymi z tworzywa PE. Pytanie nr 90. Czy zamawiający dopuszcza regulację segmentów ud w zakresie 0-30?\n18 18 Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania łóżka z regulacją segmentów ud w zakresie Pytanie nr 91. Czy zamawiający dopuszcza łóżko z regulacją przechyłów bocznych 0-13? Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania łóżka z regulacją przechyłów bocznych Pytanie nr 92. Czy zamawiający dopuszcza łóżko z regulacją Trendelenburga i anty trendelenburga w zakresie 0-16? Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania łóżka z regulacją Trendelenburga i anty trendelenburga w zakresie Pytanie nr 93. Czy zamawiający dopuszcza łóżko be manualnej regulacji podudzia, segment ten jest regulowany jest automatycznie względem segmentu ud? Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania. Pytanie nr 94. Czy zamawiający dopuszcza łóżko bez manualnego CPR segmentu ud, gdzie funkcja ta jest automatyczna sterowana elektrycznie? Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. Pytanie nr 95. Czy zamawiający dopuszcza łóżko gdzie manualne funkcja CPR trendelenburga i antytrendelenburga została zastąpiona funkcją elektryczną? Pytanie bezzasadne Zamawiający wymaga w powyższym zakresie regulacji elektrycznej ( pkt. 11 ). Pytanie nr 96.\n19 19 Czy zamawiający dopuszcza pilot z możliwością blokowania poszczególnych funkcji przez personel medyczny, na przewodzie zapobiegającym skręcaniu z możliwością umieszczania go na szczycie łóżka od strony nóg? Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie pilota na przewodzie. Pytanie nr 97. Czy zamawiający dopuszcza łozko bez funkcji autoregresji? Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania łóżka bez funkcji autoregresji. Pytanie nr 98. Czy zamawiający dopuszcza łóżko z hamulcem centralnym bez funkcji jazdy na wprost? Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania łóżka bez funkcji jazdy na wprost. Pytanie nr 99. Czy zamawiający dopuszcza łóżko ze stałym wymiarem leża? Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania łóżka ze stałym wymiarem leża. Pytanie nr 100. Czy zamawiający dopuszcza łóżko elektryczne spełniające wymagania norm ip-54? Zamawiający dopuszcza łóżko elektryczne spełniające wymagania norm ip-54. Pytanie nr 101. Czy zamawiający dopuszcza konstrukcję materaca zbudowanego z pianki poliuretanowej oraz tkaniny dystansowej, o właściwościach przeciwodleżynowych o wysokości 12 cm z czego 2 cm stanowi tkanina dystansowa w pokrowcu paraprzepuszczalnym, zmywalnym, odpornym na środki dezynfekujące na bazie alkoholu, z mozliwością prania pokrowca w temperaturze 95 C. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania materaca o powyższym opisie. Pytanie nr 102.\n20 20 Czy zamawiający dopuszcza barierki boczne wykonane z tworzywa PE opuszczane hydraulicznie pod leże, nie wystające paza obrys leża z czego dwie są wyposażone w panele sterujące? Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania. Pytanie nr 103. Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie w którym stojak na kroplówki można umieścić od strony nóg, co pozwala uchronić przed zawadzaniem stojakiem o panel nadłóżkowy? Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rozwiązania w którym stojak na kroplówki można umieścić od strony nóg, Pytanie nr 104. Czy zamawiający dopuszcza łóżko, gdzie waga jest wyposażeniem standardowym? Zamawiający zrezygnował z parametru wagi. Pytanie nr 105. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej łóżka 2280mm z możliwością przedłużenia do 2480mm oraz skrócenia leża do 2180mm? Zamawiający nie dopuszcza powyższych parametrów. Pytanie nr 106. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej łóżka wraz z zamontowanymi barierkami 970mm? Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania łóżka o szerokości całkowitej łóżka wraz z zamontowanymi barierkami 970mm. Pytanie nr 107. Czy Zamawiający dopuści łóżko z powierzchnią leża wypełnioną przepuszczalnymi dla promieni RTG płytą HPL? Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania łóżka z powierzchnią leża wypełnioną przepuszczalnymi dla promieni RTG płytą HPL.\n21 21 Pytanie nr 108. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie mm? Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania łóżka z elektryczną regulacją wysokości w zakresie mm. Pytanie nr 109. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją funkcji Trendelenburga 15 oraz anty- Trendelenburga 17? Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania łóżka z elektryczną regulacją funkcji Trendelenburga 15 oraz anty-trendelenburga 17. Pytanie nr 110. Czy Zamawiający dopuści łóżko ze stopniem ochrony IP 54? Zamawiający dopuści łóżko ze stopniem ochrony IP 54. Pytanie nr 111. Czy Zamawiający dopuści łóżko ze stopniem ochrony IP 66? Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania łóżka ze stopniem ochrony IP 66. Pytanie nr 112. Czy Zamawiający dopuści łóżko o dopuszczalnym obciążaniu 230kg? Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania łóżka o dopuszczalnym obciążaniu 230kg. Pytanie nr 113. Czy Zamawiający dopuści materac o grubości 12cm? Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania materaca o grubości 12 cm. Pytanie nr 114. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w metalowe lakierowane proszkowo barierki boczne chroniącymi pacjenta na ¾ długości leża, patrząc od strony głowy w kierunku nóg (wystarczająca ochrona przed wypadnięciem) przy zachowaniu maksymalnej punktacji?\n22 22 Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania.\n23 23 Pozycja nr 3 Łóżko elektryczne na Oddział Transplantologii 14 szt. Pytanie nr 115. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 1000 mm? Pytanie nr 116. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2220 mm? Pytanie nr 117. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez pilota przewodowego, ale z panelami sterującymi wbudowanymi w barierki od strony wewnętrznej i zewnętrznej? Rozwiązanie to jest lepsze od żądanego. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania łóżka bez pilota przewodowego, ale z panelami sterującymi wbudowanymi w barierki od strony wewnętrznej i zewnętrznej. Pytanie nr 118. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w panele sterujące wbudowane w barierki boczne od strony wewnętrznej dla pacjenta umożliwiające regulację wysokości, oparcia pleców i nóg oraz uzyskania wygodnej pozycji siedzącej autokontur jednak bez możliwości regulacji pozycji anty- Trendelenburga i krzesła kardiologicznego? Pytanie nr 119. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty tworzywowe z kolorowymi wklejkami? Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowania łóżka wyposażonego w szczyty tworzywowe z kolorowymi wklejkami. Pytanie nr 120.\n24 24 Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne dzielone, tworzywowe zabezpieczające pacjenta na całej długości leża? Pytanie nr 121. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w materac o grubości 14 cm? Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie łóżka wyposażonego w materac o grubości 14 cm. Pytanie nr 122. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w ramkę do kart gorączkowych wykonaną z tworzywa ABS, odpornego na zadrapania, złamania i wgniecenia, zawieszaną na szczyt łóżka, z możliwością przypinania kart klipsem? Pytanie nr 123. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w stojak do kroplówki umiejscowiony w narożach łózka od strony głowy pacjenta? Pytanie nr 124. Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację przechyłów Trendelenburga i anty-trendelenburga w zakresie 16 stopni? Parametr ten nieznacznie odbiega od oczekiwanego i nie wpływa na funkcjonalność łóżka. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania łóżka z elektryczną regulację przechyłów Trendelenburga i anty-trendelenburga w zakresie 16 stopni. Pytanie nr 125. Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację wysokości w zakresie 39,5-77cm? Parametr ten nieznacznie odbiega od oczekiwanego i nie wpływa na funkcjonalność łóżka. Pytanie nr 126.\n25 25 Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością przedłużenia leża o 150mm? Parametr ten nieznacznie odbiega od oczekiwanego i nie wpływa na funkcjonalność łóżka. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania łóżka z możliwością przedłużenia leża o 150mm. Pytanie nr 127. Czy Zamawiający dopuści szczelność układu elektrycznego łóżka spełniającą wymagania normy IP- 54? Zarówno IP 54 jak i IP55 zapewniają ochronę przed czynnikiem zewnętrznym w postaci wody. Zamawiający dopuszcza szczelność układu elektrycznego łóżka spełniającą wymagania normy IP-54. Pytanie nr 128. Czy Zamawiający dopuści szczyty łóżka tworzywowe łatwiejsze do dezynfekcji i mycia, wykonane z wysoko odpornego tworzywa, odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych, wysoką temperaturę oraz promieniowanie UV? Rozwiązanie takie jest wygodniejsze do utrzymania łóżka w czystości i bardziej estetyczne. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. Pytanie nr 129. (dot. pkt. 4) Czy Zamawiający dopuści łóżko elektryczne posiadające długość całkowitą (z odbojami) 2200 mm? Oferowana długość różni się tylko o 20 mm od parametru wskazanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania łóżka o długość całkowitej (z odbojami) 2200 mm. Pytanie nr 130. (dot. pkt. 5) Czy Zamawiający dopuści łóżko elektryczne posiadające elektryczną regulację wysokości w zakresie mm? Oferowany dolny zakres (420 mm) jest zgodny z oczekiwaniami Zamawiającego, natomiast górny (840 mm) jest lepszy, niż wskazany w parametrach wymaganych Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania łóżka posiadającego elektryczną regulację wysokości w zakresie mm.\n26 26 Pytanie nr 131. (dot. pkt. 8) Czy Zamawiający dopuści łóżko elektryczne posiadające segmenty leża wypełnione łatwo zmywalnymi osłonami wykonanymi z płyty HPL? Oferowany parametr podnosi wytrzymałość oraz walory funkcjonalno użytkowe łóżka. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania łóżka posiadającego segmenty leża wypełnione łatwo zmywalnymi osłonami wykonanymi z płyty HPL. Pytanie nr 132. (dot. pkt. 13) Czy Zamawiający dopuści łóżko elektryczne posiadające elektryczną pozycję Trendelenburga 0 o 13 o oraz anty-trendelenburga 0 o 14 o? Oferowany zakres będzie w zupełności wystarczający i pozwoli na właściwe ułożenie pacjenta w wymaganych pozycjach Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania łóżka posiadającego elektryczną pozycję Trendelenburga 0 o 13 o oraz anty-trendelenburga 0 o 14 o. Pytanie nr 133. (dot. pkt. 19) Czy Zamawiający dopuści łóżko elektryczne bez funkcji przedłużenia leża? Jeśli nie, prosimy o doprecyzowanie ile łóżek miałoby posiadać możliwość przedłużenia leża, ponieważ w wyposażeniu dodatkowym do wszystkich łóżek Zamawiający wymaga tylko 6 szt. klinów do przedłużenia łóżka - dla łóżek elektrycznych. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie łóżka bez funkcji przedłużenia leża. Zamawiający określił wymaganie klinów dla 6 łóżek elektrycznych. Pytanie nr 134. (dot. pkt. 22) Czy Zamawiający dopuści łóżko elektryczne posiadające szczyty wykonane z wysokiej jakości tworzywa ABS, odpornego na środki dezynfekcyjne, wysoką temperaturę, promieniowanie UV oraz uszkodzenia mechaniczne, łatwo odejmowane, z możliwością blokowania np. na czas transportu? Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania łóżka posiadającego szczyty wykonane z wysokiej jakości tworzywa ABS. Pytanie nr 135. (dot. pkt. 27) Czy Zamawiający odstąpi od punktacji parametrów opisanych w pkt. 27 dot. krążków odbojowych, ze względu na to, że jest to parametr nie mający wpływu na walory funkcjonalno\n27 27 użytkowe łóżka? Jeżeli Zamawiający pozostawi punktację to czy w celu uzyskania wartości 1 pkt. jako równoważne rozwiązanie potraktuje krążki odbojowe o podwójnej wysokości doskonale chroniące ściany i łóżko przed uszkodzeniami? Zamawiający nie odstąpi od punktacji dotyczącej krążków odbojowych. Jest to parametr mający ogromny wpływ na walory funkcjonalno użytkowe co Wykonawca sam zauważa w drugiej części pytania a dotyczy ochrony ścian przed uszkodzeniem. Pytanie nr 136. (dot. pkt. 32) Czy w celu uzyskania wartości 10 pkt. Zamawiający dopuści łóżko elektryczne wyposażone w barierki boczne zabezpieczające pacjenta na długości 100% leża (bez funkcji przedłużania). Barierki zgodne z normą EN , dodatkowo opuszczane poniżej poziomu materaca, ergonomiczne, wykonane z wysokiej jakości tworzywa ABS, łatwe do dezynfekcji, utrzymania w czystości, posiadające wyprofilowane uchwyty wspierające pacjenta? Oferowane parametry wynikają z rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przez danego producenta. Pytanie nr 137. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne o długości całkowitej 2280mm pozwalającej na komfortowe przebywanie pacjentów nawet o bardzo wysokim wzroście? Pytanie nr 138. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie mm? Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania łóżka z elektryczną regulacją wysokości w zakresie mm. Pytanie nr 139. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją oparcia pleców 74? Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania łóżka z elektryczną regulacją oparcia pleców 74. Pytanie nr 140.\n28 28 Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości bazowej 2280mm, które jest dłuższe od oczekiwanego a tym samym nie wymaga już funkcji przedłużenia leża? Pytanie nr 141. Czy Zamawiający dopuści łóżko ze stopniem ochrony IP 54? Zamawiający dopuści łóżko ze stopniem ochrony IP 54. Pytanie nr 142. Czy Zamawiający dopuści łóżko ze stopniem ochrony IP 66? Zamawiający nie dopuszcza łóżka ze stopniem ochrony IP 66. Pytanie nr 143. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty z estetycznego tworzywa ABS, bez możliwości wykorzystywania ich, jako deska reanimacyjna? Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania łóżka wyposażonego w szczyty z estetycznego tworzywa ABS, bez możliwości wykorzystywania ich, jako deska reanimacyjna. Pytanie nr 144. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez półki na pościel? Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania łóżka bez półki na pościel. Pytanie nr 145. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne chroniącymi pacjenta na ¾ długości leża, patrząc od strony głowy w kierunku nóg (wystarczająca ochrona przed wypadnięciem) przy zachowaniu maksymalnej punktacji? Pytanie nr 146. Czy Zamawiający dopuści materac o grubości 12cm?\n29 29 Pozycja nr 4 Łóżko elektryczne na Oddział Gastroenetrologii 16 szt. Pytanie nr 147. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 1000 mm? Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania łóżka o szerokości całkowitej 1000 mm. Pytanie nr 148. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2220 mm? Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania łóżka o całkowitej długości 2220 mm. Pytanie nr 149. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez pilota przewodowego, ale z panelami sterującymi wbudowanymi w barierki od strony wewnętrznej i zewnętrznej? Rozwiązanie to jest lepsze od żądanego. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania łóżka bez pilota przewodowego, ale z panelami sterującymi wbudowanymi w barierki od strony wewnętrznej i zewnętrznej. Pytanie nr 150. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w panele sterujące wbudowane w barierki boczne od strony wewnętrznej dla pacjenta umożliwiające regulację wysokości, oparcia pleców i nóg oraz uzyskania wygodnej pozycji siedzącej autokontur jednak bez możliwości regulacji pozycji anty- Trendelenburga i krzesła kardiologicznego? Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. Pytanie nr 151. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty tworzywowe z kolorowymi wklejkami? Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania łóżka wyposażonego w szczyty tworzywowe z kolorowymi wklejkami. Pytanie nr 152.\n30 30 Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne dzielone, tworzywowe zabezpieczające pacjenta na całej długości leża? Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania łóżka wyposażonego w barierki boczne dzielone. Pytanie nr 153. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w materac o grubości 14 cm? Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania łóżka wyposażonego w materac o grubości 14 cm. Pytanie nr 154. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w ramkę do kart gorączkowych wykonaną z tworzywa ABS, odpornego na zadrapania, złamania i wgniecenia, zawieszaną na szczyt łóżka, z możliwością przypinania kart klipsem? Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania powyższego rozwiązania. Pytanie nr 155. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w stojak do kroplówki umiejscowiony w narożach łózka od strony głowy pacjenta? Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania łóżka wyposażonego w stojak do kroplówki umiejscowiony w narożach łóżka od strony głowy pacjenta. Pytanie nr 156. Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację przechyłów Trendelenburga i anty-trendelenburga w zakresie 16 stopni? Parametr ten nieznacznie odbiega od oczekiwanego i nie wpływa na funkcjonalność łóżka. Zamawiający dopuszcza powyższy parametr. Pytanie nr 157. Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację wysokości w zakresie 39,5-77cm? Parametr ten nieznacznie odbiega od oczekiwanego i nie wpływa na funkcjonalność łóżka.\n31 31 Zamawiający dopuszcza powyższy parametr. Pytanie nr 158. Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością przedłużenia leża o 150mm? Parametr ten nieznacznie odbiega od oczekiwanego i nie wpływa na funkcjonalność łóżka. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania łóżka z możliwością przedłużenia leża o 150 mm. Pytanie nr 159. Czy Zamawiający dopuści szczelność układu elektrycznego łóżka spełniającą wymagania normy IP- 54? Zarówno IP 54 jak i IP55 zapewniają ochronę przed czynnikiem zewnętrznym w postaci wody. Zamawiający dopuszcza szczelność układu elektrycznego łóżka spełniającą wymagania normy IP-54. Pytanie nr 160. Czy Zamawiający dopuści szczyty łóżka tworzywowe łatwiejsze do dezynfekcji i mycia, wykonane z wysoko odpornego tworzywa, odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych, wysoką temperaturę oraz promieniowanie UV? Rozwiązanie takie jest wygodniejsze do utrzymania łóżka w czystości i bardziej estetyczne. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania łóżka gdzie szczyty wykonane są z tworzywa. Pytanie nr 161. (dot. pkt. 4) Czy Zamawiający dopuści łóżko elektryczne posiadające długość całkowitą (z odbojami) 2200 mm? Oferowana długość różni się tylko o 20 mm od parametru wskazanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania łóżka o długość całkowitą 2200 mm. Pytanie nr 162. (dot. pkt. 5) Czy Zamawiający dopuści łóżko elektryczne posiadające elektryczną regulację wysokości w zakresie mm? Oferowany dolny zakres (420 mm) jest zgodny z oczekiwaniami Zamawiającego, natomiast górny (840 mm) jest lepszy, niż wskazany w parametrach wymaganych Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania łóżka o powyższych parametrach.\n32 32 Pytanie nr 163. (dot. pkt. 8) Czy Zamawiający dopuści łóżko elektryczne posiadające segmenty leża wypełnione łatwo zmywalnymi osłonami wykonanymi z płyty HPL? Oferowany parametr podnosi wytrzymałość oraz walory funkcjonalno użytkowe łóżka. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania łóżka o powyższych parametrach. Pytanie nr 164. (dot. pkt. 13) Czy Zamawiający dopuści łóżko elektryczne posiadające elektryczną pozycję Trendelenburga 0 o 13 o oraz anty-trendelenburga 0 o 14 o? Oferowany zakres będzie w zupełności wystarczający i pozwoli na właściwe ułożenie pacjenta w wymaganych pozycjach Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania łóżka o powyższych parametrach. Pytanie nr 165. (dot. pkt. 19) Czy Zamawiający dopuści łóżko elektryczne bez funkcji przedłużenia leża? Jeśli nie, prosimy o doprecyzowanie ile łóżek miałoby posiadać możliwość przedłużenia leża, ponieważ w wyposażeniu dodatkowym do wszystkich łóżek Zamawiający wymaga tylko 6 szt. klinów do przedłużenia łóżka - dla łóżek elektrycznych. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie łóżka bez funkcji przedłużenia leża. Zamawiający określił wymaganie klinów dla 6 łóżek elektrycznych. Pytanie nr 166. (dot. pkt. 22) Czy Zamawiający dopuści łóżko elektryczne posiadające szczyty wykonane z wysokiej jakości tworzywa ABS, odpornego na środki dezynfekcyjne, wysoką temperaturę, promieniowanie UV oraz uszkodzenia mechaniczne, łatwo odejmowane, z możliwością blokowania np. na czas transportu? Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania łóżka posiadającego szczyty wykonane z wysokiej jakości tworzywa ABS. Pytanie nr 167. (dot. pkt. 27) Czy Zamawiający odstąpi od punktacji parametrów opisanych w pkt. 27 dot. krążków odbojowych, ze względu na to, że jest to parametr nie mający wpływu na walory funkcjonalno użytkowe łóżka? Jeżeli Zamawiający pozostawi punktację to czy w celu uzyskania wartości 1 pkt. jako równoważne rozwiązanie potraktuje krążki odbojowe o podwójnej wysokości doskonale chroniące ściany i łóżko przed uszkodzeniami?\n33 33 Zamawiający nie odstąpi od punktacji dotyczącej krążków odbojowych. Jest to parametr mający ogromny wpływ na walory funkcjonalno użytkowe co Wykonawca sam zauważa w drugiej części pytania a dotyczy ochrony ścian przed uszkodzeniem. Pytanie nr 168. (dot. pkt. 32) Czy w celu uzyskania wartości 10 pkt. Zamawiający dopuści łóżko elektryczne wyposażone w barierki boczne zabezpieczające pacjenta na długości 100% leża (bez funkcji przedłużania). Barierki zgodne z normą EN , dodatkowo opuszczane poniżej poziomu materaca, ergonomiczne, wykonane z wysokiej jakości tworzywa ABS, łatwe do dezynfekcji, utrzymania w czystości, posiadające wyprofilowane uchwyty wspierające pacjenta? Oferowane parametry wynikają z rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przez danego producenta. Zamawiający dopuszcza powyższy opis jako parametr punktowany inne rozwiązania. Pytanie nr 169. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne o długości całkowitej 2280mm pozwalającej na komfortowe przebywanie pacjentów nawet o bardzo wysokim wzroście? Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania łóżka o długości całkowitej 2280mm. Pytanie nr 170. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie mm? Zamawiający dopuszcza łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie mm. Pytanie nr 171. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją oparcia pleców 74? Zamawiający dopuszcza łóżko z elektryczną regulacją oparcia pleców 74. Pytanie nr 172. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości bazowej 2280mm, które jest dłuższe od oczekiwanego a tym samym nie wymaga już funkcji przedłużenia leża? Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania łóżka o długości całkowitej 2280mm.\n34 34 Pytanie nr 173. Czy Zamawiający dopuści łóżko ze stopniem ochrony IP 54? Zamawiający dopuszcza łóżko ze stopniem ochrony IP 54. Pytanie nr 174. Czy Zamawiający dopuści łóżko ze stopniem ochrony IP 66? Zamawiający nie dopuszcza łóżka ze stopniem ochrony IP 66. Pytanie nr 175. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty z estetycznego tworzywa ABS, bez możliwości wykorzystywania ich, jako deska reanimacyjna? Zamawiający dopuszcza łóżko wyposażone w szczyty z estetycznego tworzywa ABS, bez możliwości wykorzystywania ich, jako deska reanimacyjna. Pytanie nr 176. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez półki na pościel? Zamawiający dopuszcza łóżko bez półki na pościel. Pytanie nr 177. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne chroniącymi pacjenta na ¾ długości leża, patrząc od strony głowy w kierunku nóg (wystarczająca ochrona przed wypadnięciem) przy zachowaniu maksymalnej punktacji? Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania.\n35 35 Szafki na wyposażeniu łóżek Pytanie nr 178. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem głównym wykonanym z płyty z białego tworzywa ABS z wystającymi krawędziami zabezpieczającymi przed rozlaniem się płynów, odpornej na wysokie temperatury, wilgoć, promieniowanie UV i uszkodzenia mechaniczne i chemiczne? Pytanie nr 179. Czy Zamawiający dopuści szafkę o wysokości 910 mm? Pytanie nr 180. Czy Zamawiający dopuści szafkę z blatem bocznym o wymiarach 660 x 430 mm? Pytanie nr 181. Czy Zamawiający dopuści szafkę, która zamiast dolnej szuflady posiada szafkę z drzwiczkami z półką wewnątrz, bez pojemnika na butelki. Pytanie nr 182. Czy Zamawiający dopuści szafkę o szerokości 515 mm i 500 mm głębokości? Pytanie nr 183. Czy Zamawiający dopuści szafkę z regulacją wysokości blatu w zakresie mm?\n36 36 Pytanie nr 184. Czy Zamawiający dopuści blat boczny o wymiarach: 600x345 mm? Parametr ten minimalnie odbiega od oczekiwanego Pytanie nr 185. Czy Zamawiający dopuści blat boczny o wymiarach: 600x350 mm? Parametr ten minimalnie odbiega od oczekiwanego. Pytanie nr 186. Czy Zamawiający dopuści estetyczne uchwyty metalowe, malowane proszkowo? Pytanie nr 187. Czy Zamawiający dopuści front szafki z wysokoodpornego tworzywa? Pytanie nr 188. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową, której szuflada dolna jest wyposażona w wyjmowany, tworzywowy wkład, łatwy do mycia i dezynfekcji, dzielący wnętrze szuflady na min. dwie części, jedna z przegród pełni funkcję uchwytu na 2 butelki o pojemności min. 1,5 l? Oferowany parametr będzie równie praktyczny jak wskazany przez Zamawiającego. Pytanie nr 189. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości z podporą blatu bocznego 570 mm? Oferowany wymiar różni się tylko o 10 mm od tolerancji wskazanej przez Zamawiającego.\n37 37 Pytanie nr 190. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową posiadającą blat boczny o wymiarach 570 x 340 mm? Oferowany wymiar 570 mm jest zgodny z oczekiwaniami Zamawiającego, natomiast 340 mm różni się tylko o 10 mm od wskazanej tolerancji Pytanie nr 191. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową posiadającą szuflady wyposażone w estetyczne uchwyty chromowane ułatwiające otwieranie? Oferowany parametr nie ma wpływu na walory funkcjonalno użytkowe szafki Pytanie nr 192. Czy zamawiający dopuszcza szafkę wykonaną w całości z tworzywa ABS? Pytanie nr 193. Czy zamawiający dopuszcza szafkę wyposażoną w jedną szufladę? Pytanie nr 194. Czy zamawiający dopuszcza szuflady szafki bez dodatkowego wyjmowanego wkładu? Pytanie nr 195. Czy zamawiający dopuszcza szafkę gdzie blat boczny został zastąpiony blatem wysuwanym z przedniej części szafki tuż nad szufladą o stałej wysokości? Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie szafki o parametrze podanym w pytaniu. Pytanie nr 196. Czy zamawiający dopuszcza szafkę o wymiarach: Głębokość 480 mm, szerokość 480 mm, wysokość 800 mm\n38 38 Pytanie nr 197. Czy zamawiający dopuszcza szufladę szafki wyposażoną w estetyczny uchwyt stanowiący integralną część szuflady wykonany z tworzywa ABS? Pytanie nr 198. Czy zamawiający dopuszcza blat wsuwany do wewnątrz szafki? Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie szafki o parametrze podanym w pytaniu. Pytanie nr 199. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatami szafki wykonanymi z tworzywa ABS? Pytanie nr 200. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z czołami szuflad metalowymi lakierowanymi proszkowo? Pytanie nr 201. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową składającą się z górnej szuflady wysuwanej na prowadnicach oraz z pudła szafki otwieranego drzwiczkami? Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie szafki o parametrze podanym w pytaniu. Pytanie nr 202. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z pudłem szafki otwieranym drzwiczkami wyposażoną w półkę, z możliwością schowania tam 2 butelek o pojemności 1,5l?\n39 39 Pytanie nr 203. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości 510mm? Pytanie nr 204. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o głębokości 390mm? Pytanie nr 205. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z regulacją blatu bocznego w zakresie mm? Pytanie nr 206. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wymiarze blatu bocznego 580x340mm? Pytanie nr 207. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z uchwytami metalowymi? Pytanie nr 208. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową bez możliwości całkowitego demontażu blatu bocznego?\n40 40 Wyposażenie dodatkowe do wszystkich łóżek Pytanie nr 209. Czy Zamawiający stosując zapis rolki wyciągowe 5 szt. ma na myśli standardową ramę ortopedyczną, czy jedynie rolki wyciągowe stosowane do ram ortopedycznych np. stacjonarnych? Dodatkowo prosimy o doprecyzowanie do jakich łóżek ramy ortopedyczne mają być przeznaczone (łóżka specjalistyczne, czy łóżka elektryczne)? Zamawiający rezygnuje z rolek wyciągowych. Pytanie nr 210. Czy Zamawiający stosując zapis uchwyty do worków urologicznych 4 szt. ma na myśli dodatkowe uchwyty na worki urologiczne oprócz wymienionych w opisie poszczególnych łóżek? Prosimy o wyjaśnienie ze względu na to, że każde łóżko opisane przez Zamawiającego ma być wyposażone w Chromowany uchwyt do woreczków urologicznych i wyposażenia dodatkowego, mocowany z dowolnej strony łóżka pod ramę leża. Uchwyt wyposażony w 2 haczyki. Uchwyt może być wykonany ze stali malowanej proszkowo lub chromowanej 1 szt. Zamawiający potwierdza, że uchwyty wskazane w wyposażeniu dodatkowym mają być jednakowe z tymi, które sa w standardowym wyposażeniu łóżek. Pytanie nr 211. Prosimy o wskazanie co Zamawiający rozumie przez zapis Rolki wyciągowe? Zamawiający rezygnuje z rolek wyciągowych. Inne pytania do pakietu nr 1 Pytanie nr 212. Czy dla Pakietu nr 1 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 24 miesięcznej gwarancji? Wydłużenie czasu gwarancji ma bezpośredni wpływ na wzrost cen oferowanych produktów, stąd ze względów ekonomicznych wnosimy o wyrażenie zgody na zastosowanie gwarancji 24 miesięcznej zgodnej z obowiązującymi standardami unijnymi. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ w zakresie terminu gwarancji dla pakietu nr 1.


Czas na fluktuacje, czas na zdrowe oraz smakowite jedzenie, czas na organizacja! online czerwiec 2021 − zpaplublin.pl\nCzas na fluktuacje, czas na zdrowe oraz smakowite jedzenie, czas na organizacja! online czerwiec 2021\nGdziekolwiek się nie rozejrzymy, aż roi się od dyrektyw, co zrobić, żeby schudnąć. To smutne - w ferworze powszednich zajęć, mimo szczerych chęci dużo osób nie jest w stanie trzymać się reżimu diety, która pomoże dojść do upragnionej wagi oraz perfekcyjnej diety.\nJest niemniej jednak firma Fit Catering, inaczej pełna odpowiedź na takie problemy dnia powszedniego dla wszystkich zmotywowanych. firmaFitCatering to bezpieczny sposób na zdrowe i wyśmienite posiłki nawet dla najbardziej zapracowanych ludzi.\nMówiąc dokładniej, mamy do czynienia z nowoczesną dietą pudełkową, która zdobyła sobie już rzesze zapaleńców na całym świecie. Lunch boxy oferowane przez nas są tym bardziej ponadprzeciętne, że perfekcyjnie dopasowane do potrzeb każdej osoby, która zgłosi się do nas.\nNie wolno lepiej przekonać się o jakości opisującej nas oferty, niż naturalnie zamawiając ją do własnego mieszkania i to jest dokumentnie to, do czego pragniemy zachęcić.\nIdea reprezentowanej przez nas diety pudełkowej jest łatwa: dzielimy się swoją pasją z tymi, którzy niekoniecznie mają czas na gotowanie, albo zwyczajnie nie czują się mocni w tej dyscyplinie życia. Z należącą do nas pomocą na co dzień można cieszyć się z pełnej gamy cennych posiłków, jakie do tego pomagają trzymać rękę na pulsie, jeżeli chodzi o składniki odżywcze, czy ilość kalorii.\nNie ma znacznie bardziej praktycznego, smakowitego oraz pionierskiego sposobu na ciesze się życiem niż ten! To czysty przepis na sukces nad nadmiernymi kilogramami, ale bez rezygnacji z pożywnych oraz wyśmienitych posiłków. Wystarczy jedynie ocenić z pomocą stworzonego przez nas dietetyka kaloryczność, jakiej powinieneś pilnować, aby dostać się do wymarzonego celu, a my zajmiemy się resztą. Codziennie pod Twoimi drzwiami znajdziesz cały zestaw posiłków pełnowartościowych i równie pełnych walorów smakowych, jakimi się będziesz delektować, nie niepokojąc się o posturę.


Paintball laserowy w Warszawie – jak się przygotować? – Co Ja Czytam\nPaintball laserowy w Warszawie, podobnie jak w pozostałych rejonach kraju, jest rozrywką stosunkowo nową. Wielu kojarzy się on z klasycznym paintballem, który potrafi być nie tylko nieco bolesny, ale również bardzo brudzący. Jak przygotować się na to doświadczenie?\nRóżnica między paintballem laserowym a zwykłym\nW klasycznej odmianie paintballa strzelamy do siebie – jak sama nazwa zresztą wskazuje – farbą. Od organizatorów zabawy otrzymuje się specjalne pistolety, nabite zbiorniczkami z farbą. Strzelając do przeciwników, znakujemy ich kolorowymi plamami.\nOtrzymaniu „ciosu” pociskiem z farby potrafi być nieprzyjemne, szczególnie jeśli stanie się to z niedużej odległości. Dlatego też podczas zabawy, wiele osób w panice unikało bycia trafionym, z obawy przed bólem.\nW przypadku paintballu laserowego – zasady działania zabawy są zupełnie odmienne. Rozgrywka odbywa się zupełnie bezboleśnie, a my strzelamy do siebie… wiązkami laserowymi. Ta zupełnie innowacyjna forma zabawy jest niezwykłą przyjemnością i doświadczeniem, którego nie sposób zapomnieć. Co więcej – jest to zabawa odpowiednia nawet dla starszych dzieci.\nJak wspomniano wcześniej, paintball laserowy nie wiąże się z żadnymi zabrudzeniami farbą. Co za tym idzie – nie ma konieczności przygotowywania stroju, który możemy spisać na straty, w razie gdyby farba przedostała się przez kombinezon.\nJednak należy mieć na uwadze, że jest to zabawa, w trakcie której poruszamy się bardzo dużo i nierzadko – dynamicznie. Dlatego też odzież, którą wybierzemy na wyprawę na paintball laserowy w Warszawie, powinna być przede wszystkim komfortowa. To oznacza możliwość podskoków, przysiadów, kucania czy nawet niekiedy wspinania się – bez ryzyka uszkodzenia odzieży, a także bez konieczności jej nieustannego poprawiania.\nDobrym wyborem będą spodnie dresowe lub im podobne – zapewnią one duży komfort podczas ruchu, nie będą krępować ani uciskać. Górna część ubrania również powinna być maksymalnie wygodna i pozbawiona elementów ozdobnych. W ten sposób nie przykujemy zbędnej uwagi i zachowamy komfort.\nWarto również zabrać ze sobą wygodne buty, dostosowane do pogody. Byłoby ogromną stratą dotrzeć do Warszawy tylko po to, by dowiedzieć się, że (na przykład) obuwie na obcasie nie sprawdzi się podczas zabawy. Dlatego też, zapraszając znajomych na wspólną rozgrywkę, dobrze jest poinformować ich o tym, jak będzie przebiegać wycieczka. To pozwoli na odpowiednie przygotowanie się każdemu uczestnikowi spotkania.


Z wizytą w LNB - LNB – dodatki dla pasz, producent pasz\nW lutym br. Wytwórnię Premiksów LNB odwiedziła grupa 24 hodowców z Podlaskiego Zrzeszenia Producentów Świń Agropodlasie.\nGospodarzem spotkania był Przedstawiciel Handlowy marki LNB, Mariusz Soszka, który przygotował agendę wizyty odpowiadającą oczekiwaniom Hodowców i zapewnił sprawny jej przebieg.\nGoście zostali oprowadzeni po wytwórni, zobaczyli m. in. mieszalnię, część magazynową oraz dostawczą. Przejście przez wytwórnię było ważnym elementem wizyty, pokazującym Hodowcom najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa, w jakich odbywa się produkcja.\nNastępnie udali się do biurowca na część wykładową, podczas której poznali historię marki LNB, jej pozycję w firmie Cargill, a także wysłuchali prelekcji na temat sytuacji w produkcji świń w Europie centralnej, w tym w Polsce. W trakcie prezentacji jak i po niej trwała ożywiona dyskusja, która zaowocowała nowymi propozycjami w zakresie współpracy.\nSądząc po komentarzach, możemy uznać, że wizyta była udana, a goście wyjechali z niej zadowoleni. Cieszy nas to bardzo, bo to jest właśnie nasz cel.\nFotorelację zobaczcie w Magazynie Flash.


Komary - skuteczne metody - RODZICE.PL\n16 sierpnia 2011 at 19:08 #109343\nco Wam pomaga (odstrasza skutecznie:Stres:) i co robicie jak wredota udziabie? pożarły nas strasznie, dzieci się drapią my też, swędzi okropnie w tym roku to jakaś masakra macie jakieś skuteczne metody na komary?\n16 sierpnia 2011 at 19:17 #4759066\nDla dziewczynek mam fenistil żel do smarowania ( na ugryzione miejsce).\nCo do odstraszania to sama chętnie poczytam- niestety psikadło, które mam w domu wystarcza na krótko.\n16 sierpnia 2011 at 19:19 #4759067\nmiejscowo na ukąszenie smaruję fenistilem\n16 sierpnia 2011 at 19:22 #4759068\nPo wczorajszym siedzeniu w ogródku jestem tak pogryziona że szok… Miejsca po ugryzieniu po prostu opuchły… Czy ktoś tak ma? To jakaś reakcja alergiczna czy takie jakieś wściekłe te cholery w tym roku?\nZapodałam sobie fenistil o którym wspominała Koleta i wapno 300 to na alergie. Zdam relacje jutro czy pomogło 😉\n16 sierpnia 2011 at 19:24 #4759069\nTelimena odnośnie puchnięcia to możesz podać sobie rękę z moim mężem – po ugryzieniu jego ręce wyglądały jak banie (ręka zrobiła się prawie dwa razy taka) – dziękuję, że przypomniałaś o wapnie to też pomaga. Zaraz małżyka nafaszeruję :Hyhy:\n16 sierpnia 2011 at 19:25 #4759070\nMam jedną radę.\nnie siedzieć w ogródku pod wieczór 😀\nI moskitiery w oknach i drzwi zamykać za sobą… 🙂\n16 sierpnia 2011 at 19:27 #4759071\nKochana siedziałam po południu a nie wieczorkiem 😀\n16 sierpnia 2011 at 19:27 #4759072\nBros „Pałeczki na komary” – wieczorem w ogrodzie u teściów działało świetnie 😉\n16 sierpnia 2011 at 19:27 #4759073\nNas dzisiaj w ciągu dnia podziabały w parku. Byliśmy na Akademii Zdrowego Rozwoju Pampersa – fajna sprawa polecam 😀\n16 sierpnia 2011 at 19:27 #4759074\nteż fenistil …a na odstraszanie z ziaji Bzzzyyyyttt …\n16 sierpnia 2011 at 19:34 #4759075\nnie siedzieć w ogródku po południu! 😉 😀\npobudka o 4, śniadanie…\ngry i zabawy o świcie,\no 8 obiad… czas wolny,\no 11 podwieczorek, zabawy na świeżym powietrzu…\no 13 kolacja, myć się i spać.\nNa bank Was nie potną!\n16 sierpnia 2011 at 19:36 #4759076\nTrafiłaś – dzisiaj była 4.30 🙂\n16 sierpnia 2011 at 19:36 #4759077\nwłaśnie siedzę i zastanwaiam się czym je dogonić. mam dużo pracy i wdimu tylko lampa wabiąca (zapalona w pracowni) a te małpy wolą mój monitor.. wrrr. wysmarowałam się olejkiem waniliowym bo tylko to mam, pachnę jak ciasteczko a im to nieprzeszkadza :(…\n16 sierpnia 2011 at 19:37 #4759078\nnaszych ziaja nie odstrasza :Foch: fenistil muszę kupić na „lizanie ran”, dzisiaj zaatakowały mnie o 6,30 rano na osiedlu (typowa sypialnia żadne tam tereny super zielone) mieszkam tu od 2008 roku pierwszy raz mam komary w mieszkaniu wrrr\nwczoraj wieczorem zamknęłam okna i ganiałam z klepką aż wszystkie wytłukłam dzisiaj klepka….wyparowała:Niepewny: obszukałam wszystkie kąty i nic:Stres:\n16 sierpnia 2011 at 19:38 #4759079\nNa bank komarza sekcja do zadań specjalnych klapkę podprowadziłą 😀\nRodzice » Tematy » NA KAŻDY TEMAT » Tematy, których nie znalazłam w forum » Komary – skuteczne metody\nProblem z zajściem w ciążę po poronieniu\nKtóry lezaczek wybrac?


podróże - U Marudy i Leniucha\nHej! Ten wpis będzie z rodzaju podróżniczych. Maruda i Leniuch otóż byli na wakacjach… na Malcie!!! W związku z tym chciałabym podzielić się z Wami garstką bardziej i mniej praktycznych informacji o podróży do tego cudownego kraju! JAK SIĘ TAM DOSTAĆ? Na Maltę leci […]


75 lat od rzezi wołyńskiej [ROZMOWA] - Radio Szczecin Na Wieczór - Radio Szczecin\n75 lat od rzezi wołyńskiej [ROZMOWA]\n75 lat od rzezi wołyńskiej. Końca śledztwa nie widać\nTysiące przesłuchanych świadków, ale terminu zakończenia śledztwa nie ma. Chodzi o badania Instytutu Pamięci Narodowej w sprawie zbrodni wołyńskiej. 11 lipca mija 75 lat od tzw. ...\n11 lipca obchodzimy 75. rocznicę Zbrodni Wołyńskiej - Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. 11 lipca 1943 roku bojówki Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i jej zbrojnego ramienia - Ukraińskiej Powstańczej Armii - zaatakowały równocześnie w 99 miejscowościach, mordując kilkanaście tysięcy polskich mieszkańców Wołynia. W kolejnych dniach kontynuowano eksterminację polskiej ludności cywilnej. Po Wołyniu ataki rozprzestrzeniły się na województwa: stanisławowskie, lwowskie, tarnopolskie, lubelskie i częściowo poleskie. Ogółem na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej z rąk ukraińskich nacjonalistów poniosło śmierć około 100 tysięcy Polaków.\nJerzy Mużyło - prezes Stowarzyszenia Kresy Wschodnie, Dziedzictwo i Pamięć\nEwa Siemaszko - badaczka rzezi wołyńskiej, od 1990 roku prowadzi badania nad losami ludności polskiej podczas II wojny światowej na Kresach Południowo-Wschodnich\nTadeusz Płużański - publicysta, prezes Fundacji "Łączka"\nDr Leon Popek - naczelnik Wydziału Kresowego, Biuro Poszukiwań i Identyfikacji, Instytut Pamięci Narodowej\nDo posłuchania audycji zaprasza Joanna Skonieczna.\n2019-09-19, godz. 19:44 Noc KsięgarńW piątek po zmroku, w ponad 100 księgarniach stacjonarnych w całej Polsce rozpocznie się Noc Księgarń. Na gości czekają wieczorne spotkania autorskie, koncerty, warsztaty, spektakle, słuchowiska, pokazy filmów, a nawet literackie potańcówki. T ...\n2019-09-19, godz. 19:40 Co doprowadziło do katastrofy na Zamku? Jest ekspertyza- Prowadzone na Zamku inwestycje nie były przyczyną katastrofy - mówi marszałek Olgierd Geblewicz, odnosząc się do ekspertyzy dotyczącej przyczyn zawalenia się części skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich. Ekspertyza powstała na zleceni ...\n2019-09-19, godz. 19:29 20 lat Wielonarodowego Korpusu w Szczecinie18 września 1999 roku trzy Państwa Założycielskie – Dania, Niemcy i Polska – wciągnęły flagi na maszty w siedzibie Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie. Tak zaczęła się historia tej formacji w Szczecinie. Od tamtego czasu ...\n2019-09-18, godz. 20:42 Czy ustawa o zawodzie dziennikarza jest potrzebna?Nowa ustawa o statusie zawodu dziennikarza miałaby podporządkować dziennikarzy nowemu samorządowi, który dbałby o ich standardy etyczne i zawodowe. Samorząd zająłby się oceną pracy dziennikarzy, szczególnie tych naruszających standardy. Czy ta ...\n2019-09-18, godz. 20:38 Miejsce rodziców w szkoleWiększość rodziców i nauczycieli już jest po pierwszych zebraniach w szkole. Te zebrania jak w soczewce pokazują, że rodzice na ogół niechętnie angażują się w życie szkoły. Przykładem może być wybór „trójek klasowych”. Wychowawca pyta: „Kto z ...\n2019-09-18, godz. 20:35 Kandydaci do parlamentu o służbie zdrowiaPoprawa funkcjonowania systemu ochrony zdrowia i zwiększanie wydatków na zdrowie to jeden z głównych tematów kampanii przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi. Jak poszczególne ugrupowania chcą naprawić sytuację? PiS zapowiada między in ...\n2019-09-17, godz. 21:37 Akcja Policji - „Telefony”Policjanci ruchu drogowego skontrolowali kierowców pod kątem tego, czy prowadząc samochód, korzystają oni z telefonów komórkowych przy użyciu zestawów głośnomówiących lub słuchawkowych. Ze statystyk wynika, że kierowca z telefonem przy uchu to ...\n2019-09-17, godz. 21:34 Nowotwory głowy i szyi. Co warto wiedzieć?Występują rzadziej niż rak płuc, ale dwa razy częściej niż rak szyjki macicy. Mowa o nowotworach głowy i szyi. Na świecie rocznie ten typ nowotworu rozpoznaje się u około 500 tys. osób, z których 300 tys. umiera. Mężczyźni chorują nawet trzy r ...\n2019-09-17, godz. 21:30 80. rocznica napaści sowieckiej na PolskęMija 80. rocznica napaści sowieckiej na Polskę. 17 września 1939 roku, na wschodnie tereny naszego kraju wkroczyła Armia Czerwona. Tym samym zrealizowała postanowienia tajnego protokołu paktu Ribbentrop-Mołotow, w którym Niemcy i ZSRR podzieli ...\n2019-09-16, godz. 20:22 Instytut Pileckiego zainaugurował działalność w Berlinie wystawą o swoim patronieInstytut Pileckiego zainaugurował działalność w Berlinie wystawą o swoim patronie. Celem ekspozycji "Ochotnik. Witold Pilecki i jego misja w Auschwitz" jest przybliżenie Niemcom postaci jednego z największych bohaterów II wojny światowej. Rotm ...\n12345 3122 na 313 stronach\nAkcja Policji - „Telefony”\n"Benici" - audycja Joanny Skoniecznej\nBudżet zrównoważony na 2020 r.\nPięć lat Filharmonii w Szczecinie\n"To tylko 71 lat" - reportaż Anny Kolmer\nKE wprowadza zakaz połowu dorsza w części Bałtyku


Szybka moneta – poznaj detale w ofercie tej bardzo ciekawej pożyczki prywatnego typu | Pożyczki pozabankowe przez internet\nSzybka moneta – poznaj detale w ofercie tej bardzo ciekawej pożyczki prywatnego typu\nNapisane przez admin w Mar 20, 2015 w Pożyczki | 0 komentarzy\nBez wątpienia można w pierwszej chwili można stwierdzić, że jest to rozwiązanie, które docenią entuzjaści prostych i jasnych reguł, całkowicie wolnych od różnych elementów, które są niejasne.\nZaprezentowany tutaj pożyczkodawca, choć aktywnie działający na rynku dopiero od połowy 2013, już teraz ma na koncie spore grono usatysfakcjonowanych odbiorców pożyczek. Już przy pierwszym kontakcie, marka generuje pozytywne emocje i powoduje, że zainteresowani pobieraniem pożyczek będą z chęcią sięgać po pieniądze w ramach oferty Szybka Moneta.\nSłów parę odnośnie detali, które dotyczą oferty tej pożyczki chwilówki, naprawdę dobrze będzie je sprawdzić, by zyskać sprawne i szybkie rozeznanie.\nPrzede wszystkim – kwoty pożyczek. Najniższa z tych, którą możemy pobrać to 200 złotych, podczas kiedy maksymalna kwota to już wartość wyższa dziesięciokrotnie. Profesjonalizm firmy, przejawia się już od pierwszego kontaktu na stronie internetowej, a potem pozostaje utrzymany w całym kontekście pożyczkowej operacji. Tak to wygląda – firma http://feningi.pl/2014/04/18/pozyczka-szybko-i-przyjemnie-poznaj-oferte-firmy-szybka-moneta/ to dobre rozwiązanie dla tych, którzy nie chcą czy nie mogą być zbytnio „prześwietleni”. Nike istnieje tu weryfikacja w bazach KRS i innych, które mogłyby dokumentować historię zadłużenia i ewentualnych finansowych obciążeń danych klientów.\nWnioskowanie o środki pożyczkowe to totalna błahostka, wystarczy wypełnić formularz, który można znaleźć na oficjalnej stronie firmy. W następnym etapie, już po podaniu maila, do skrzynki dociera wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Ewentualnie, jeśli tak wybrano, aktywacyjny kod może też dotrzeć przez SMS na nasz numer telefonu.\nJakie kryteria musi spełniać potencjalnie zainteresowany klient Szybkiej Monety? Przede wszystkim, zgodnie z dostępnymi narzędziami weryfikacji – musi mieć aktywną komórkę i dostęp do internetu, aby wypełnić rubryki tego formularza. oprócz tego, trzeba posiadać dowód osobisty i otwarty rachunek w banku. Gdzieś przecież będą musiały trafić pieniądze w ramach pożyczki. Zdecydowanie warto dokładnie rozeznać się w szczegółach ofertowej propozycji, żeby móc później podjąć najlepszą dla siebie, korzystną oraz bezproblemową decyzję.


adidas I-5923 CQ2491 - Oryginalne Buty\nCzy wiesz, dlaczego buty męskie powinny być markowe? Tylko marka ADIDAS daje Ci prestiż i pewność, że w takich butach lifestyle , buty lifestyle wejdziesz wszędzie! Nie warto oszczędzać na butach, bo męskie buty od wieków były symbolem zamożności, szlachectwa, wysokiej pozycji społecznej. Niewygodne buty? Zapomnisz, co to takiego, bo mamy tu męskie buty z podeszwą z najlepszych materiałów (Materiał syntetyczny najwyższej jakości) oraz wytworzone z następujących: Materiał tekstylny oraz Skóra zamszowa , Materiał tekstylny . Przejdziesz setki kilometrów na piechotę, jeśli zamówisz oryginalne buty męskie adidas I-5923 CQ2491 z markowej kolekcji na sezon wiosna , lato , jesień – są nie do zdarcia!\nKażdy wie, że zakładając buty Adidas korzystamy z lat doświadczeń tego producenta, że Adidas to prestiż, najwyższa klasa, komfort i najlepszy styl. Adidas to synonim buta sportowego – jeśli chcesz kupić adidasy, to tylko markowe, oryginalne buty Adidas! Oryginalne, to nie znaczy, że mają przyszytą metkę i niczym nie różnią się od innych butów sportowych. To doskonałe materiały – takie, jak: Skóra zamszowa , Materiał tekstylny , dbałość o szczegóły, modny design i kolory (Brązowy) oraz uczucie najwyższej jakości.\nadidasadidas Iniki Runneradidas OriginalsBoostButy lifestyledo -40 %HOT SUMMER SNEAKERSLifestyleMężczyznaSEZONOWA WYPRZEDAŻSpring SaleWiosna / Lato 2018WYPRZEDAŻ


Rower stalowy gravel / wyprawowy Genesis Vagabond 2020 Sklep rowerowy Bikepackers\n» Rower stalowy gravel / wyprawowy Genesis Vagabond 2020\nKod produktu: 09C0-8069A\nVagabond to prawdziwy ‘Monstercross’ wśród rowerów. Zadziwiająca mieszanka roweru szosowego z górskim. Rower dla podróżników, którzy nie boją się eksperymentować. Jest to rezultat długich poszukiwań nieoczywistych rozwiązań.\nZaprojektowany z myślą o wszechstronności, Vagabond pozwoli Ci na podróżowanie o jakim marzysz. Od pełnego załadowania sakw, z wykorzystaniem zarówno przedniego jak i tylnego bagażnika, po ultra lekki styl, z torbami zamontowanymi na ramie, sztycy, kierownicy lub widelcu. W razie potrzeby możesz też bez problemu zamocować błotniki.\nWyprawowy, na co dzień do miasta, na szosę, na szutry – wystarczy wymiana opon i Vagabond błyskawicznie dopasowuje się do Twoich planów.\nObecnie, kiedy granice pomiędzy grupami osprzętu stają się coraz bardziej rozmyte i miksowanie grup otwiera przed nami nowe możliwości wymieniliśmy manetki na końcu chwytów na zintegrowane manetki przerzutki/hamulca aby osiągnąć lepszą ergonomię i wygląd roweru.\nRama Stalowa rama : Genesis Mjolnir Seamless Double-Butted Cromoly\nStery Prestine PT-1770 1-1/8" semi cartridge\nManetka przerzutki Sram Apex / 2x10 speed\nPrzednia przerzutka Sram X5\nTylna przerzutka Sram GX / Long cage\nKorba Sram X5 / 42-28T\nDługość korby S, 170mm / M-XL, 175mm\nSuport Sram GXP XR 73\nKaseta Sram PG-1020 / 11-36T\nObręcze Jalco XCD25 / 32h TR\nPrzednia piasta KT K-68F 32h 6-bolt\nTylna piasta KT K-68R 32h 6-bolt\nOpony WTB Nano 29x2.1"\nHamulce TRP Spyre-C 2-piston mechanical disc brake w/160mm TR160 rotors\nManetka hamulca Sram Apex\nKierownica Genesis Adventure / 12deg Flare\nSzerokość kierownicy S-M, 440mm / L, 460mm / XL, 480mm\nChwyt Velo tape w/Gel\nMostek Genesis AS-007 / + - 15deg\nDługość mostka S-XL, 100mm\nSiodło Genesis Road Comfort\nSztyca Genesis Alloy / 27.2x400mm\nMaksymalny rozmiar opon 29 x 2.1"


Gazela | Zwierzogród Wikia | Fandom\nBohaterowie, Gazele, Samice\nGazella dorcas (Gazela pustynna)\nbeżowy z kremowymi elementami\nGazela (ang. Gazelle) - słynna gwiazda muzyki pop ze Zwierzogrodu. Jej największym hitem jest piosenka pt. "Nie bój się chcieć" (ang. "Try Everything")\nJest to gazela o smukłej sylwetce, przymrużonych, brązowych oczach. Ma beżową sierść z kremowymi elementami przy pysku, oczach, na przedniej stronie szyi oraz brzuchu. Piękna blond grzywka zasłania jej jedno oko.\nNosi błyszczący, czerwony top z odsłoniętym brzuchem, również błyszczącą i czerwoną spódnicę ze srebrnym pasem. Strój uzupełniają złote bransoletki i buty do kompletu ze spódnicą i topem.\nGazela jest świetną piosenkarką, dzięki czemu zyskała tak ogromną sławę. Oprócz śpiewania, umie dobrze tańczyć, co widać podczas koncertu na końcu filmu.\nJudy słucha jej piosenki "Try Everything", gdy pierwszy raz jedzie do Zwierzogrodu. Na miejscu, po wyjściu ze stacji widzi ogromny bilbord, na którym wyświetlana jest Gazela. Mówi ona: "Witajcie w Zwierzogrodzie".\nPóźniej, gdy na jaw wychodzi afera ze skowyjcami i zwierzęta dziczeją, Gazela podczas pokojowej manifestacji prosi mieszkańców, by oddali jej spokojne miasto, które kocha.\nNa końcu filmu mieszkańcy zbierają się na koncercie Gazeli.\n"Let it Goat"\n"Part of Your Wool"\nGazela jest jednym z niewielu zwierząt w Zwierzogrodzie, które noszą buty.\nJej imię to również nazwa rodzaju, z systematyki jej gatunku.\nJest wzorowana na Shakirze


Przedstawiane teraz na rynku części do Forda różnią się między sobą, więc warto przed dokonaniem zakupu zasięgnąć opinii fachowca. Profesjonalni konsultanci służą pomocą oraz radą każdej zaciekawionej osobie, jaka z różnych powodów znalazła się w potrzebie znalezienia w jak najkrótszym czasie odpowiednich części do swojego modelu samochodu. Nieograniczone możliwości powodują, że popularność części do samochodów marki Ford nieustannie się powiększa. Systematycznie rozbudowywana oferta trafia idealnie w gust konsumentów.\nOpublikowany przez Administrator w dniu 2017-01-24 23:58:57\nTagi: rynek, klient, producent, upodobania, rodzaj\nJakim sposobem wybrać najlepsze notebooki – trzeba patrzeć przede wszystkim na jakość!\nKtoś, kogo ciekawią notebooki, ma świadomość tego, iż jest na rynku tylko kilka firm, jakie cechują się najwyższą jakością wykonania. Gdy idzie o firmę Lenovo laptopy tej wykonania należą do najlepszych na całym świecie. Cechują się wysoką trwałością a także wytrzymałością. Jednocześnie ich koszt bynajmniej nie należy do największych.\nOpublikowany przez Administrator w dniu 2015-09-25 11:07:23\nW jakiej cenie możemy zakupić przyczepy podłodziowe?


Blog - Wideotesty Urządzeń PARD TaniePolowanie.pl\n»Wideotesty Urządzeń PARD\nZapoznaj się z noktowizją i termowizją PARD. Nasi Partnerzy przetestowali dla Was nasze urządzenia, żebyście i wy mogli przekonać się o ich zaletach przed zakupem. Dostępne poniżej materiały to między innymi testy oraz recenzje, ale i również relacje z polowań. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami. Zapraszamy również na nasz kanał na YT, gdzie staramy się zamieszczać autorskie nagrania z nowości pojawiających się w naszym sklepie - TaniePolowaniePL Noktowizja i Termowizja\nNOWOŚĆ Termowizory obserwacyjne PARD z serii TA-32\nTym razem termowizory z serii TA-32 trafiły na warsztat prowadzącego program Darz Bór, Przemysława Malca. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wideorecenzji.\nW tym odcinku Vademecum Myśliwego, na warsztat trafiły nowe termowizory obserwacyjne marki PARD z serii TA. Redaktorzy otrzymali do przetestowania modele TA-32 19mm, TA-32 25mm oraz TA-32 35mm. Zapraszamy do zapoznania się z materiałem video.\nNakładka noktowizyjna NV-007S w Akcji\nW tym odcinku nasz zespół TaniePolowanie.pl wyruszył wraz z Przemkiem z programu DarzBórTV na polowanie. Wyraźne ujęcia nocnej zwierzyny zagwarantował nam najnowszy noktowizor PARD NV-007S. Mimo mało sprzyjających warunków w pierwszym dniu, drugie polowanie zakończyło się sukcesem. Nocą zaobserwowano dużą ilość zwierzyny. Watahy pełne loch, przelatków oraz warchlaków. Dzięki nowej nasadce udało się bez problemu zidentyfikować również borsuki, jenoty oraz szopa pracza. Nakładka noktowizyjna PARD NV-007S pozwoliła na świadome oddanie strzału w stronę zwierzyny.\nNakładka noktowizyjna NV-007S - Omówienie modelu\nPoznaj nasz sklep TaniePolowanie.pl od kuchni.\nWraz z Przemkiem omówiliśmy najważniejsze zmiany oraz zaprezentowaliśmy najnowszą nasadkę noktowizyjną PARD NV-007S. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak przebiega proces tworzenia sprzętu optycznego PARD oraz proces wprowadzenia tych urządzeń na rynek zapraszamy do oglądania.\nSprawdź najnowsze nakładki:\nDaleki zasięg obserwacji z PARD NV-007S 850 nm\nCałkowita dyskrecja z PARD NV-007S 940 nm\nTest nakładki noktowizyjnej PARD NV-007A V.7\nTo jedno z najmniejszych oraz najtańszych urządzeń tego typu na rynku. Jest to noktowizor, który może służyć nam zarówno jako monokular do obserwacji oraz, zakładany na lunetę, pozwala na skuteczne celowanie nocą. Dobierając odpowiedni pierścień, nakładka noktowizyjna tworzy z dziennej lunety, lunetę nocną. W filmie przestawiony został montaż oraz kalibracja urządzenia. Sprawdź i przekonaj się o możliwościach nasadki PARD NV-007A.\nMontaż i test celownika noktowizyjnego PARD NV-008P\nCelownik noktowizyjny PARD NV-008P to prawdziwa rewolucja na rynku. Poręczne i lekkie, a przy tym niezwykle wytrzymałe i odporne na wstrząsy urządzenie to idealny wybór dla myśliwych szukających niezawodnego sprzętu do polowań. W filmie przestawiony został montaż oraz kalibracja celownika noktowizyjnego PARD NV-008P na szynę. Sprawdź relacje Vademecum Myśliwego i przekonaj się o jego możliwościach.\nTest noktowizora PARD NV-019 V.2\nNoktowizor NV-019, odpowiedzialny za większość zdjęć nocnych w programie Vademecum Myśliwego, to urządzenie lekkie i poręczne, doskonałe do obserwacji. Jego lekka, a zarazem trwała konstrukcja idealnie sprawdza się w terenie. Intuicyjne menu oraz proste w obsłudze przyciski, umożliwiają łatwy dostęp do najważniejszych funkcji urządzenia. Jako jedno z nielicznych urządzeń tego typu, posiada powiększenie optyczne. W filmie przedstawione zostały szczegóły techniczne noktowizora oraz omówiona została najnowsza aktualizacja oprogramowania.\nPrezentacja celownika termowizyjnego PARD SA-45 LRF\nPrezentacja celownika termowizyjnego PARD SA-45 LRF. Doskonałego pod wieloma względami urządzenia termowizyjnego do polowań oraz obserwacji. Najwyższy model z serii celowników termowizyjnych marki PARD z wbudowanym dalmierzem. Doskonały kompan myśliwych, łatwy w montażu. Wyśrubowane parametry oraz czysty obraz pozwalają na bezpieczne oraz komfortowe polowanie. Zapraszamy na prezentacje urządzenia.\nNoktowizja i termowizja PARD\nParę słów na temat noktowizji oraz termowowizji w łowiectwie. Oprócz kilku ciekawostek o naszych urządzeniach, w filmie poruszone zostały kwestie bezpieczeństwa jakie zapewniają noktowizory oraz termowizory podczas polowań. Czemu tak ważnym jest rozpoznanie w nocy swojego celu oraz poznanie otoczenia. Odpowiedzi na te pytania można szukać właśnie w tym odcinku Vademecum Myśliwego. Wybierz odpowiedni sprzęt dla siebie i poluj bezpiecznie.\nPolowanie z urządzeniami PARD\nNa kanale, najpopularniejszego w Polsce telewizyjnego magazynu dla myśliwych i pasjonatów łowiectwa, DARZ BÓR zaprezentowane zostały urządzenia marki PARD w nocnych warunkach. Nowe odcinki oglądać można tylko w telewizji ADVENTURE HD lub na kanale DARZ BÓR na Youtube. Premiera w każdy PONIEDZIAŁEK o godzinie 21:10. W programie można spodziewać się testów urządzeń marki PARD podczas polowań. Noktowizja PARD jest wykorzystywana w materiałach nie tylko w celach łowieckich, ale również odpowiedzialna jest za większość zdjęć nocnych w programie.


Rozmowy Rosja-NATO. Szrot: nie zgodzimy się na żadne ustalenia, które zapadną bez naszego udziału - Polskie Radio 24 - polskieradio24.pl\nOstatnia aktualizacja: 12.01.2022 08:19\nObserwujemy rozmowy Rosja-NATO. Widać, że komunikaty strony rosyjskiej są bardzo ostrożne. Jesteśmy też w stałym kontakcie z naszymi partnerami z NATO. Na pewno tego typu postulaty. jak wycofanie wojsk amerykańskich z Polski, to jest coś, o czym w ogóle chyba nie ma sensu dyskutować - mówił w Polskim Radiu 24 szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot.\nOd kilku tygodni trwają regularne rozmowy na różnych szczeblach między dyplomacją Rosji a dyplomacją Stanów Zjednoczonych i NATO. Wiąże się to m.in. z napiętą sytuacją przy granicy rosyjsko-ukraińskiej, gdzie Rosjanie zgromadzili znaczne siły gotowe wkroczyć na teren Ukrainy, zająć ją i - być może - dłuższy czas okupować. Ze strony Rosji jest to zakrojona na szeroką skalę akcja szantażu wobec Zachodu, który ma pomóc jej w uzyskaniu szeregu korzyści - uruchomienia Nord Streamu 2, ale także tzw. gwarancji bezpieczeństwa, które wiązałyby się z osłabieniem i wycofaniem Sojuszu Północnoatlantyckiego z Europy Środkowo-Wschodniej. W Polskim Radiu 24 mówił na ten temat szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot.\n"Polska jest w stałym kontakcie z NATO"\nGość PR24 zauważył, że Pałac Prezydencki uważnie przygląda się rozmowom między Rosją a USA i NATO. Prezydent, podobnie jak rząd, wiele razy podkreślał, że Polska nie zaakceptuje żadnych postanowień, które zapadłyby bez jej udziału. - Naszym zdaniem tego typu postulaty. jak wycofanie wojsk amerykańskich z Polski, to jest coś, o czym w ogóle chyba nie ma sensu dyskutować - mówił Paweł Szrot.\n- Obserwujemy te rozmowy. Komunikaty ze strony rosyjskiej są bardzo ostrożne. Cały czas będziemy obserwować, ale też z drugiej strony jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi wszystkimi partnerami z NATO - dodał.\nPrezydencki minister odniósł się także do słów Siergieja Ławrowa, szefa rosyjskiej dyplomacji. - Jeśli pan minister Siergiej Ławrow czuje się sierotą po Związku Sowieckim, to jest to zrozumiałe. Polska nie jest sierotą po Związku Sowieckim, jest krajem suwerennymi - mówił.\nSzef Gabinetu Prezydenta RP stwierdził także, że układ, w którym wielkie mocarstwa tworzyły politykę ponad głowami innych państw tak naprawdę nigdy do końca nie zniknął, chociaż część osób liczyło w tym zakresie na zmianę.\nPaweł Szrot pytany był także o polskie przewodnictwo w OBWE, które się właśnie rozpoczęło. Przypomniał, że jest to organizacja niezwykle szeroka, m.in. są w niej także Rosja, Białoruś, czy Kazachstan. Stwierdził, że Polska chce wykorzystać okres swojego przewodnictwa do prób rozwiązywania konfliktów w regionie.\n- Tutaj trzeba by było odrobiny dobrej woli ze strony państw uczestniczących w tego rodzaju sporach. Tutaj należy być bardzo ostrożnym, natomiast Polska w swojej agendzie będzie starała się te cele realizować - mówił prezydencki minister.\nPytany zaś o priorytety Polski podczas przewodnictwa w OBWE wymienił "rozwój stosunków wzajemnych również z tymi krajami, z którymi relacje Polski są mniej zaznaczone na innych polach" i wyjaśnił, że chodzi na państwa "które mają znaczenie regionalne".\n12:29 PR24_mp3 2022_01_12-07-08-24_Szrot.mp3 Paweł Szrot o rozmowach NATO-Rosja i USA-Rosja ("24 Pytania - Rozmowa Poranka" / PR24)\nZobacz więcej na temat: Polskie Radio 24 Eliza Olczyk Paweł Szrot ŚWIAT NATO Rosja USA dyplomacja Polityka zagraniczna Polski kancelaria prezydenta


Policja Peel ostrzega przed oszustwami\nPrzekręty Series maj 27, 2012 at 4:45 pm\nPotrąć sobie 10%\nPierwsze wymierzone jest w ludzi poszukujących pracy. Polega na tym, że oszuści przedstawiają się, jako duże przedsiębiorstwa poszukujące agentów do… deponowania czeków wystawionych na… owe przedsiębiorstwa.\nNajczęściej wygląda to tak, że rzekomy pracodawca zwraca się do ewentualnego pracodawcy (określając go mianem „agenta”), aby wpłacił na swoje konto czek firmowy, a następnie przetransferował z powrotem na rzecz firmy 90% sumy określonej czekiem. „Agent” ma zarabiać na transakcji owe potrącone 10%. Używa się przy tym argumentacji związanej z „omijaniem fiskusa”.\nProblem w tym, że ów pierwotny czek firmowy jest czekiem sfałszowanym, a „agent” staje się finansowo odpowiedzialny za sumę, jaką ma przekazać do fikcyjnej firmy.\nPolicja ostrzega, że każda transakcja podobnego typu powinna być traktowana jako wysoce podejrzana, chyba że kompletnie ufamy osobom, które ją proponują.\nJak powiedział konstabl Wayne Patterson z Peel Regional Police – „Duże korporacje nie zatrudniają ani agentów ani innych pracowników do telefonicznego nakłaniania do transakcji finansowych i nigdy nie nakłaniają nikogo do transferu pieniędzy przez zajmujące się tym firmy”. Nie podał jednak przy okazji, ile osób dotychczas padło ofiarą swojej naiwności.\nBilet za pół darmo\nDrugie oszustwo, przed którym ostrzega nas policja dotyczyć może każdego, kto szuka okazyjnych przecen na bilety lotnicze.\nOszuści udają w tym przypadku agentów biur podróży i proponują ceny na przeloty w dowolne miejsca na świecie po zaskakująco niskich cenach. Nabywcy, korzystając z „niebywałej okazji” płacą gotówką lub przy pomocy przekazu money order i okazuje się, że… otrzymują swój bilet. Rozpacz zjawia się na ogół później lub nawet w chwili wylotu, kiedy wychodzi na jaw, że bilety zakupione były w autentycznych liniach lotniczych, jednakże za pomocą słaszowanych lub skradzionych kart kredytowych. W rezultacie podróżny dowiaduje się na lotnisku, że nigdzie nie poleci, gdyż jego bilet został anulowany.\nJedynym sposobem na uniknięcie podobnych sytuacji jest zakup biletów na podróż w znanych źródłach i u sprawdzonych agentów, zarejestrowanych w ontaryjskim Travel Industry Council (informacje dostępne na stronie www.tico.ca).\nMamy z nimi do czynienia przynajmniej raz w miesiącu. Dzwonią towarzystwa walki z rakiem, drużyny sportowe, firmy kwestujące na rzecz ubogich dzieci, a nawet policjanci czy strażacy. Proszą o datki, oferując zaświadczenia dla odpisów podatkowch. Z perspektywy szczodrego serca czy nawet mądrości podatkowej – rzecz wcale nie naganna. Gorzej, gdy na naszą szczodrość czatują oszuści.\n- Przestępcy bezlitośnie użyją wszelkich środków, aby wykorzystać wasze dobre intencje do nabicia własnego portfela – ostrzega inspektor Bernie Murphy z Anti-Rackets Branch w OPP. – Najlepszą obroną jest w tym przypadku dobra znajomość ogranizacji, której chcecie złożyć dotację. Inaczej wpadniecie w ręce żerujących na waszej dobroci artystów-naciągaczy.\nPolicjanci sugerują, aby od telefonicznych kwestorów żądać pisemnej informacji wysłanej pocztą, oraz aby pytać, jaka część darowizny zostanie przekazana na cel charytatywny, a jaka na koszty administracyjne. Legalne firmy nie będą z tym mieć żadnego problemu.\nPrzy okazji policja nalega, aby nie udzielać żadnych personalnych lub finansowych informacji przez telefon lub w drzwiach. Trzeba także zadać pytanie, czy organizacja jest zarejestrowana. W ostateczności można też upewnić się o tym dzwoniąc do Canada Revenue Agency (1-800-267-2384) z zapytaniem o numer podatkowy (charitable tax number) firmy podającej się za charytatywną.


Istota systemów zarządzania\nKażda firma, jednostka organizacyjna posiada swój wewnętrzny chaos, który wraz z jej rozwojem może się pogłębiać. Umiejętność poskromienia go, to nierzadko duże wyzwanie ponieważ wiąże się to z wieloma złożonymi procesami. Pomocnym narzędziem jest wdrożenie systemu organizacji pracy, który wpływa na wszelkie podejmowane przez nas działania, relacje z innymi oraz osiągnięcie wysokiego poziom zysków - co jest szczególnie ważne dla podmiotów gospodarczych.\nDo opanowania nieładu, szczególnie w biznesie stworzono wiele narzędzi. Przykładami mogą być: standardy, plany, schematy działania, mapy myśli, procedury czy instrukcje oraz narzędzia informatyczne. Wszystkie te sposoby to recepty na uporządkowanie bałaganu.\nTworzone systemy oraz schematy zarządzania jakością często nazywane biurokracją potrafią świetnie wspomagać nas przy dążeniu do wyznaczonego celu, jak również pomagają asertywnie trzymać się określonej drogi.\nCodziennie działamy według pewnego niepisanego planu: planując zakupy, drogę do pracy, menu na spotkanie ze znajomymi. Już wieczorem nastawiając budzik na konkretną godzinę, działamy w sposób umożliwiający wykonanie naszego planu – np. punktualnego dotarcia do pracy. To przykładowy standard życia codziennego. Jeżeli wykonaliśmy pewną czynność w dany sposób i udało nam się dzięki temu osiągnąć cel, to możemy w ten sposób działać codziennie mając dużą pewność, iż w tym konkretnym przypadku nie popełnimy błędu.\nPewien znajomy informatyk dobrze pamięta swój pierwszy dzień w nowej firmie. Pierwszą wiadomością jaką otrzymał: „Oto Twoje Instrukcje”.\nMyślał że posiada know-how potrzebne do wykonywania swojej pracy – ale nic z tego. Otworzył wspomnianą instrukcję, a ona mówi co robić krok po korku: jak zaprojektować kod, gdzie na formularzu umieścić numer kodu itp.. Szok – jako programista był dość mocno uczulony na całą papierkową robotę więc postępowanie według określonych, z góry narzuconych procedur było stratą czasu według jego opinii.\nJednak w toku wykonywanych prac zauważył, że dzięki instrukcji postępowania organizacja pracy jest płynna oraz pomaga we wzajemnym komunikowaniu się i wymianie zasobów.\nZrozumiał potrzebę wykonywania czynności określonych w instrukcji. Jest jednym z 30 lub 40 ludzi, którzy pracują nad projektem i każdy musi wiedzieć co dokładnie zrobić, aby cały zespół był zintegrowany. Sam zobaczył jak bardzo ułatwia to pracę zespołu.\nW każdej większej niż jednoosobowej organizacji, spotykamy się\nz koniecznością synchronizacji działań w ramach wspólnego zadania. Po pierwsze czynności cząstkowe nie mogą kolidować ze sobą, po drugie każdy na czas powinien otrzymać potrzebne zasoby. O to właśnie dba system – określa zasady organizacji, wzajemną komunikację oraz sposób wymiany zasobów.\nCoraz większa liczba wielkich korporacji (IBM, NASA, Citibank, Boing) odnosi korzyści w postaci wyższych marż i lepszej jakości produktów dzięki zarządzaniu systemowemu. Organizacje, które wdrożyły organizację pracy opartą na procedurach postępowaniach ograniczyły liczbę błędów o 75% w ciągu sześciu lat i zwiększyły swoją efektywność o 10% rocznie, jednocześnie stworzyły bardziej zaawansowane technologicznie produkty.\nOrganizacje opierające swój system zarządzania na tradycyjnym modelu „szef wie wszystko, szef podejmuje wszystkie decyzje” - nie prowadzi to do efektywnego rozwoju, a ciężka praca jednostek nie przynosi dobrego rezultatu zbiorowego.\nNatomiast model pracy systemowej, gdzie mamy wyznaczone cele, odpowiedzialność oraz działamy według opisanych schematów, jest łatwiejszy w zarządzaniu, delegowaniu obowiązków, a przede wszystkim w skróceniu procesu decyzyjnego (przykładowym standardem jak stworzyć taki system jest norma ISO 9001).\n„Przejście od chaosu do porządku”\nTen porządek czyni pracowników bardziej świadomych wzajemnych zależności, a to z kolei sprzyja przestawieniu się z kreatywności indywidualnej na kreatywność zbiorową. W skali firmy oddaje to znacznie większą wartość dodaną.\nMożna to opisać następującą analogią:\nto jakby porównać koszykówkę uliczną (streetball) z NBA. Koszykówka uliczna to gra dla rozrabiaków, którzy lubią się popisywać, grają bardziej dla siebie niż dla drużyny i bawią się w to, ponieważ lubią ten sport. W koszykówce zawodowej jesteś członkiem drużyny, odbywasz wiele wspólnych treningów, ćwicząc poszczególne elementy gry i grając springi z kolegami. Nie robisz tego tylko dla siebie, ani nawet tylko dla drużyny. Liczą się również inni ludzie: menedżerowie, prawnicy, agenci, reklamodawcy. To jest biznes nie tylko sport.\nWspólny cel jest trudny do osiągnięcia, jeśli ludzie nie posiadają tych samych drogowskazów (procedur działania), a za realizację poszczególnych etapów nikt nie jest odpowiedzialny.\nNa zarządzanie procesami składają się różne techniki, np. kaizen, ISO, mapowanie procesów. Mają również elastyczny i interaktywny charakter dzięki czemu można je wykorzystać w każdej organizacji.\nProcesy powinny być starannie opisane oraz odpowiedzialność za nie przypisana do poszczególnych osób. Muszą podlegać ciągłemu doskonaleniu z uwagi na zmieniające się wymagania stawiane przez prawo, środowisko pracy i przez samych klientów. W organizacji potrzebna jest osoba odpowiedzialna za nadzór na procesami oraz ciągłe uaktualnianie procedur działania.\nNajważniejsze, aby proces był kształtowany przez pracowników, którzy go będą później realizować, a nie przez kogoś, kto tylko tymi zadaniami kieruje. Jak ujął to jeden z menedżerów projektu: „Menedżer jest często zbyt daleko od prac operacyjnych, by sam definiował procesy. Ludzie dbają o to, co jest ich dziełem, ponieważ to oni maja największą wiedzę w zakresie powierzonych zadań”.\nRegularne stosowanie formy zarządzania procesowego jest trudnym zadaniem. Wymaga bowiem od ludzi przywykłych do bardziej tradycyjnych systemów, nabrania zupełnie nowych zwyczajów – co w długiej perspektywie ułatwia realizację założonych celów.\nWszelkie klęsk jakie zdarzyło się nam widzieć na drodze firm do zarządzania systemowego, brały się nie stąd, że ludzie nie potrafili zastosować opracowanych procedur i narzędzi jakościowych, ale stąd, że nie chcieli tego zrobić. To brak zaangażowania w nową kulturę pracy powoduje, że wdrażanie najróżniejszych systemów pozostaje często na papierze.\nW rzeczywistości struktury organizacyjne opierające się na systemie zarządzania procesowego zapewniają ogromną przewagę konkurencyjną właśnie dlatego, że wypracowują jednakowy standard działania.\nJak wynika z doświadczeń firm, z którymi współpracujemy, zarządzanie systemowe jest długoterminową inwestycją i zawsze przynosi wzrost w obszarze rywalizacji rynkowej oraz wyników finansowych. Dlatego możemy zauważyć, iż wszystkie nowoczesne systemy zarządzania promują podejście procesowe.\nMasz pytania napisz: biuro@progress-szkolenia.com.pl


Airsoft Tournament - obóz strzelecki ASG - LAST MINUTE - Wonderlands - Aktywne Obozy\nod PLN 2099 od PLN 1599 os.\nObóz ASG “Airsoft Tournament” polecany jest miłośnikom strzelectwa i ASG. Obóz organizowany jest w dwóch grupach wiekowych: 10-14 lat oraz 14-18 lat. Program zajęć jest bardzo zróżnicowany. Obóz zalecany dla młodzieży sprawnej fizycznie, lubiącej aktywny wypoczynek i interesującej się strzelectwem. Uczestnicy sprawdzą podczas zajęć i turniejów swoje umiejętności indywidualne i drużynowe. Dopuszcza się zabranie własnej repliki, jednak o mocy nie przekraczającej 430 FPS-ów. Każdy uczestnik otrzyma dyplom i pamiątkowy medal strzelecki.\nOśrodek Wypoczynkowy „ZIELONA NOC” położony w Dziwnówku – nadmorskiej miejscowości letniskowej, leżącej na Mierzei Dziwnowskiej oddzielającej Morze Bałtyckie od Zalewu Kamieńskiego. Dziwnówek oddalony jest 8 km od Kamienia Pomorskiego i 20 km od Międzyzdrojów. Ośrodek składa się z 21 drewnianych domków campingowych typu „Szałas” i budynku murowanego z jadalnią położonych na ładnie zagospodarowanym, oświetlonym i ogrodzonym, przeszło hektarowym terenie. Każdy domek to dwa 3 osobowe pokoje na parterze oraz pokój 4 osobowy na piętrze. Każdy pokój ma niezależne wejście i własną łazienkę (umywalka, natrysk, WC). Do dyspozycji obozowiczów: jadalnia, świetlica ze sprzętem dyskotekowym, rzutnikiem multimedialnym i playstation, sala bilardowa, tenis stołowy, boisko do piłki nożnej, siatkówki plażowej i koszykówki, plac zabaw oraz krąg ogniskowy.\nLegitymacja szkolna, mały plecak, śpiwór, karimat, ciepły sweter lub polar, dres sportowy, kurtka przeciwdeszczowa, buty turystyczne, latarka z zapasem baterii, letnie nakrycie głowy, okulary słoneczne, krem ochronny z filtrem UV, strój kąpielowy; mile widziane: busole, instrumenty muzyczne i aparaty fotograficzne.\nZe względu na warunki atmosferyczne i stan psychofizyczny większości uczestników program może ulec zmianie. Zajęcia odbywać się będą z zastosowaniem niezbędnych elementów zapewniających bezpieczeństwo (kamizelki asekuracyjne, kaski, gogle i maski ochronne, mundury, rękawice). Możliwość dokupienia dodatkowych zajęć: ASG – 10 zł (za każdy dodatkowy scenariusz), rejs łodzią „Nataszka” po Zalewie Kamieńskim – 10 zł. Możliwość specjalnych diet jedynie po wcześniejszym zgłoszeniu (21 dni przed obozem) i po uzyskaniu zgody organizatora (płatne dodatkowo). Możliwość zakupu: mundurów wojskowych z demobilu – od 50 zł (komplet bluza + spodnie) i innych akcesoriów militarnych i survivalowych.\nJeżeli dziecko przyjmuje leki, prosimy o zaopatrzenie uczestnika w te leki i kartkę z informacją o ich dawkowaniu. Uczestnik po przyjeździe ma obowiązek przekazać leki z informacją kierownikowi. Od każdego uczestnika pierwszego dnia pobytu pobierzemy kaucję w wysokości 30 zł na pokrycie ewentualnych strat spowodowanych przez niego w sprzęcie lub w wyposażeniu ośrodka. Jeśli takich strat nie będzie – kaucję w całości oddamy w dniu wyjazdu. Podział na grupy wiekowe będzie realizowany przy minimum 10 osobach w danym przedziale wiekowym. Przyjazd indywidualny w dniu rozpoczęcia od godziny 18:30 a wyjazd w dniu zakończenia do godziny 08:00\nKadra: ratownicy wodni, instruktorzy: survivalu, pływania i strzelectwa sportowego.\n1 - TURNUS BRAK MIEJSC\n2 - TURNUS 10.07-20.07.2020\n3 - TURNUS 21.07-31.07.2020\n4 - TURNUS 01.08-11.08.2020\n5 - TURNUS 12.08-22.08.2020\n6 - TURNUS 23.08-30.08.2020\n1949 PLN - Przy wpłacie zaliczki w terminie od 20.12 do 09.02\n1999 PLN - Przy wpłacie zaliczki w terminie od 24.02 do 05.04\n2049 PLN - Przy wpłacie zaliczki w terminie od 20.04 do 31.05\nzajęcia z użyciem replik broni skonstruowanej w celu realnego odwzorowania pola walki (repliki broni ASG to wierne kopie oryginałów, pod względem wielkości, szczegółów i ciężaru). Uczestnicy wezmą udział w trwającym cały obóz turnieju airsoft'owym, zostaną podzieleni na drużyny i rozegrają mini-ligę ASG. Będą rywalizować między innymi w takich konkurencjach jak: capture the flag, team deathmatch, sabotage, frag limit, assault-defence i plant the bomb. Na czas każdego turnieju uczestnicy otrzymają replikę amerykańskiego karabinka M4, pasoszelki i ładownice lub kamizelkę taktyczną, okulary lub gogle, maski ochronne i znaczniki drużyn. Przed zajęciami zostaną przeszkoleni z bezpiecznego posługiwania się repliką i poznają podstawy strzelectwa bojowego. Podczas zajęć używane będą różnego rodzaju repliki: karabinek szturmowy, strzelba, karabin maszynowy i karabin wyborowy. Część zajęć prowadzona będzie nocą\nB.L.O.S: (broń, lufa, otoczenie, spust)\nbezpieczna obsługa broni podczas rozgrywek ASG, wyrobienie niezbędnych, prawidłowych nawyków.\nstatyczne i dynamiczne zawody strzeleckie z broni pneumatycznej i replik ASG\nstrzelanie do tarcz sportowych, sylwetkowych i popper'ów\nPokaz wyposażenia wojskowego:\nnauka obsługi replik karabinków AK, M4, L85, maszynowego M249 oraz granatników przeciwpancernych AT4 i M72 LAW\nprzymierzanie umundurowania i wyposażenia różnych armii i formacji wojskowych\nAKM i AKMS:\nnauka zasad działania i budowy automatu Kałasznikowa zawody w częściowym rozkładaniu i składaniu broni oraz ładowaniu magazynków na czas nauka celowania, przeładowania i oddawania "suchych strzałów" (broń pozbawiona cech bojowych)\nzawody w rzucie granatem (atrapa)\nnauka opatrywania ran i urazów z naciskiem na obrażenia powstałe w wyniku korzystania z broni\nopatrywanie ran postrzałowych i zakładanie stazy\newakuacja rannego różnymi sposobami\nsamopomoc i symulacje udzielania pomocy\nbudowa fortyfikacji i przeszkód do późniejszego wykorzystania w turnieju ASG\noglądanie filmów o tematyce militarnej\ncodzienne zaprawy poranne,\nplażowanie i kąpiele - strzeżone kąpielisko nad morzem i odkryty basen kąpielowy na terenie ośrodka.\nOśrodek Wypoczynkowy „ZIELONA NOC” położony w Dziwnówku\nDziwnówek to nadmorska miejscowość letniskowa, leżąca na Mierzei Dziwnowskiej oddzielającej Morze Bałtyckie od Zalewu Kamieńskiego. Dziwnówek oddalony jest 8 km od Kamienia Pomorskiego i 20 km od Międzyzdrojów. Ośrodek składa się z 21 drewnianych domków campingowych typu „Szałas” i budynku murowanego z jadalnią położonych na ładnie zagospodarowanym, oświetlonym i ogrodzonym, przeszło hektarowym terenie. Każdy domek to dwa 3 osobowe pokoje na parterze oraz pokój 4 osobowy na piętrze. Każdy pokój ma niezależne wejście i własną łazienkę (umywalka, natrysk, WC). Do dyspozycji obozowiczów: jadalnia, świetlica ze sprzętem dyskotekowym, rzutnikiem multimedialnym i playstation, sala bilardowa, tenis stołowy, boisko do piłki nożnej, siatkówki plażowej i koszykówki, plac zabaw oraz krąg ogniskowy.