Главная База знаний "Allbest" Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника Проектування мікропроцесорної метеостанції\nВ даному дипломному проекті спроектована мікропроцесорна метеостанція. В приладі використовується 8-розрядний мікроконтролер фірми Atmel серії ATMega-8, та три датчики: HCH-1000-001 - датчик відносної вологості, датчик атмосферного тиску МРХА4115A, датчик температури типу DS18B20. В проекті проводяться розрахунки основних елементів електричної принципової схеми. В додатках наведена електрична принципова схема приладу та перелік всіх її елементів.\n2. Аналіз існуючих систем\n2.1 Метеорологічні прилади\n2.2 Існуючі метеостанції\n3.1.1 Вибір мікроконтролера\n3.1.2 Датчики температури\n3.1.3 Датчики вологості\n3.1.4 Датчики тиску\n3.1.5 Огляд символьних індикаторів\n3.3 Пояснення роботи алгоритму програми\n4. Розробка електричної принципової схеми мікропроцесорної метеостанції\n4.1 Вибір елементної бази\n4.1.2 Датчик відносної вологості\n4.1.3 Датчик атмосферного тиску\n4.1.4 Датчик температури\n4.1.5 Вибір пристрою відображення інформації\n4.2 Опис роботи схеми\n4.3 Розробка програми\n5.1 Дані для розрахунку\n5.2 Розрахунок надійності для автоматизованої системи вимірювання метеоданих\n6. Конструкторське оформлення\n6.1 Монтаж друкованих плат\n6.2 Складання друкованих плат\n6.3 Паяння друкованих плат\nЗавжди точність прогнозу погоди залежала винятково від величини спостережницької мережі. Чим більше в ній було датчиків, які могли відслідковувати зміни і повідомляти про них у центр, тим точніше був прогноз. Тисячу років тому ніяких метеостанцій, звичайно, не було, однак спостереження за погодою вже велися. Зараз майже всю космічну метеоінформацію Україна одержує з-за кордону.\nСучасні метеостанції діляться як правило на дві категорії: побутові і виробничі. Побутові метеостанції при доступній ціні для звичайних людей, дозволяють збирати інформацію про вологість, температуру та інші параметри навколишнього середовища, однак з невеликою точністю і вірогідністю вимірювань. Виробничі метеостанції придатні для використання у вузькоспеціалізованих завданнях, там, де необхідна інформація про параметри навколишнього середовища і на вірогідність якої можна покластися. Прикладом такого застосування може бути метеостанція в аеропорті, родильному будинку, лікарні, на підприємствах де товар повинен зберігатися в спеціальних умовах і т.д.\nКрім того, сучасні професійні метеостанції за спеціальними алгоритмами здатні прогнозувати інформацію про навколишнє середовище на підставі отриманих даних за певний термін і їх аналізу. Метою даної роботи є розробка метеостанції, що буде збирати а також аналізувати інформацію про вологість, температуру, тиск повітря. Розроблений пристрій повинен по точності вимірювань не поступатись аналогічним промисловим пристроям, а по своїй надійності перевершувати їх.\nПідстава для розробки, призначення і область застосування\nь Підстава для розробки: завдання на дипломне проектування.\nь Призначення: автоматизована система вимірювання метеоданих.\nь Область застосування: в промисловості та в домашніх умовах.\nь Кімнатні умови:\n1) температура навколишнього повітря від +10°С до +50°С;\n2) відносна вологість до 90% при температурі +35°С;\n3) атмосферний тиск від 630 мм рт. ст. до 800 мм рт. ст.;\nь Механічні удари, тряски, вібрації : незначні.\nь Хімічно активні компоненти не присутні.\nТехнічні параметри системи\nь Частота вимірювані: постійне вимірювання.\nь Діапазон вимірювання температури повітря: від -55 ° C до +125 °C із точністю 0.5 ° C.\nь Діапазон вимірювання вологості від 0 до 100% RH із точністю.\nь Діапазон вимірювання тиску 15-115 кПа із точністю.\nь Кількість датчиків: 3.\nВимоги до конструктивного оформлення\nь Пристрій виконати на стандартній друкованій платі.\nМетеорологічні прилади призначені як для безпосередніх термінових вимірів (термометр або барометр для виміру температури або тиску), так і для безперервної реєстрації тих же елементів у часі, як правило, у виді графіку або кривої (термограф, барограф). Нижче описуються тільки прилади для термінових вимірів, але майже усі вони існують також і у виді самописців. По суті, це те ж вимірювальні прилади, але мають перо, що малює лінію на рухомій паперовій стрічці\nТермометри. Рідинні скляні термометри. У метеорологічних термометрах найчастіше використовується здатність рідини, укладеної в скляну колбочку, до розширення і стиску. Звичайно скляна капілярна трубочка закінчується кулястим розширенням, що служить резервуаром для рідини. Чутливість такого термометра знаходиться в зворотній залежності від площі поперечного перерізу капіляра й у прямій - від обсягу резервуара і від різниці коефіцієнтів розширення даної рідини і скла. Тому чуттєві метеорологічні термометри мають великі резервуари і тонкі трубки, а використовувані в них рідини зі збільшенням температури розширюються значно швидше, ніж скло. Вибір рідини для термометра залежить в основному від діапазону вимірюваних температур. Ртуть використовується для виміру температур вище -39° С - точки її замерзання. Для більш низьких температур застосовуються рідкі органічні сполуки, наприклад етиловий спирт. Точність перевіреного стандартного метеорологічного скляного термометра ± 0,05° С. Головна причина похибки ртутного термометра зв'язана з поступовими необоротними змінами пружних властивостей скла. Вони приводять до зменшення обсягу скла і підвищенню точки відліку. Крім того, помилки можуть виникати в результаті неправильного зчитування показань або через розміщення термометра в місці, де температура не відповідає щирій температурі повітря в околицях метеостанції. Похибки спиртових і ртутних термометрів подібні. Додаткові помилки можуть виникати через сили зчеплення між спиртом і скляними стінками трубки, тому при швидкому зниженні температури частина рідини утримується на стінках. Крім того, спирт на світлі зменшує свій обсяг.\nМінімальний термометр призначений для визначення найнижчої температури за дану добу. Для цих цілей звичайно використовується скляний спиртовий термометр. У спирт занурюється скляний штифт-покажчик зі стовщеннями на кінцях. Термометр працює в горизонтальному положенні. При зниженні температури стовпчик спирту відступає, захоплюючи за собою штифт, а при підвищенні - спирт його обтікає, не зрушуючи з місця, і тому штифт фіксує мінімальну температуру. Повертають термометр у робочий стан, перекидаючи резервуаром нагору, щоб штифт знову прийшов у зіткнення зі спиртом.\nМаксимальний термометр використовується для визначення найвищої температури за дану добу. Звичайно це скляний ртутний термометр, схожий на медичний. У скляній трубці поблизу резервуара є звуження. Ртуть видавлюється через це звуження під час підвищення температури, а при зниженні звуження перешкоджає її відтокові в резервуар. Такий термометр знову підготовлюють до роботи на спеціальній обертовій установці.\nБіметалічний термометр складається з двох тонких стрічок металу, наприклад мідної і залізної, котрі при нагріванні розширюються в різному ступені. Їхні плоскі поверхні щільно прилягають одна до іншої. Така біметалічна стрічка скручена в спіраль, один кінець якої жорстко закріплений. При нагріванні або охолодженні спіралі два метали розширюються або стискуються по-різному, а спіраль або розкручується, або тугіше скручується. По покажчику, прикріпленому до вільного кінця спіралі, судять про величину цих змін. Прикладами біметалічних термометрів є кімнатні термометри з круглим циферблатом.\nЕлектричні термометри. До таких термометрів відноситься пристрій з напівпровідниковим термоелементом - терморезистор, або термістор.\nТермоелемент характеризується великим негативним коефіцієнтом опору (тобто його опір швидко зменшується з підвищенням температури). Перевагами терморезистора є висока чутливість і швидкість реакції на зміну температури. Калібрування терморезистора згодом міняється. Терморезистори застосовуються на метеорологічних супутниках, кулях-зондах і в більшій частині кімнатних цифрових термометрів.\nБарометр. Барометр, прилад для вимірювання тиску атмосферного повітря. Тиск є сила, що діє на одиницю площі поверхні. Земна атмосфера, що простирається на сотні кілометрів вгору, натискає на поверхню Землі, барометр і служить для виміру цього тиску. Атмосферний, або барометричний, тиск вимірюється в міліметрах ртутного стовпа й у Паскалях. Зміни атмосферного тиску, як правило, бувають зв'язані зі змінами погодних умов. Тиск звичайно падає перед негодою, а його підвищення передвіщає гарну погоду. Відзначаючи на карті зміни тиску, можна визначати напрямок вітрів і переміщення циклонів. Лінії рівного тиску називаються ізобарами від грец. isos (рівний) і baros (вага). Барометри були пристосовані для виміру висоти, тому що тиск атмосферного повітря зменшується зі збільшенням висоти над рівнем моря. Такими приладами (альтиметрами) обладнаються літаки, їх беруть із собою альпіністи. Існують два основних типи барометрів - ртутний і анероїд.\nРтутний барометр більш точний і надійний, ніж анероїд. Анероїд же більш компактний і зручний, його можна зробити кишеньковим. Ртутний барометр показує атмосферний тиск як висоту ртутного стовпа, яку можна виміряти по прикріпленій поруч шкалі. Ртутний барометр - це скляна трубка довжиною біля 90 см, заповнена ртуттю, запаяна з одного кінця і перекинута в чашку з ртуттю. Під дією сили ваги частина ртуті виливається з трубки в чашку, а через тиск повітря на поверхню чашки ртуть піднімається по трубці. Коли між цими двома протидіючими силами встановлюється рівновага, висота ртуті в трубці над поверхнею рідини в резервуарі відповідає атмосферному тискові. Якщо тиск повітря зростає, рівень ртуті в трубці піднімається. Середня висота ртутного стовпа в барометрі на рівні моря складає біля 760 мм..\nБарометр-анероїд складається з запаяної коробки, з якої частково відкачано повітря. Одна її поверхня являє собою еластичну мембрану. Якщо атмосферний тиск збільшується, мембрана прогинається всередину, якщо зменшується - вигинається назовні. Прикріплений до неї покажчик фіксує ці зміни. Барометри-анероїди компактні і порівняно недорогі і використовуються як у приміщенні, так і на стандартних метеорологічних радіозондах. В анероїді рідини немає (грец. «анероїд» - «безводний»). Він показує атмосферний тиск, що діє на гофровану тонкостінну металеву коробку, у якій створене розрідження. При зниженні атмосферного тиску коробки злегка розширюється, а при підвищенні - стискується і впливає на прикріплену до неї пружину.\nНа практиці часто використовується кілька (до десяти) анероїдних коробок, з'єднаних послідовно, і встановлюється підоймова передатна система, що повертає стрілку, яка рухається по круговій шкалі, проградуйованій по ртутному барометру. Як і в сифонного ртутного барометра, на шкалі анероїда можуть бути зроблені написи («дощ», «змінно», «ясно», «дуже сухо»), що вказують на погодні умови. Анероїд менше ртутного барометра, і його показання легше знімати. Ним можна користуватися в експедиційних умовах, на морських суднах, літаках і ін. Якщо до його стрілки прикріпити перо, то він буде записувати показання. Такі барографи, тобто анероїди, що реєструють барометричний тиск є на всіх метеостанціях.\nПрилади для вимірювання вологості. Психрометр складається з двох розташованих поруч термометрів: сухого, що вимірює температуру повітря, і змоченого, резервуар якого обернуто тканиною (батистом), зволоженою дистильованою водою. Повітря обтікає обидва термометри. Через випаровування води з тканини змочений термометр звичайно показує більш низьку температуру, ніж сухий. Чим нижче відносна вологість, тим більша різниця показань термометрів. На основі цих показань за допомогою спеціальних таблиць і визначається відносна вологість.\nВолосяний гігрометр вимірює відносну вологість на підставі змін довжини людської волосини. Для видалення натуральних жирів, волосся спочатку вимочують в етиловому спирті, а потім промивають у дистильованій воді. Довжина підготовленої в такий спосіб волосини має майже логарифмічну залежність від відносної вологості в діапазоні від 20 до 100%. Час, необхідний для реакції волосся на зміну вологості, залежить від температури повітря (чим нижче температура, тим він більший). У волосяному гігрометрі при збільшенні або зменшенні довжини волосини спеціальний механізм пересуває покажчик по шкалі. Такі гігрометри звичайно використовують для виміру відносної вологості в приміщеннях.\nЕлектролітичні гігрометри. Чуттєвим елементом цих гігрометрів служить скляна або пластмасова пластинка, покрита вуглецем або хлоридом літію, опір яких змінюється в залежності від відносної вологості. Такі елементи звичайно використовуються в комплектах приладів для метеорологічних куль-зондів. При проходженні зонда крізь хмару прилад зволожується, а його показання протягом досить тривалого часу (поки зонд не виявиться за межами хмари і не висохне чуттєвий елемент) спотворюються.\nПрилади для вимірювання швидкості вітру. Чашкові анемометри. Швидкість вітру звичайно вимірюють за допомогою чашкового анемометра. Цей прилад складається з трьох або більш конусоподібних чашок, вертикально прикріплених до кінців металевих стержнів, що симетрично відходять від вертикальної осі. Вітер діє з найбільшою силою на увігнуті поверхні чашок і змушує вісь повертатися. У деяких типах чашкових анемометрів вільному обертанню чашок перешкоджає система пружин, по величині деформації яких і визначається швидкість вітру. В анемометрах з вільно обертовими чашками швидкість обертання, приблизно пропорційна швидкості вітру, виміряється електричним лічильником, що сигналізує, коли визначений обсяг повітря обтікає анемометр. Електричний сигнал включає світловий сигнал і записуючий пристрій на метеостанції. Часто чашковий анемометр механічно з'єднують з магнето, і напругу або частоту генерованого електричного струму співвідносять зі швидкістю вітру.\nАнемометр із мірошницькою вертушкою складається з трьох або чотирьох лопатного пластмасового гвинта, укріпленого на осі магнето. Гвинт за допомогою флюгера, усередині якого розміщено магнето, постійно направляється проти вітру. Дані про напрямок вітру надходять по телеметричних каналах на спостережливу станцію. Електричний струм, вироблюваний магнето, змінюється в прямій залежності від швидкості вітру.\nПрилади для вимірювання опадів. Атмосферні опади складаються з часток води як у рідкому, так і твердому виді, що надходять з атмосфери на земну поверхню. У стандартних не записуючих опадомірах приймальня лійка вставлена у вимірювальний циліндр. Співвідношення площі верхньої частини лійки і поперечного перерізу мірного циліндра 10:1, тобто 25 мм опадів, що випали, будуть відповідати в циліндрі оцінці 250 мм. Записуючі опадоміри - плювіографи - автоматично зважують зібрану воду або підраховують, скільки разів маленька вимірювальна посудина наповниться дощовою водою й автоматично спорожниться. Якщо очікується випадання опадів у виді снігу, лійка і вимірювальна склянка забираються, а сніг збирається в опадомірне цебро. Коли сніг супроводжується помірним або сильним вітром, кількість снігу, що попадає в посудину, не відповідає дійсній кількості опадів. Висота сніжного покриву визначається виміром потужності шару снігу в межах типової для даного району території, причому береться середнє значення щонайменше трьох вимірів. Для установлення водного еквівалента на ділянках, де вплив металевого переносу мінімально, у товщу снігу занурюють циліндр і вирізують стовпчик снігу, що розтоплюють або зважують. Кількість опадів, вимірювана опадоміром, залежить від його розташування. Турбулентність повітряного потоку, викликана самим приладом або навколишніми його перешкодами, приводить до заниження кількості опадів, що попадають у вимірювальну склянку. Тому опадомір установлюється на рівній поверхні якнайдалі від дерев і інших перешкод. Для зниження впливу вихрів, створюваних самим приладом, використовується захисний екран.\nАерологічні спостереження. Найпростіший спосіб визначення висоти хмари складається у вимірі часу, що потрібно невеликій повітряній кулі, відпущеній з поверхні землі, для досягнення основи хмари. Висота його дорівнює добуткові середньої швидкості підйому повітряної кулі на час польоту. Інший спосіб полягає в спостереженні плями світла, утвореного на основі хмари, спрямованим вертикально нагору променем прожектора. З відстані біля 300 м від прожектора виміряється кут між напрямком на цю пляму і променем прожектора. Висота хмари розраховується методом тріангуляції подібно тому, як виміряються відстані при топографічній зйомці. Запропонована система може працювати автоматично вдень і вночі. Для спостереження за плямою світла на основах хмар застосовується фотоелемент. Висота хмарності вимірюється також за допомогою радіохвиль - імпульсів, що посилаються радіолокатором, довжиною 0,86 см. Висота хмари визначається за часом, що потрібно радіоімпульсові для досягнення хмари і повернення назад. Оскільки хмари частково проникні для радіохвиль, цей метод застосовується для визначення висоти шарів при багатошаровій хмарності.\nМетеорологічні кулі-зонди. Найпростіший тип метеорологічної повітряної кулі - куля-пілот - це невелика гумова куля, наповнена воднем або гелієм. Шляхом оптичних спостережень за змінами азимута і висотою польоту кулі і припускаючи, що швидкість його підйому постійна, можна розрахувати швидкість і напрямок вітру як функцію висоти над земною поверхнею. Для нічних спостережень до кулі прикріплюється невеликий ліхтар, що працює на батарейках. Метеорологічний радіозонд - це гумова куля, що несе радіопередавач, терморезисторний термометр, барометр-анероїд і електролітичний гігрометр. Радіозонд піднімається зі швидкістю 300 м/хв. до висоти 30 км. В міру підйому дані вимірів постійно передаються на станцію запуску. Спрямована приймаюча антена на Землі простежує азимут і висоту радіозонда, по яких розраховуються швидкість і напрямок вітру на різних висотах.\nСупутники. Для денних зйомок хмарного покриву свічення забезпечується сонячним світлом, у той час як інфрачервоне випромінювання, що випускається всіма тілами, дозволяє вести зйомки і вдень і вночі спеціальною інфрачервоною камерою. Використовуючи фотографії в різних діапазонах інфрачервоного випромінювання, можна навіть розрахувати температуру окремих шарів атмосфери. Супутникові спостереження мають високу поверхневу роздільну здатність, однак їхнє вертикальне розділення набагато нижче забезпечуваного радіозондами. Деякі супутники, як, наприклад, американський TIROS, виведені на кругову полярну орбіту на висоті біля 1000 км. Оскільки Земля обертається навколо своєї осі, з такого супутника кожна крапка земної поверхні видна звичайно двічі в добу. Ще більше значення мають так звані геостаціонарні супутники, що обертаються над екватором на висоті біля 36 тис. км. Такому супутникові потрібно 24 год. для повного обороту. Оскільки цей час дорівнює тривалості доби, супутник залишається над одною і тією же точкою екватора, і з його відкривається постійний вид на земну поверхню. Таким чином, геостаціонарний супутник може повторно фотографувати ту саму територію, фіксуючи зміни погоди. Крім того, по русі хмар можуть бути розраховані швидкості вітру.\nМетеорологічні радіолокатори. Сигнал, що посилається радіолокатором, відбиває дощем, снігом або температурною інверсією, і цей відбитий сигнал надходить на приймаючий пристрій. Хмари звичайно не видні на екрані радіолокатора, тому що утворюючі їхні крапельки занадто малі, щоб ефективно відбивати радіосигнал. До середини 1990-х років Національна метеорологічна служба США була переоснащена радіолокаторами з ефектом Допплера. В установках такого типу для виміру швидкості наближення часток, що відбивають, до радіолокатора або видалення від нього використовується принцип т.зв. допплерівського зсуву. Тому ці радіолокатори можуть застосовуватися для виміру швидкості вітру. Особливо вони корисні для виявлення смерчів, оскільки вітер по одну сторону смерчу швидко несеться назустріч радіолокаторові, а по іншу - стрімко від нього віддаляється. Сучасні радіолокатори можуть виявляти метеорологічні об'єкти на відстані до 225 км.\nМетеостанція Red Lava. Метеостанція Red Lava (Рис. 2.2.1) має анімований дисплей (змінює колір з червоного (сонячно) до білого (дощ), індикація зовнішньої температури, внутрішньої температури і вологості, тиску.\nНа передній панелі базового блоку розташований цифровий ЖК-дісплей. Кнопки управління метеостанцією розташовані на бічній і задній поверхні. На нижній панелі базового блоку розташований відсік для батарей живлення. Час відображається в 24-х годинному форматі.\nКалендар відображає число, місяць, день тижня. Прогноз погоди у вигляді 6-ти символів - ясно, мінлива хмарність, хмарність, опади, гроза, сніг. Анімірованіє індикатор фази Місяця і індикатор зміни погоди. Температура повітря усередині приміщення і на вулиці відображається в градусах за Цельсієм (° С).\nВідносна вологість повітря відображається в%. Зовнішня температура: -50.... +70 °. Внутрішня температура: -10.... +60 °, Вологість 25... 95%. Для вимірювання температури на вулиці застосовується виносний бездротовою датчик (одночасно можна використовувати до п'яти датчиків).\nМаксимальна відстань до 75м. Функція максимум / мінімум зареєстрованих значень температури / вологості з відображенням часу та дати їх реєстрації. Індикатор розряду батарей. Живлення: станція 4 батареї 1,5 «АА» (або блок живлення), датчик 2 батареї 1,5 "ААА".\nВиносний бездротовий датчик. Виносний датчик передає інформацію про температуру на радіочастоті 433 Mhz. Корпус датчика захищений від проникнення вологи. Датчик може встановлюватися на стіл або вмонтовуватися на стіну. Габарити: 245x145x50 мм. Температура повітря усередині приміщення і на вулиці відображається в градусах за Цельсієм.\nВідносна вологість повітря відображається в%. Зовнішня температура: -30.... +70°С. Вологість 1...99%.\nВнутрішня температура: -10.... +60 °. Вологість 1... 99%\nДля вимірювання температури і вологості на вулиці застосовується виносний бездротовою датчик (одночасно можна використовувати до трьох датчиків). Максимальна відстань до 100м. Функція максимум / мінімум зареєстрованих значень температури / вологості з відображенням часу та дати їх реєстрації. Індикатор розряду батарей.\nЖивлення: станція 2 батареї 1,5 «АА», датчик 2 батареї 1,5 «АА».\nВиносний бездротовий датчик. Виносний датчик передає інформацію про температуру і вологість на радіочастоті 433 Mhz. Максимальна відстань до 100 м. Корпус датчика захищений від проникнення вологи. Датчик забезпечений знімною підставкою, за допомогою якої може встановлюватися на стіл або вмонтовуватися на стіну.\nРис. 2.2.1 Метеостанція Red Lava\nЦифрові погодні станції TFA. Цифрові погодні станції TFA (Рис. 2.2.2.) прогнозують погоду на найближчі 12-24 години для місцевості в радіусі 50 км.\nНа передній панелі базового блоку розташований цифровий ЖК-дисплей з підсвічуванням і кнопки управління метеостанцією. На задній панелі базового блоку розташовані: відсік для батарей живлення і фігурний отвір для кріплення метеостанції на стіні. Є також підставка для установки метеостанції на столі. Прогноз погоди у вигляді 3-х символів - ясно, мінлива хмарність,опади.\nГрафічне відображення зміни тиску за останні 24 години. Індикатор фази Місяця. Температура повітря усередині приміщення і на вулиці відображається в градусах за Цельсієм (° С). Відносна вологість повітря відображається в %. Зовнішня температура: -30.... +70 °. Вологість 1... 99%, внутрішня температура:-10....+60°.\nДля вимірювання температури і вологості на вулиці застосовується виносний бездротовою датчик (одночасно можна використовувати до трьох датчиків). Максимальна відстань до 100м. Функція максимум / мінімум зареєстрованих значень температури / вологості з відображенням часу та дати їх реєстрації.\nЖивлення: станція 2 батарейками 1,5 «АА», датчик 2 батарейками 1,5 «АА» Виносний датчик передає інформацію про температуру і вологість на радіочастоті 433 Mhz. Максимальна відстань до 100м. Корпус датчика захищений від проникнення вологи. Датчик забезпечений знімною підставкою, за допомогою якої може встановлюватися на стіл або вмонтовуватися на стіну.\nРис. 2.2.2 Цифрові погодні станції TFA\nМетеостанція WS3600. Лазерна локація супутників Землі - вимірювання часу прольоту оптичного імпульсу до супутника і назад. Для забезпечення результатів спостережень на рівні 10 мм точності та довготривалої стабільності необхідно враховувати миттєвий стан атмосфери. Таке завдання вирішують методом моделювання метеопараметрів уздовж прольоту оптичного імпульсу за наземними даними, виміряними на станції.\nУ випадку лазерної локації супутників (ЛЛС) на станції вимірюють миттєвий час прольоту короткотривалого лазерного імпульсу до супутника, обладнаного спеціальними відбивачами. Це забезпечує миттєве вимірювання геоцентричної відстані на міліметровому рівні точності, що в підсумку дає змогу отримати надточну орбіту супутника та низку інших наукових даних:\n* ЛЛС сьогодні є найточнішою методикою для вимірювання геоцентричного положення штучного супутника Землі, яка забезпечує точне калібрування космічних радіолокаційних висотомірів і розділення довготермінових інструментальних дрейфів від вікових змін у топографії Океану;\n* ЛЛС забезпечує вимірювання часових варіацій у гравітаційному полі Землі та у власних рухах станцій мережі щодо геоцентра, у тому числі й вертикального руху в абсолютній системі. Завдяки цьому вона є унікальною методикою для моделювання та розрахунку довготермінових змін клімату;\n* ЛЛС забезпечує можливість перевірки законів загальної теорії відносності;\n* мережа ЛЛС станцій є важливою частиною міжнародної мережі обсерваторій космічної геодезії;\n* ЛЛС забезпечує аварійну резервну навігацію супутника під час відмови інших, радіотехнічних, систем спостережень.\nПохибки вимірювання метеорологічних параметрів - одна з проблем підвищення точності спостережень ЛЛС. Якщо на сучасному рівні розвитку техніки ЛЛС прагнути до 1 мм точності, то необхідно максимально уникати впливу похибок метеорологічних параметрів. Похибки вимірювання абсолютного атмосферного тиску в 1 мБар спричинюють залежну від висоти (кута місця) похибку у вимірюванні відстані 7 і 3 мм на висотах 20 і 90°, відповідно. Не можна нехтувати впливом точності вимірювання відносної вологості.\nПохибка вимірювання в 10% за температури 20 °С, зумовлює залежну від висоти (кута місця) похибку у вимірюванні відстані 1,0 і 0,4 мм на висотах 20 і 90°, відповідно. Вплив похибки вимірювання відносної вологості прямо залежить від температури навколишнього середовища.\nПохибки вимірювання температури не є суттєвими для розрахунку тропосферної рефракції, проте впливають на калібрувальне вимірювання відстані до далеких (понад 1 км) наземних цілей (відбивачів).\nДля підвищення точності та поліпшення ефективності спостережень ЛЛС на станції “Львів-1831” була інстальована цифрова метеорологічна станція WS3600.\nКомплект поставки метеостанції з сенсорним екраном WS3600  охоплює базову станцію (приймач), термогідросенсор (передавач 433 МГц), сенсор дощу і сенсор вітру (Рис. 2.2.3).\nРис. 2.2.3 Цифрова метеорологічна станція WS3600\nБазова станція обладнана сенсорним рідкокристалічним екраном і дає змогу за допомогою простого меню контролювати велику кількість часових і погодних даних.\nГоловні технічні характеристики метеостанції такі:\nАтмосферний тиск, гПа 300 - 1099 0,1\nЗовнішня температура, °С (-29,9) - (+59,9) 0,1\nЗовнішня вологість,% 1 - 99, 3\nМетеостанцію приєднують до послідовного порта (COM1-COM4) комп'ютера. Приєднання зовнішніх датчиків до основного блока реалізовано по кабелю (а не по радіо 433 МГц), оскільки основний блок розміщений у приміщенні з апаратурою, а термогідросенсор винесений за межі павільйону, який містить металеві конструкції - ці чинники можуть негативно впливати як на передавання метеоданих, так і на роботу прецизійної апаратури.\nАвтоматизація відображення та передавання метеоданих. Розробка відповідного програмного забезпечення для використання метеостанції є продовженням роботи з автоматизації проведення спостережень ЛЛС на станції “Львів-1831”.\nПрограми для роботи з метеоданими поділяють на дві частини які оновлюють дані і використовують метеодані, тобто для забезпечення збереження метеоданих у базі, і програми, які використовують дані для подальших розрахунків. Програми написані мовами С/С++, PHP для операційної системи Linux. Модуль взаємодії з метеостанцією розроблено у вигляді програмного демона, який через заданий проміжок часу (1 хвилина + 0±3с - залежить від завантаження процесора) зчитує дані з метеостанції, формує запит до бази даних для запису у базу даних (MySQL), після цього дані стають доступні всім клієнтам бази даних.\nЗа основу взято, з деякими змінами, пакет програмного забезпечення OPEN3600. Для роботи з метеостанцією, для якого дописано код для періодичного запису даних у базу даних.\nПідхід до вибору блоків, з яких складається структурна схема здійснювався на основі сучасних, модернізованих та ефективних мікроелектронних компонентів. Структурна схема пристрою показана на рисунку 3.1.\nРис. 3.1 Структурна схема\nДТ - датчик тиску; ДВ - датчик вологості повітря;\nД t0 - датчик температури;\nПУ1, 2, 3 - пристрій управління;\nАК - аналоговий комутатор;\nАЦП - аналогово-цифровий перетворювач;\n- датчик тиску, призначений для вимірювання тиску повітря;\n- датчик вологості, призначений для вимірювання вологості повітря;\n- датчик температури, призначений для вимірювання температури повітря;\nБлоки ПУ1, 2, 3:\nПУ1, 2, 3 - пристрій узгодження, призначений для обробки вимірювальної інформації та забезпечення обміну даними між датчиками та АЦП.\n- Блок АК, аналоговий комутатор служить для перемикання безперервно змінюючих електричних сигналів.\n- Блок АЦП, призначений для перетворення аналогового сигналу цифрову форму.\n- Блок МК - мікроконтролер - виконує обробку та передачу даних між вузлами схеми.\n- Блок індикатор - служить для відображення інформації з Датчиків;\n- Блок інтерфейс ЕОМ - служить для зв'язку пристрою з ЕОМ.\nМожна вважати що мікроконтролер (МК) - це комп'ютер, що розмістився в одній мікросхемі. Звідси і його основні привабливі якості: малі габарити; високі продуктивність, надійність і здатність бути адаптованим для виконання самих різних завдань.\nМікроконтролер крім центрального процесора (ЦП) містить пам'ять і численні пристрої введення/виводу: аналого-цифрові перетворювачі, послідовні і паралельні канали передачі інформації, таймери реального часу, широтно-імпульсні модулятори (ШІМ), генератори програмованих імпульсів і т.д. Його основне призначення - використання в системах автоматичного управління, вбудованих в самі різні пристрої: кредитні картки, фотоапарати, стільникові телефони, музичні центри, телевізори, відеомагнітофони та відеокамери, пральні машини, мікрохвильові печі, системи охоронної сигналізації, системи запалювання бензинових двигунів, електроприводи локомотивів, ядерні реактори і багато, багато іншого. Вбудовані системи управління стали настільки масовим явищем, що фактично сформувалася нова галузь економіки, яка отримала назву Embedded Systems (вбудовані системи).\nЯкщо уявити всі типи сучасних мікроконтролерів (МК), то можна здивуватися величезною кількістю різноманітних приладів цього класу, доступних споживачеві. Однак всі ці пріори можна розділити на такі основні типи:\n* Вбудовані (embedded) 8-розрядні МК;\n* 16-і 32- розрядні МК;\n* Цифрові сигнальні процесори.\nПромисловістю випускаються дуже широка номенклатура вбудованих МК. У них всі необхідні ресурси (пам'ять, пристрої введення-виведення і т.д.) розташовуються на одному кристалі з процесорним ядром (Рис. 3.1.1.1.).\nРис. 3.1.1.1 Структура мікроконтролера\nЯкщо подати живлення і тактові імпульси на відповідні входи МК, то можна сказати, що він як би «оживе» і з ним можна буде працювати. Зазвичай МК містять значну кількість допоміжних пристроїв, завдяки чому забезпечується їх включення в реальну систему з використанням мінімальної кількості додаткових компонентів. До складу цих МК входять:\n* Схема початкового запуску процесора (Reset);\n* Генератор тактових імпульсів;\n* Центральний процесор;\n* Пам'ять програм (E(E)PROM) і програмний інтерфейс;\n* Засоби введення/виведення даних;\n* Таймери, що фіксують число командних циклів.\nЗагальна структура МК показана на Рис. 3.1.1.1. Ця структура дає уявлення про те, як МК зв'язується із зовнішнім світом. Більш складні вбудовані МК можуть додатково реалізовувати такі можливості:\n* Вбудований монітор/відгадчик програм;\n* Внутрішні засоби програмування пам'яті програм (ROM);\n* Послідовний введення/виведення (синхронний і асинхронний);\n* Підключення зовнішньої пам'яті (мікропроцесорний режим).\nВсі ці можливості значно збільшують гнучкість застосування МК і роблять простішим процес розробки систем на і основі.\nДеякі МК (особливо 16 - і 32-розрядні) використовують тільки зовнішню пам'ять, яка включає в себе як пам'ять програм (ROM), так і певний обсяг пам'яті даних (RAM), необхідний для даного застосування. Вони застосовуються в системах, де потрібен великий обсяг пам'яті і відносне не велика кількість пристроїв (портів) введення/виведення. Типовим прикладом застосування такого МК із зовнішньою пам'яттю є контролер жорсткого диска (HDD) з буферної кеш-пам'яттю, який забезпечує проміжне зберігання і розподіл великих обсягів даних (порядку декількох мегабайт). Зовнішня пам'ять дає можливість такому мікроконтролеру працювати з більш високою швидкістю, ніж вбудований МК.\nЦифрові сигнальні процесори (DSP) - відносно нова категорія процесорів. Призначення DSP полягає в тому, щоб отримувати поточні дані від аналогової системи, обробляти дані і формувати відповідний відгук у реальному масштабі часу. Вони зазвичай входять до складу систем, використовуючись як пристрої керування зовнішнім устаткуванням, і не призначені для автономного застосування.\nЗалежно від числа використовуваних кодів операцій системи команд МК можна розділити на дві групи: CISC і RISC. Термін CISC означає складну систему команд і є абревіатурою англійського визначення Complex Instruction Set Computer. Аналогічно термін RISC означає скорочену систему команд і походить від англійського Reduce Instruction Set Computer. Систему команд МК 8051 можна віднести до типу CISC. Проте, не дивлячись на широку поширеність цих понять, необхідно визнати, що самі назви не відображають головного відмінності між системами команд CISC і RISC. Основна ідея RISC архітектури - це ретельний підбір таких комбінацій кодів операцій, які можна було б виконати за один такт тактового генератора. Основний виграш від такого підходу - різке спрощення апаратної реалізації ЦП і можливість значно підвищити його продуктивність.\nОчевидно, що в загальному випадку одній команді CISC відповідає кілька команд RISC. Проте зазвичай виграш від підвищення швидкодії в рамках RISC перекриває втрати від менш ефективної системи команд, що призводить до більш високої ефективності RISC систем в цілому в порівнянні з CISC.\nДля проектуємого приладу було обрано восьми розрядний мікроконтролер який побудований по AVR RISC архітектурі (Гарвардська архітектура з роздільною пам'яттю і роздільними шинами для пам'яті програм і даних). Використання більш потужних мікроконтролерів недоцільне.\nВ основі роботи будь-яких температурних датчиків, що використовуються в системах автоматичного управління, лежить принцип перетворення вимірюваної температури в електричну величину. Це обумовлено наступними перевагами електричних вимірювань: електричні величини зручно передавати на відстань, причому передача здійснюється з високою швидкістю; електричні величини універсальні в тому сенсі, що будь-які інші величини можуть бути перетворені в електричні та навпаки, вони точно перетворюють в цифровий код і дозволяють досягти високої точності, чутливості і швидкодії засобів вимірювань.\nСпектр використання температурних датчиків надзвичайно широкий: від зарядних пристроїв до дорогих портативних приладів. Всюди, де характеристики системи залежать від температурних чинників, застосовуються ці прилади. Всі термодатчики, за винятком зібраних на ІС, мають нелінійну залежність вихідною сигналу від температури. В минулому для корегування цієї нелінійності був розроблений широкий спектр аналогових схемотехнічних рішень. Ці схеми часто вимагали індивідуальною калібрування. Щоб досягнути заданої точності, в них використовувалися прецизійні резистори. Сьогодні, завдяки наявності АЦП з високою роздільною здатністю, сигнали з датчиків можуть бути оцифровані безпосередньо, без попереднього посилення і лінеаризації. Лінеаризація, компенсація напруги на опорному спаї і інша обробка виконуються потім цифровими способами, що дозволяє понизити складність і вартість системи.\nІнтегральні датчики температури. Ці датчики являють собою стабілітрони, у яких напруга стабілізації залежить від температури з коефіцієнтом 10 мВ/K. Еквівалентний стабілітрон має динамічний опір менший за 1 Ом і працює в діапазонах температур від -55 до +150С. Для таких мікросхем, як LM135, LM235, LM335 похибка вимірювань складає менша за 1С. Схема включення мікросхем такого типу показана на рис. 3.1.2.1.\nРис. 3.1.2.1 Схема включення мікросхемного датчика температури\nТермоперетворювачі опору. Принцип дії термоперетворювачів опору (терморезисторів) заснований на зміні електричного опору провідників і напівпровідників в залежності від температури. Матеріал, з якого виготовляється такий датчик, повинен володіти високим температурним коефіцієнтом опору, по можливості лінійною залежністю опору від температури, хорошою відтворюваністю властивостей інертності до впливів навколишнього середовища. Найбільшою мірою всіма вказаними властивостям задовольняє платина;\nПлатинові терморезистори призначені для вимірювання температур в межах від -260 до 1100 0С. У діапазоні температур від 0 до 650 0С їх використовують в якості зразкових та еталонних засобів вимірювань, при чому стабільність градуйованої характеристики таких перетворювачів не перевищує 0,0010С.\nПлатинові терморезистори володіють високою стабільністю і відтворювальними характеристиками. Їх недоліками є висока вартість і не лінійність функції перетворення. Тому вони використовуються для точних вимірювань температур у відповідному діапазоні. Широке поширення на практиці отримали дешевші мідні терморезистори.\nНедоліком міді є невелике її питомий опір і легка окислюваність при високих температурах, внаслідок чого кінцевий межа застосування мідних термометрів опору обмежується температурою 1800C. За стабільності та відтворюваності характеристик мідні терморезистори поступаються платиновим.\nТеплова інерційність стандартних термометрів опору характеризується показником теплової інерції (постійної часу), значення якого лежать в межах від десятків секунд до одиниць хвилин. Постійна часу спеціально виготовлених малоінерційних термометрів опору може бути зменшена до 0,1 с. Знаходять застосування також нікелеві термометри опору. Напівпровідникові терморезистори при значно малих розмірах мають високі значення опору (до 1 МОм). Для вимірювання температури найбільш поширені напівпровідникові терморезистори типів КМТ (суміш оксидів кобальту і марганцю) і ММТ (суміш оксидів міді і марганцю).\nТермістори мають лінійну функцію перетворення. Серйозним недоліком термісторів, що не дозволяє з великою точністю нормувати їх характеристики при серійному виробництві, є погана відтворюваність характеристик (значна відмінність характеристик одного примірника від іншого). Напівпровідникові датчики температури мають високу стабільністю характеристик у часі і застосовуються для зміни температур в діапазоні від -100 до 200 0С. Вимірювальна схема за участю термоперетворювачів опору частіше за все є мостовий; урівноваження моста здійснюється за допомогою потенціометра.\nПри зміні опору терморезистора відповідно змінюється положення потенціометра, положення щодо шкали формує показання приладу; шкала градуюється безпосередньо в одиницях температури.\nНедоліком такої схеми включення є внесена проводами підключення терморезистора похибка; оскільки через зміну опору проводів при зміні температури навколишнього середовища компенсація зазначеної похибки неможлива, застосовують трьохпровідну схему включення проводів, при використанні якої опору підвідних проводів виявляються в різних гілках, і їх вплив значно зменшується.\nПірометри. Серйозним недоліком розглянутих вище термоперетворювачів опору і термоелектричних перетворювачів є необхідність введення датчика в контрольоване середовище, в результаті чого відбувається перекручування досліджуваного температурного поля. Крім того, безпосередній вплив середовища на датчик погіршує стабільність його характеристик, особливо при високих і надвисоких температурах і в агресивних середовищах. Від цих недоліків вільні пірометри - безконтактні датчики, засновані на використанні випромінювання нагрітих тіл. Теплове випромінювання будь-якого тіла можна характеризувати кількістю енергії, що випромінюється тілом з одиниці поверхні в одиницю часу і припадає на одиницю діапазону довжин хвиль. Така характеристика є спектральна щільність і називається спектральною світністю (інтенсивністю монохроматичного випромінювання). Інтенсивність випромінювання будь-якого реального тіла завжди менше інтенсивності абсолютно чорного тіла при тій же температурі. Зменшення спектральної світності реального тіла в порівнянні з абсолютно чорним враховують введенням коефіцієнта неповноти випромінювання; його значення різне для різних фізичних тіл і залежить від складу речовини, стану поверхні тіла та інших факторів. Використовують енергію випромінювання нагрітих тіл пірометри діляться на радіаційні, яскравості і колірні. Радіаційні пірометри використовуються для вимірювання температури від 20 до 2500 0С, причому прилад вимірює інтегральну інтенсивність випромінювання реального об'єкта; у зв'язку з цим при визначенні температури необхідно враховувати реальне значення коефіцієнта неповноти випромінювання.\nРадіаційні пірометри. Градуюються по випромінюванню абсолютно чорного тіла, тому неточність оцінки коефіцієнта неповноти випромінювання викликає похибка вимірювання температури. Яскравості (оптичні) пірометри використовуються для вимірювання температур від 500 до 4000 0С. Вони засновані на порівнянні у вузькому ділянці спектра яскравості досліджуваного об'єкта з яскравістю зразкового випромінювача (фотометричної лампи). Фотометрична лампа вбудована в телескоп, який має об'єктив і окуляр.\nКольорові пірометри, засновані на вимірі відносини інтенсивностей випромінювання на двох довжинах хвиль, обираних зазвичай в червоній або синій частині спектра; вони використовуються для вимірювання температури в діапазоні від 800 до 0С. Зазвичай колірний пірометр містить один канал вимірювання інтенсивності монохроматичного випромінювання зі змінними світлофільтрами.\nГоловною перевагою колірних пірометрів є те, що неповнота випромінювання досліджуваного об'єкта не викликає похибки зміни температури. Крім того, показання колірних пірометрів принципово незалежний від відстані до об'єкта вимірювання, а також від коефіцієнта випромінювання у проміжній середовищі, якщо коефіцієнти поглинання однакові для обох довжин хвиль.\nКварцові термоперетворювач. Для вимірювання температур від -80 до +250 0С часто використовуються так звані кварцові термоперетворювачі, що використовують залежність власної частоти кварцового елемента від температури. Робота даних датчиків заснована на тому, що залежність частоти перетворювача від температури і лінійність функції перетворення змінюються в залежності від орієнтації зрізу щодо осей кристала кварцу.\nКварцові термоперетворювачі мають високу чутливість (до 103 Гц / К). високу тимчасову стабільність і роздільну здатність, що і визначає перспективність. Дані датчики широко використовуються в цифрових термометрах.\nЯКР датчики. ЯКР - термометри (термометри ядерного квадрупольного резонансу) засновані на взаємодії градієнта електричного поля кристалічної решітки та квадрупольного електричного моменту ядра, викликаного відхиленням розподілу заряду ядра від сферичної симетрії. Ця взаємодія обумовлює процеси ядер, частота якої залежить від градієнта електричного поля решітки та для різних речовин має значення від сотень кілогерц до тисяч мегагерц. Градієнт електричного поля решітки залежить від температури, і з підвищенням температури частота ЯКР знижується. Датчик ЯКР-термометра являє собою ампулу з речовиною, укладену всередину котушки індуктивності, включеної в контур генератора. При збігу частоти генератора з частотою ЯКР відбувається поглинання енергії від генератора. Похибка вимірювання температури -263 0С складає ± 0.02 0С, а температури 27 0С - ± 0.002 0С. Перевагою ЯКР-термометрів є його необмежена у часі стабільність, а недоліком - істотна нелінійність функції перетворення.\nДилатометрічні перетворювачі. Дилатометрічні (об'ємні) датчики вимірювання температури засновані на явищі розширення (стиснення) твердих тіл, рідин або газів при збільшенні (зменшенні) температури. Температурний діапазон роботи перетворювачів, заснованих на розширені твердих тіл, визначається стабільністю властивостей матеріалів при зміні температури. Звичайно за допомогою таких перетворювачів вимірюють температури в діапазоні -60 - 400 0С. Похибка перетворення становить 1 - 5%. Температурний діапазон роботи перетворювача з розширюється рідиною залежить від температур замерзання та кипіння останньої (для ртуті - 39 - 357 0С, для амилового спирту - 117 - 132 0С, для ацетону - 94 - 570С. Похибки рідинних перетворювачів становлять 1 - 3% із значною мірою залежать від температури навколишнього середовища, змінює розміри капіляра.\nНижня межа вимірювання перетворювачів, що використовують як робочого середовища газ, обмежується температурою скраплення газу (- 195 0С для азоту, - 269 0С для гелію), верхній же - лише теплостійкістю балона.\nАкустичні датчики. Акустичні термометри засновані на залежності швидкості поширення звуку в газах від їх температури і використовуються в основному діапазоні середніх і високих температур. Акустичний термометр містить просторово рознесені випромінювач акустичних хвиль і їх приймач, зазвичай включаються в ланцюг автогенератора, частота коливань якого змінюється зі зміною температури; зазвичай такий датчик використовує різні по типу резонатори.\nДля проектуємого приладу було обрано інтегральний датчик температури. Він найбільш оптимально підходить за технічними характеристиками та якостями роботи. Діапазон вимірювальних температур становить від -55 до +150С, що задовольняє поставлене завдання. Похибка вимірювання менша за 1С, що робить вимірювання доволі точним.\nСорбційно-ємкісні датчики. Принцип дії таких датчиків заснований на залежності діелектричної проникливості сорбенту від кількості вологи, яка в ньому знаходиться. Шар сорбенту знаходиться між двома пласкими електродами, що утворюють конденсатор. У якості сорбенту використовують окисли металів та кремнію. Сорбційно-ємкісні датчики мають практично лінійну залежність „вологість-ємкість”. Сучасні датчики такого типу мають діапазон вимірювання вологості від 0 до 100%, лінійність у цьому діапазоні 1%.\nРезистивні датчики вологості. У датчиків цього типу при зміні вологості змінюється опір сорбенту (чергування шарів пористої платини та полімеру, що нанесені на підложку з кремнію). Вони є менш точними і мають велику залежність від температури (до 0,6% опору на 1 градус Цельсія). Без кіл температурної компенсації їх можна використовувати тільки у приміщеннях зі стабільними температурними умовами (комори, овочесховища). Діапазон вимірювання вологості: від 30 до 90%, лінійність у цьому діапазоні 5%.\nТермісторні датчики вологості. У схемі (Рис. 3.1.3.1) у вимірювальний міст включені два однакові термістори Rt1 та Rt2, що прогріваються струмом від джерела +U.\nРис. 3.1.3.1 Термісторний датчик вологості\nДля проектуємого пристрою було обрано сорбційно-ємкісний датчик, який являє собою ємнісний полімер. Датчик призначений для вимірювання відносної вологості від 0 до 100%, лінійність у цьому діапазоні 1%.\nДатчик перетворить значення вологості в ємність, яка може бути виміряна в електронному вигляді.\nдипломная работа "Проектування мікропроцесорної метеостанції" скачать\nдипломная работа [940,1 K], добавлен 06.03.2010\nдипломная работа [2,7 M], добавлен 12.12.2010\nСистема управління роботом\nРозробка мікропроцесорної системи управління роботом з контролем переміщення на базі мікроконтролера AT89C51. Розробка і опис структурної схеми мікропроцесорної системи. Відстань між світлодіодом і фототранзистором. Розробка алгоритмів програми.\nПристрої захисту офісу. Аналіз мікропроцесорних охоронних датчиків. Апаратна частина та принципова схема. Вибір типу контролера, наведення його технічних характеристик. Підбір елементів схеми, калькуляція виробу. Вибір середовища та мови програмування.\nкурсовая работа [982,3 K], добавлен 15.02.2012\nВикористання програм-симуляторів при розробці мікропроцесорної техніки\nкурсовая работа [990,9 K], добавлен 10.05.2014\nСтворення простої лазерної системи охоронної сигналізації\nРозробка електричної схеми оптичної охоронної системи. Дослідження можливої реалізації структурних блоків. Вибір елементної бази та розрахунок параметрів елементів схеми. Характеристика особливостей сервісних датчиків і пристроїв охоронної сигналізації.\nкурсовая работа [358,0 K], добавлен 12.03.2014\nХарактеристика структур систем мікропроцесорної централізації, їх порівняний аналіз. Розробка структурної схеми та оцінка її функціональних можливостей, сфери використання. Розробка схем включення обладнання. Розрахунок модулів введення-виведення.\nкурсовая работа [3,2 M], добавлен 17.03.2015\nДругие документы, подобные "Проектування мікропроцесорної метеостанції"


Кепка з написом на замовлення недорого - Оголошення - UB.UA\nДодано: 14 серпня 2018 в 13:28\nКепка з написом на замовлення високої якості в наявності. Ми пропонуємо Вам виготовлення якісної промо та сувенірної продукції на замовлення. У нас Ви можете замовити якісний одяг, прапори (прапорці) та торгові намети за доступними цінами. Така продукція здатна привернути увагу споживачів саме до Вашої компанії!\nУ своїй роботі ми використовуємо тільки найкращі матеріали та сучасні технології виробництва. Власна виробнича база дозволяє нам реалізовувати замовлення будь-якої складності в найкоротші терміни. Також здійснюємо продаж кронштейнів, підставок та флагштоків.\nНадаємо повний спектр послуг та гарантійне обслуговування.


Яку секретну інформацію бойовик "ДНР" злив копам. Politeka\nЯку секретну інформацію бойовик “ДНР” злив копам\n13 Червня 2017, 17:01\nУ Торецьке відділення поліції 13 червня добровільно здався бойовик “ДНР”, мешканець Горлівки, 1980 року народження\nПро це написав В’ячеслав Аброськін, керівник Донецької поліції на своїй сторінці в Facebook.\nЗа словами Аброськіна, бойовик “ДНР” розповів, що тільки проходив навчання у навчальному центрі терористів, а участі в бойових діях не брав, тому що зрозумів, що «ДНР» – це бандитське співтовариство, тому й вирішив покинути це злочинне угруповання.\n«У селищі Приморське мене розмістили в одноповерховій будівлі, яке служило казармою, розташованої в 100 метрах від загальноосвітньої школи. У казармі було близько 50 військовослужбовців НПФ «ДНР», частина з них ходили в формі російського зразка і носили відзнаки – шеврон «1-й Слов’янської бригади» у вигляді ромба «Мужність і честь» із зображенням ведмедя. Старший лейтенант НПФ «ДНР» Геннадій, Позивний «Ара», видав мені комплект форми і кирзові чоботи армійський зразка. Шеврона і відзнак у мене не було », – цитує глава Донецької поліції пояснювальну записку бойовик “ДНР”.\nБойовики кинули танки на Авдіївку Новини\nКрім того, бойовик “ДНР” поділився секретною інформацією. Як виявилося, протягом трьох тижнів, приблизно два рази на тиждень, старший лейтенант ЗС РФ «Муслім» проводив заняття з вивчення тактико-технічних характеристик різноманітних мінометів калібром виключно 120 мм. Також вивчали тактико-технічні характеристики самохідних артилерійських установок і гармат – «Нона», «Гвоздика», «Мста-С», «Піон», «Д-30». Проходив курс навчання коригування ведення вогню, принципи наведення і види поправок при наведенні знаряддя.\nВодночас Аброськін повідомив, що за цим фактом проведуть перевірку щодо можливої участі зазначеного громадянина у скоєнні злочинів проти України і загальнокримінальних злочинів. У разі підтвердження непричетності до злочинів буде прийнято рішення про звільнення «воїна» від покарання.\nНагадаємо, як писала раніше Politeka, нестача бойовиків в «ЛДНР» досяг величезних масштабів. Тому, щоб хоч якось поповнити ряди терористів, в Росії почали набирати для служби на Донбасі чоловіків з психологічними розладами.\nТеги: аброськин / боевик "ДНР" / Полиция\nГПУ затримала аферистів, які працювали у відомому банку країни\nНазвані «найпатріотичніші» депутати у Facebook\n«Квартал 95» випустив фільм про Зеленського на Донбасі: “На серці важко”\nТелеведучий розповів про інтерв’ю Гордона Дудю: «Це велика помилка»\nРозкрито контрабандну схему постачання вугілля в Україну: «Не тільки добре горить, а й непомітно»\nПатрульний поліцейський попався на гарячому в Одесі: “реформа вдалася”\nПоліція відкрила стрілянину по уболівальникам перед матчем Ліги Європи: є постраждалі\nБанди грабіжників орудують на дорогах Одеської області: “забирають гроші і ховаються на авто


Реферат Концепція проекту управління освітою у світі та в Україні\nКонцепція проекту управління освітою у світі та в Україні\n"Те, що ми знаємо — обмежене, а те, чого не знаємо — нескінченне" (П. Лаплас)\nВступна частина. Реалізація запропонованої концепції управління освітою потенційно здатна вивести нашу цивілізацію на якісно вищий рівень розвитку порівняно із сучасним. За словами В. Вер- надського: "Той народ, який зуміє найповніше, найшвидше, найдосконаліше оволодіти новим, що відкривається у Людському житті знанням, досконало розвинути і докласти його до свого життя, — отримає ту могутність, використання якої на загальне благо є головним завданням будь-якої розумної державної політики".\nГоловна ідея запропонованої концепції полягає в залученні на рівень промислового використання всіх знань, накопичених людством. А для цього (для переведення накопичених людством знань у площину їх промислового використання) потрібно залучити ці знання у навчальний процес, в освітні стандарти.\nПерехід на новий цивілізаційний рівень розвитку саме за рахунок розширення бази знань не є фантастичним. Нині учні 8-10 класів вільно володіють знаннями, які сто-двісті років тому були надбанням горстки видатних вчених світу. Водночас, за підрахунками, сучасною цивілізацією вирізняється поки лише одна мільйонна знань, накопичених людством. Ця частка знань розосереджена серед населення сотень країн, які не мають спільної інформаційної бази — банку знань (його слабким прообразом є світова інформаційна система Інтернет). Тобто цю мільйонну частину треба ділити ще, як мінімум, на сто, оскільки лише деяка частка знань є інтернаціональною, такою, що використовується багатьма країнами світу. Тільки певна частина з цієї частки знань використовується в навчальному процесі, а частина перебуває у промисловому використанні (ступінь якого залежить від якості управління економікою). Так званих міжнародних стандартів освіти в дійсності немає. У провідних (всесвітньо відо- мих) вищих навчальних закладах обсяг знань, які надаються студентам, можливо, більший, ніж в інших.\nУ плані підвищення якості освіти розрізнятимемо міжнародні та національні зусилля. У сучасній міжнародній освітній практиці в контексті завдання визнання дипломів, "конвертованості" освітньо- кваліфікаційних рівнів, не приділяється належної уваги змісту освіти. Можна стверджувати, що в центрі загальносвітових тенденцій розвитку освіти — переважно питання наближення її до загальновизнаних кваліфікацій і транснаціоналізації. Так, серед завдань Світового агентства з транснаціональної освіті (GATE) — допомога вищим навчальним закладам і урядам в оцінці та визнанні програм, навчання за якими вийшло за національні кордони і надається громадянам інших країн і континентів. На конференціях GATE основна увага приділяється універсалізації освіти: розробляються "глобальні принципи транснаціональної освіти", створюється банк даних про вищі навчальні заклади різних країн світу та їх програми тощо. Певний спектр завдань у цьому ж напрямі вирішує також Європейська асоціація міжнародної освіти (EAIE). Її зусилля обмежуються організацією міжнародних тренінгів для експертів з національних і зарубіжних навчальних програм та ін. Усі ці зусилля спрямовані на підвищення якості освіти за рахунок наближення її змісту до найбільш визнаних кваліфікацій, йдеться також про універсалізацію підготовки фахівців, що, природно, є необхідним в умовах глобалізації.\nЩодо національних зусиль, то в Україні розроблено Національну доктрину освіти, яка повинна визначити стратегію розвитку освітнього поля в державі та сформувати головні пріоритети державної освітньої політики. Але пропоновані засоби і стратегії містять лише декларації про те, що ситуація поліпшиться. За відсутності відповідних конструктивних підходів, механізмів реалізації стратегій немає впевненості в тому, що проголошувані цілі будуть досягнуті. Який же вихід? Тут можливі два шляхи. Перший — це підтягування рівня національної освіти до загальновизнаних у світі кваліфікацій. Водночас прагнути до вже наявних зразків, так званих міжнародних стандартів (хоч таких офіційних, як зазначалося вище, немає) означало б приректи себе на постійне відставання, роль того, хто одвічно наздоганяє.\nТому вважаємо правильнішим другий, обраний нами (в межах концепції) шлях: запропонувати таку систему управління якістю освіти, яка б була орієнтована не на загальновизнані кваліфікації, а на досягнення потенційно можливих, на даному рівні розвитку цивілізації, знань. У цьому могла б полягати головна мета нової стратегії планування якістю освіти. Для досягнення її пропонуємо концепцію управління освітою.. В центрі концепції — ідея поєднання наукових результатів з освітніми стандартами.\nРозрізнятимемо вихідні результати наукових досліджень (нові доктрини, концепції, розробки, рекомендації тощо) як "вихід" науки, а освітні стандарти — освітньо-кваліфікаційні характеристики (ОКХ), освітньо-кваліфікаційні програми (ОПП) та навчальні плани — як "вхід" в освіту. Пов'язування цих ""виходу" і входу" має стати головним завданням управління розвитком освіти і науки. Отже, головним завданням Міністерства освіти і науки має бути саме поєднання "виходу" наукового процесу із "входом" в освіту, а критеріями оцінки управління — ступінь цього поєднання. Нині цей ступінь близький до нуля, тобто нинішнє становище управління характеризується тим, що результати наукових досліджень — доктрини, концепції, рекомендації — практично не залучаються до освітніх стандартів, а наукові звіти, дисертації, які містять ці результати, вкриваються пилом на полицях і поступово знищуються часом.\nМеханізм забезпечення такої взаємопов'язаності "наукового виходу" із "входом" в освіту створити неважко. Так, в авторефератах дисертацій містяться розділи "Найбільш суттєві результати, одержані автором", "Ступінь новизни наукових результатів", у яких вказуються конкретні положення дисертацій, систематизовані дисертантом у три групи: "сформульовані вперше", "набули розвитку", "вдосконалені" та обов'язково зазначається їх впровадження у навчальний процес. Це все підтверджується рішенням відповідної спеціалізованої вченої ради, з рекомендацією подальшого використання результатів на практиці та у навчальному процесі (розділ "Практична цінність результатів дослідження та їх впровадження").\nОтже, необхідно, мабуть, обов'язково домагатися реального залучення відповідних положень, запропонованих науковцями, в освітні стандарти — ОКХ і ОПП, а також відповідно у фундаментальні або професійні блоки навчальних планів. Потрібно нормативно закріпити обов'язки науковців і відповідних працівників освіти передавати (залучати у стандарти) відповідні положення, зробивши це основним критерієм суспільного визнання одержаних наукових результатів. Такий механізм впровадження наукових результатів в освітні стандарти сприятиме тому, щоб ці результати практично стали надбанням широких верств населення, що здобувають освіту. Звідси можна сформулювати відповідні вимоги до самих досліджень і форми їх викладу.\nСутність концепції управління якістю освіти (КУО). Концепція містить визначення: 1) параметрів-характеристик (об'єктів) управління якістю освіти, 2) критеріїв управління нею і 3) механізму управління.\nПараметри-характеристики (об'єкти) управління якістю освіти. До них належать потенційна можливість, технічна, соціально- економічна, організаційна, і психологічна здатність.\nПотенційна можливість розвитку освіти (ПМ) — уся сукупність знань (інформації), яка міститься на загальнодоступних носіях інформації у світі: в бібліотеках країн світу, Інтернеті, національних і міжнародних (типу Всесвітньої організації інтелектуальної власності — ВОІВ), патентних відомствах, науково-дослідних організаціях академій наук країн, університетах, організаціях управління наукою типу ВАК в Україні та ін. Йдеться про виявлення і фіксацію усієї сукупності ідей, нововведень, ноу-хау, які нині розосереджені по світу, і створення (наприклад, при ВОІВ) Банку знань приблизно за тими напрямами, які виділяють за їх традиційної класифікації. "Приблизно" — тому що в процесі такого роду "інвентаризації" наукової інформації можуть виникнути, сформуватися нові напрями. Таким чином, ПМ — це показник, що має міждержавний характер.\nТехнічна здатність освіти (ТЗ) — показник національного масштабу, який визначається тією часткою ПМ, яка відображена в існуючих освітніх стандартах (в Україні — в ОКХ, ОПП, навчальних програмах) у певних предметних галузях освіти: математиці, політології, лінгвістиці, соціології, біології, юриспруденції тощо.\nСоціально-економічна здатність освіти (СЕЗ) визначається тією часткою ТЗ, яка споживається на ринку праці, наприклад в народному господарстві України. Якщо значення СЕЗ перевищує значення ТЗ, то наша освіта працює не на народне господарство України, а на інші країни. Не вимірюючи цих показників, ми витрачаємо бюджет на потреби іноземних держав. Приклад — підготовка висококласних програмістів, кількість і якість підготовки яких перевищують народногосподарські потреби України, і тому ці спеціалісти мігрують за кордон.\nОрганізаційна здатність освіти (ОЗ) — показник тієї частини СЕЗ, яка реалізується у конкретному вищому навчальному закладі України. Тобто це кількість навчальної інформації, яка використовується в певній освітній установі при підготовці фахівців і міститься у навчальних (робочих) планах, (програмах), лекціях тощо.\nПсихологічна здатність освіти (ПЗ) — та частина СЕЗ, яка фактично засвоюється студентами конкретного вищого навчального закладу.\nКритерії управління освітою. В межах цієї концепції виділяємо відповідні показники — характеристики перерахованих можливостей (здатностей) а також коефіцієнти, які визначаються відношенням значення певної можливості (здатності) до попередньої. Так, ПМ, як зазначалося вище, є показником міжнародного характеру і характеризує обсяг всіх знань, накопичених у світі, на загальнодоступних носіях інформації. Але визначення характеристики показника — це є аналітика, а не управління. Управляти слід відносними значеннями показників, тобто відношеннями - коефіцієнтами, які характеризують відповідні відношення (це питання науки системного аналізу — вони доведені там, і тому ми на них не зупиняємося).\nКоефіцієнт національного розвитку освіти — ТЗ/ПМ.\nПоказник інноваційності економіки (наскільки вона може споживати знання, що здобуваються в освітньому процесі, процесі навчання) — СЕЗ/ТЗ. Процес нарощування цього показника можна проілюструвати таким чином. Припустимо, якийсь НДІ публікує перелік своїх ноу-хау, які ще не набули практичного (промислового) впровадження, а виробничий кооператив вирішує впровадити розробку у виробництво. Якщо виміряти значення показника інноваційності до і після промислового впровадження, то зможемо зафіксувати його зростання. Це і є нарощуванням показника інноваційності, зміни показника відношення СЕЗ до ТЗ.\nПоказник (коефіцієнт) якості освіти у конкретному вузі — ОЗ/СЕЗ.\nКоефіцієнт "корумпованості" (викладацької неспроможності) у вищому навчальному закладі — ПЗ/СЕЗ (відношення кількості студентів, які одержали дипломи про відповідну освіту, до загальної кількості тих, хто навчався). Якщо студент не одержує диплому — не в змозі пройти контроль знань — то він, найімовірніше, опинився у вищому навчальному закладі випадково, за хабар або викладачі не відповідають своїй функції — не можуть навчити студента.\nМаксимально можливі значення показників наведених відношень і є критеріями оцінки управління освітою.\nМеханізм управління якістю освіти. Припустимо, коефіцієнт відношення певної можливості (здатності) до попередньої завжди менший від одиниці (якщо це не так, то управління не потрібне). Тоді на першому етапі слід визначити конкретний коефіцієнт цього відношення, на другому — від одиниці відняти значення показника відповідної можливості (здатності), а на третьому — проаналізувати одержану різницю і, виявивши основні чинники, що зумовили її, сформувати відповідний їх перелік (дефектну відомість). На четвертому етапі формулюється адекватний перелік заходів з нейтралізації кожного чинника, що міститься у дефектній відомості. Але для цього необхідно визначити кілька варіантів проектів рішень для вибору оптимального. Тому п'ятий етап — це вибір оптимального рішення. І, нарешті, в межах механізму управління якістю освіти необхідно визначити суб'єктів управління певними коефіцієнтами. Так, ПМ мають управляти міждержавні та національні органи. До перших слід віднести, наприклад, ЮНЕСКО (ООН), Світове агентство з транснаціональної освіти, Європейську асоціацію міжнародного освіти та інші відповідні організації Ради Європи, ЄС. Національні органи управління освітою і наукою — це, по-перше, державні органи загальної та спеціальної компетенції, а, по-друге, — громадські організації, збори, з'їзди. На з'їздах представників певної спеціальності затверджуються професійні освітні стандарти тощо1.\nУправління відношеннями ТЗ/ПМ і СЕЗ/ТЗ — це, як зазначалося вище, рівень національного управління, суб'єктом якого, наприклад, в Україні, мають виступати КМУ, Міністерство освіти і науки. Управління відношенням ОЗ/ СЕЗ — рівень управління вищим навчальним закладом, а ПЗ/ОЗ — самоуправління на рівні трудового колективу навчального закладу.\nПід кожну дію, зазначену у Концепції, ми готові надати методику, тобто довести концепцію до технологічно-методичного рівня. Таким чином, під цю концепцію можемо розробити повне організаційне забезпечення, яке за системним аналізом, описується шістьма параметрами: "що", "хто", "де", "коли", "як" і "скільки". "Що" — це перелік вище перерахованих етапів механізму управління; "хто" — відповідний суб'єкт управління, організація-виконавець, координатор робіт; "як" — відповідна методика; "де" — місце виконання відповідних робіт (наприклад, місцем створення Банку знань може бути ВОІВ); "коли" — строки і "скільки" — вартість здійснення управління проектом, концепція якого викладається.\nНаведена концепція управління освітою — це не тільки шлях до формування європейського (світового) простору знань, реалізації побудови інноваційної економіки, так званого інформаційного суспільства (можливо, світового панування — хто володіє інформацією — володіє світом), а й забезпечення управлінням розвитку науки (як світової так і національної). З концепції випливає, зокрема, що основними завданнями управління освітою є спрямування наукових досліджень на вирішення проблеми максимізації ККД науки шляхом залучення всіх знань у навчальний процес. За цією концепцією має створюватися Банк знань. Наявність такого банку дасть змогу виявляти дійсну новизну наукової тематики на стадії її планування, виключати неконтрольоване дублювання розробок, пов'язувати "вихід" науки (наукових результатів) із "входом" освіти (залучати результати розробок у національні, міждержавні освітні стандарти). Крім цих функцій, пов'язаних з підвищенням ефективності управління наукою, зокрема вдосконаленням "виходу" науки, слід також побудувати її ефективний "вхід." Для цього необхідно спрямувати наукові дослідження на вирішення дійсних, а не надуманих проблем ("ще" не проблем, "вже" не проблем, "ніколи" не проблем) Механізми такого управління мають бути спрямовані на вирішення проблем бюрократизації науки. З технології управління наукою повинні випливати об'єктивно необхідні (суспільно корисні) функції НАН України, інших академій, як державних, так і громадських наукових організацій, ВАК, Міністерства освіти і науки, міністерств і відомств, які відповідають (у всякому разі повинні відповідати) за розвиток галузевої науки і аж до первинних ланок — НДІ, творчих колективів.\nРЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАПРОВАДЖЕННЯ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ХРИСТИЯНСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ\nУ доповіді Юлії Тимошенко на засіданні українського парламенту в лютому 2005 р. зазначалося, що віра — в людей, в Бога — є складовою матеріальних успіхів, підкреслювалась необхідність перегляду статусу духовної освіти\n▪ Критерії оцінки державно-політичних рішень - Реферат - 28 Стр.\n▪ Особливості зловживань правом у сфері регуляторної політики - Реферат - 13 Стр.\n▪ Планування діяльності з підготовки регуляторних актів та вироблення їх концепцій - Реферат - 17 Стр.\n▪ Погодження проектів регуляторних актів та експертний висновок щодо їх регуляторного впливу - Реферат - 20 Стр.\n▪ Правове забезпечення новітніх інформаційних технологій у здійсненні регуляторної політики - Реферат - 16 Стр.\n▪ Співвідношення державного управління, політики і права та механізм їх взаємодії - Реферат - 13 Стр.\n▪ Сутність і види державної політики - Реферат - 13 Стр.


Автобуси Чеське Будейовице - Прага: ціни та розклад рейсів, купити квитки онлайн\nАвтобуси Чеське Будейовице – Прага\nАвтобуси Чеське Будейовице - Прага\nКупити квитки на автобус Чеське Будейовице - Прага: де і як замовити автобусні квитки в Чеську Республіку, вартість самостійної поїздки в Прага. Розклад руху автобусів на маршруті. Список рейсів з Чеське Будейовице в Прага і назад, найближчі рейси сьогодні. Дістатися в Прага дешево і без важких нічних переїздів, відгуки пасажирів про поїздку.\nПоказати всі рейси Чеське Будейовице-Прага\nЯк з Чеське Будейовице швидко доїхати до центру Прага в 2019 році. Маршрути прямування рейсових автобусів на карті з зупинками. Звідки відправляються автобуси з Чеське Будейовице і куди прибувають до Прага. Час в дорозі на автобусі: скільки годин їхати до Чеську Республіку, відстань у кілометрах.\nПопулярні рейси з Чеське Будейовице\nЧеське Будейовице → Львів


Дошка оголошень Коженики: безкоштовні оголошення у Кожениках ᐉ TORG.ZONE\nОбъявления у Кожениках\nГоловні рубрики у Кожениках\nСервіс оголошень міста Коженики.\nОголошення Коженики на TORG.ZONE - тут ви можете купити або продати все, що завгодно! Натиснувши на кнопку Подати оголошення безкоштовно, ви зможете легко і швидко розмістити оголошення в наступних категоріях: вакансії, продаж авто, нерухомість, побутова техніка і електроніка, одяг та в багатьох інших. Все це абсолютно безкоштовно в оголошеннях TORG.ZONE Коженики.\nЗа допомогою сайту оголошень TORG.ZONE Коженики ви зможете купити або продати з рук в руки практично все, що завгодно.\nПопулярні питання по дошці оголошень Коженики\nНа дошці безкоштовних оголошень TORG.ZONE Коженики можна подати безкоштовно необмежену кількість пропозицій


США звинуватили Китай у поставках ракетних технологій Північній Кореї - Korrespondent.net\nСША звинуватили Китай у поставках ракетних технологій Північній Кореї\n24 квітня 2012, 07:20\nБілий дім вимагає від Китаю не поставляти КНДР ракетні технології\nПро це заявив прес-секретар Білого дому Джей Карні.\n"Повинен сказати, що ми висунули китайському уряду звинувачення, що є частиною наших консультацій, дуже тісних консультацій щодо Північної Кореї", - сказав він, коментуючи повідомлення про те, що Китай поставив Пхеньяну частини самохідних ракетних установок.\nДана проблема виникла після того, як на військовому параді в Пхеньяні 15 квітня було продемонстровано самохідні пускові установки для нових північнокорейських ракет середньої дальності. Експерти визначили, що ці установки спроектовані або ж зроблені китайською компанією Саньцзян в провінції Хубей.\nКарні також зазначив, що "США продовжать працювати зі світовим співтовариством, включаючи Китай, над посиленням санкцій щодо КНДР у питаннях її ракетних і ядерних програм".\nНагадаємо, ситуація навколо КНДР загострилася після невдалого запуску північнокорейської ракети з метеорологічним супутником. Захід звинуватив Пхеньян у порушеннях резолюцій ООН, а також у спробі замаскувати випробування балістичних технологій під мирне освоєння космосу. У відповідь на критику КНДР розірвала домовленості про припинення ракетних і ядерних випробувань. При цьому США заявили, що можуть прийняти будь-які заходи у випадку, якщо КНДР здійснить третій ядерний вибух.\nМинулого тижня президент Південної Кореї Лі Мен Бак повідомив про витрати Пхеньяна на святкування сторіччя Кім Ір Сена. КНДР розцінила це як образу і зажадала від Сеула перепрошень, інакше погрожуючи підірвати місто. Крім того, представники військового керівництва Північної Кореї заявили про намір незабаром почати "спецоперацію" проти південнокорейського лідера.\nТЕГИ: США, Китай, КНДР, озброєння


Як вирішувати завдання на роботі |ЯкПросто\nБудь стикається з вирішенням робочих завдань, але не кожен може грамотно їх вирішити. Складіть чіткий план знаходження рішення, і ви досягнете найкращого результату.\n- Поставлена задача\n- Бажання її вирішити\nСпочатку розробіть для себе систему ранжирування завдань за рівнем важливості. При отриманні завдання візьміть собі за правило відразу визначати її важливість: першорядна, висока, звичайна. До виконання першорядних завдань приступайте негайно, інші можна відкласти, але обов’язково поставте собі термін їх виконання. Якщо ви ведете календар завдань у пошті, то там ще просто. Можна, наприклад, ставити нагадування або маркувати завдання різнокольоровими прапорцями.\nБудь-яку задачу, починаючи від складної і закінчуючи самою простою, можна розділити на підзадачі. Тоді рішення дасться легше. Закінчуючи будь-який етап виконання завдання, покажіть досягнуті результати керівництву. Порадьтеся, чи в правильному напрямі ви рухаєтеся, можливо, курс варто змінити. Якщо завдання ставите ви собі самі і радитися з керівництвом не потрібно — тим простіше. Але не забувайте про самоконтроль і терміни — це дві найважливіші складові, що визначають успіх вирішення робочих завдань.\nЯкщо завдання настільки складна, що вимагає залучення працівників інших спеціальностей, не соромтеся говорити про це керівництву. Не варто брати на себе завдання, впоратися з якою ви однозначно не зможете своїми силами. Краще грамотно аргументувати начальству, чому ви вважаєте, що вам може знадобитися допомога інших співробітників.\nНе соромтеся звернутися за порадою до більш досвідченим співробітникам.


Англія послаблює карантин з 8 березня, до 21 червня хоче скасувати всі обмеження | Новини України і Великобританії\nдодому Новини Великобританії Англія послаблює карантин з 8 березня, до 21 червня хоче скасувати всі...\nАнглія послаблює карантин з 8 березня, до 21 червня хоче скасувати всі обмеження\nБританський прем’єр-міністр Борис Джонсон офіційно представив “дорожню карту” ослаблення карантину в Англії, яка передбачає чотири етапи. Про це повідомляє ВВС.\nДжонсон заявив, що його дорожня карта “обережна, але безповоротна”. Між кожним з чотирьох етапів буде не менше п’яти тижнів.\nПерший етап розпочнеться 8 березня: з цього дня відновиться очне навчання в школах і вищих навчальних закладах. Також відновлять роботу всі дитячі клуби і додаткові заняття. Крім того, жителі будинків для літніх людей зможуть приймати по одному гостю. З 29 березня в рамках цього ж етапу заплановано відкриття спортивних споруд, таких як тенісні або баскетбольні майданчики і відкриті басейни. Люди більше не будуть зобов’язані залишатися вдома, але, якщо можуть, вони мають працювати вдома.\nНа другому етапі з 12 квітня відкриються другорядні роздрібні магазини, перукарні і манікюрні салони. З цього дня в Англії не буде комендантської години, і не буде вимоги, щоб алкоголь супроводжувався “повноцінною їжею”. Паби та ресторани зможуть обслуговувати людей на відкритому повітрі. Третій етап почнеться не раніше 17 травня.\n“Більшість обмежень на відкритому повітрі буде скасовано за умови обмеження груп до 30 осіб. Ми також знову відкриємо паби і ресторани в приміщенні, а також кінотеатри, театри, спортивні стадіони і деякі інші установи”, – сказав Джонсон.\nЧетвертий етап ослаблення обмежень відбудеться не раніше 21 червня, коли всі законодавчі обмеження на соціальні контакти, включаючи весілля, будуть зняті.\n“Ми відкриємо все, навіть нічні клуби”, – сказав Джонсон, додавши, що сподівається зняти обмеження на масштабні заходи та вистави, “потенційно використовуючи тестування для зниження ризику зараження”.\nРаніше Борис Джонсон висловив надію, що нинішній локдаун стане останнім, але попередив, що він не може дати гарантій для швидкого повернення до звичайного життя.\n21 лютого британський уряд оголосив про прискорені плани вакцинації від коронавірусу, які передбачають, що всі дорослі отримають першу дозу до 31 липня – на місяць раніше, ніж було заплановано.\nпопередня статтяКоронавірус у Великобританії: діти у небезпеці


ТЕРМОРЕГУЛЯТОРИ ДЛЯ ТЕПЛОЇ ПІДЛОГИ в Одесі від компанії "VseVDom".\nЕфективність вашої теплої підлоги залежить від терморегулятора. Для різних вимог до комфорту існують різні рішення, тому асортимент terneo представлений великою кількістю моделей. Їх можна розділити на наступні види:\n• механічні - такі пристрої мають дуже просту конструкцію і надійну схемотехніку. Завдяки цьому їх ціна значно нижче інших категорій. Моделі з механічним управлінням часто застосовують у приміщеннях, де потрібно постійно підтримувати одну і ту ж температуру.\n• цифрові - мають цифровий екран, який відображає температуру і різну системну інформацію. Керування їх роботою здійснюється кнопками. Цифровими моделями також досить легко користуватися, і вони ідеально підійдуть для місць, де потрібно постійно підтримувати один і той же рівень температури.\n• програмовані - відрізняються від попереднього виду більш високою енергоефективністю, оскільки дозволяють включати обігрів згідно з визначеним графіком. Ціна терморегуляторів для теплої підлоги з можливістю програмування роботи вище механічних і цифрових. Але вони забезпечують оптимальне споживання енергії, дозволяючи вам заощаджувати на комунальних платежах. Тому ви зможете швидко окупити таку інвестицію.\n• Wi-Fi програмовані - завдяки вбудованому Wi-Fi модулем, їх можна підключати до домашньої мережі і керувати роботою з допомогою смартфона або комп'ютера. Такі моделі оснащені безліччю функцій, які допомагають економити електричну енергію, підтримуючи при цьому постійний рівень комфорту. Вони ведуть статистику використання електрики, надаючи вам можливість максимально оптимізувати його споживання.\nДатчики температури для терморегуляторів Terneo6\nТерморегулятор антизледеніння і сніготанення terneo sneg\nЦифровий датчик температури terneo D18-3\nЦифровий датчик температури terneo D18-4 в термоусадке\nЦифровий датчик температури terneo R10-3\nЦифровий датчик температури terneo R10-4\nЗахисна гофро-труба для монтажу температурного датчика від термостата\nТерморегулятор для теплої підлоги DEVIreg™ 530\nТерморегулятор для теплої підлоги DEVIreg™ 130\nТерморегулятор для теплої підлоги DEVIreg™ Touch\nТерморегулятор для теплої підлоги DEVIreg™ Smart\nТерморегулятор для теплої підлоги DEVIreg™ ECtemp Next Plus\nТерморегулятор для теплої підлоги Mycond TOUCH\nТерморегулятор для теплої підлоги Mycond WIRELESS TOUCH\nТерморегулятор для теплої підлоги Mycond ELITE


засідання - Новини - Каталог статей - СІЛЬСЬКІ НОВИНИ\nМинулого вівторка під головуванням Віктора Калаура відбулася позачергова сесія районної ради. На засідання окрім депутатів та керівників виконавчої влади, місцевих органів самоврядування, організацій, установ, відділів РДА прибули заступник голови ОДА Р.Чабановський, представники ВО «Свобода», фермери, підприємці з Артемівки, Козачого, Никонорівки, Розпашного, Лозуватки та жителі інших районів області. Правопорядок охороняли міліціонери райвідділу УМВС. Насамперед вшанували хвилиною мовчання загиблих у зоні АТО українських вояків та мирних жителів. Перед розглядом порядку денного В.Калаур повідомив про створення у районній раді депутатської групи «Європейський вибір», до якої увійшли В.Мартиненко, С.Кравченко, О.Порохня, С.Петренко, Т.Малахова. Тому депутати проголосували за включення до складу президії районної ради уповноваженого від цієї групи В.Мартиненка. Надалі депутати одноголосно внесли зміни до програми економічного та соціального розвитку Чутівщини та районного бюджету. Зокрема, виділили для придбання матеріалів та ремонту свердловини ЦРЛ 125 тис. грн. Також з перевиконання доходної частини бюджету направили кошти на безоплатний і пільговий відпуск лікарських засобів окремим групам населення, виконання програми пожежної безпеки тощо. Затвердили народні обранці і зміни у межах кошторисних призначень розпорядників бюджетних асигнувань. Так, спеціалісти відділу освіти задля повноцінного функціонування шкіл здійснили перерахунки у межах кошторису, а зекономлені кошти запланували використати на оплату за спожитий газ у листопаді та грудні. Відповідні перерахування зробили й у відділі культури РДА. Внесли зміни до комплексної програми забезпечення заходів мобілізації, оборони та призову на військову службу до ЗСУ на 2014-2016 роки. Відтак, відповідальним виконавцем програми окрім військкомату є і райдержадміністрація. Порушували на засіданні майнові питання. Депутати надали дозвіл ЦРЛ на капремонт артезіанської свердловини та ухвалили рішення про оренду військкоматом приміщення. Наостанок присутні заслухали звернення до депутатів начальника відділу освіти РДА М.Павленко щодо упередженого до неї ставлення голови РДА Л.Володькіної та численні перевірки очолюваного нею відділу в напружений і відповідальний час підготовки шкіл до початку навчального року. Через хворобу керівник освітянської галузі не змогла прибути на засідання. Тож зачитала лист керуюча справами районної ради В.Гайдук. Депутати інформацію взяли до відома. Свою позицію з приводу конфліктної ситуації висловив і колишній голова РДА, фермер М.Хворост. По закінченні сесії дебати довго не втихали. Довелось навіть міліції втрутитися у конфлікт.\nПереглядів: 143 | Коментарі: 4 | Рейтинг: 0.0/0\n4 Чутівець земляку (16.09.2014 02:01)\nТи менше по бендеряцьким і канадійським сайтам лазь, даун!!!)))) з таким успіхом ти скоро уніатом станеш і історію своіх дідів і прадідів під " лалала" викинеш на смітник.... Тебе в подальшому житті чекає багато розчарувань, тому що сила в правді і правда завжди перемагає.... А ти поклоняйся упиреві бандерлогу і Шухевичу та не так явно, бо простих украінців вже починає потроху діставати бендеряцький безлад в нашій державі... Скоро буде дебела отвєтка... Миль жопу, зємєля- бандерлог...\n3 Земляк (09.09.2014 23:08)\n2 Чутівець (07.09.2014 22:45)\nА європейський вибір це хіба не сепаратизм???????????????????????? Хочуть бендеряки наші чутівські нашу Україну під поляцюру і ганса положити за просто так??????????????????? Не вийде в гнид ополяченообендерячених нічого..... Прийде час, понесуть відповідальність за все сеппартяги омріяноєвродупі.....\n1 Чутівець (07.09.2014 22:40)\nТа задрали вже ці бендеряки тупорилі зі " свободи "!!!!!! Це ж треба так намагатися обендерячити населення Чутівщини !!!! Аж противно.... Прийде час то погонимо цих бендеряцьких гнид у резервацію під Польщу поближче до їхнього польського пана.... Кляті правнуки замерзлих німецьких мотоциклістів....


У Рівному залишилися більше 11 мільйонів боргів з минулого року | ВСЕ - сайт чесних новин\nУ Рівному залишилися більше 11 мільйонів боргів з минулого року Опубліковано vse.rv.ua Втр, 24/02/2015 - 14:45 У порівнянні з 2013 роком доходи до бюджету міста збільшилися на понад 2%. Про це під час засідання Рівненського міськвиконкому повідомив начальник управління бюджету і фінансів Віктор Шульга.\n- Варто зазначити, що у нас були борги з минулого року 13,2 мільнони гривень. Наразі з них 11,9 мільйонів гривень залишається непроплаченим, - повідомив Віктор Шульга.\nМер Рівного Володимир Хомко додав, що він навіть припустити боїться, як Рівне має прожити цей рік.\n- Адже долар вже перетнув позначку більше 30 гривень. Я такого не памятаю, щоб колись було. Боюся припустити, що буде далі. Адже нам не збільшують бюджет, - обурився Володимир Хомко.\nКлючові слова: міськвиконком засідання борги 277 переглядів


Запоріжцям презентували виставу одразу двома мовами - Телеканал Z\nЗапоріжцям презентували виставу одразу двома мовами\nГоловна / Головне / Запоріжцям презентували виставу одразу двома мовами\nНинішній рік для нашого міста ювілейний. Цьогорік виповнюється 175 років з дня перебування Тараса Шевченка на Запоріжжі. До цієї дати актори театру-студії “Пігмаліон” презентували двомовну драматичну виставу “Сон Шевченка”. Головні герої говорять двома мовами – українською та польською. В основі вистави – зворушлива історія кохання молодого поета та польки Ядвіги Гусиковської.\nВистава “Сон Шевченка” створена за мотивами фільму Володимира Денисенка “Сон”. У головній ролі вистави — режисер, співзасновник театру-студії “Пігмаліон” Богдан Самойлов. Каже: роль Тараса Шевченка далася йому дуже легко. Бо добре пам’ятає, як ще в дитинстві вчив вірші Великого Кобзаря.\nГотували прем’єру 2 місяці. В аматорському театрі “Пігмаліон” поки що 8 акторів. Серед них і журналістка телеканалу “Зет” Анна Кулькова. Вона ж і сценаристка. В порівнянні зі сценарієм фільму вона доопрацювала його і для вистави. Деякі епізоди прибрала, а кількох персонажів навпаки – додала. Для цього знадобився тиждень.\nУ виставі у Анни Кулькової дві ролі – української дівчини та коханої поета – польки Ядвіги Гусиковської. Друга — головна. Анна зізнається, що польська культура їй дуже близька, оскільки її прабабця була полькою. Зараз дівчина активно вивчає навіть польську мову. Нею ж вільно спілкується і у виставі.\nПо завершенні вистави глядачі мали можливість взяти участь в майстер-класах з акторської майстерності та ораторського мистецтва. Всі охочі дізналися секрети дикції, артикуляції, володіння голосом та вчилися виступати публічно.\nПонад 1000 запоріжців занедужали на COVID-19 за добу


Якщо не Starbucks, тоді Pellini - Franchising.ua - франчайзинг, франшиза\nЯкщо не Starbucks, тоді Pellini\nЩе один іноземний бренд планує в Україні мережу кав’ярень по франчайзингу\nКомпанія Pellini, яка входить у п'ятірку лідерів італійського ринку кави, планує розвивати в Україні мережу кав'ярень. Про це повідомив офіційний імпортер торговельної марки в Україні, Торговий дім Gocce del gusto. Заклади працюватимуть у трьох форматах: Bisness, TOP та VIP. До кінця року компанія планує відкрити три власні кав'ярні, які презентуватимуть всі вище вказані формати. За словами представника в Україні, зараз ведуться переговори з потенційними франчайзі, які мають намір відкрити в нашій державі до 50 закладів під ТМ Pellini. В залежності від особливостей оформлення, розмір інвестицій, необхідних для відкриття кав'ярні, становитиме до $80 тис.\nРозвиток франчайзингової мережі кав'ярень має важливе стратегічне значення для збільшення обсягів продажу продукції Pellini в Україні. Церез власні та партнерські заклади компанія планує реалізовувати до 50% всієї кави. Крім цього, завдяки наявності цих інструментів, Торговий дім Gocce del gusto хоче збільшити річний збут продукції з 6 тон в рік в 2011 році до 30 тон в 2012.\nPellini - не перший іноземний бренд, що замахнувся на розвиток мережі кав'ярень по франчайзингу на вітчизняному ринку. Досі подібні намагання закінчувалися невдачами. Так, в 2010 році в нашій країні припинила роботу латвійська мережа кав'ярень Double Coffee, що володіла на той момент в Україні десятьма власними і трьома франчайзинговими закладами. Згодом діяльність була відновлена за ініціативою українського підприємця, який повністю узяв на себе відповідальність за розвиток мережі. Інша компанія австралійського походження, Gloria Jean's Coffee, змушена була припинити діяльність власних закладів через складність дотримання стандартів бренду на території Україні. Що стосується Starbucks, то на нього українці чекають ще з 2009 року, коли газета "Коммерсант Украина" пообіцяла його пошановувачам відкриття кав'ярень на території України. Проте ні тоді, ні після нової хвилі сподівань, спричиненої появою в 2011 році сторінки Starbucks Ukraine в соціальній мережі Facebook, компанія подібні наміри не підтвердила. Чи стане Pellini успішним кавовим франчайзером? Як вітчизняний ринок зреагує на нову пропозицію, побачимо згодом!


Алекса́ндер Квасневський, або Олександр Квасневський (пол. Aleksander Kwaśniewski; нар. 15 листопада 1954(19541115), Бялогард) — польський державний і політичний діяч, президент Польщі у 1995–2005 (переобраний у 2000).\nПрезидент Польщі (Третя Річ Посполита)\n15 листопада 1954(1954-11-15) (64 роки)\nОбраний президентом у 1995 році. Переобраний у 2000 році у першому турі.\nПід час президентської кампанії 1995 року основними гаслами Квасневського були: «Вибираємо майбутнє» (Wybierzmy przyszlosc) та «Польща для всіх» (Wspolna Polska). У другому турі Квасневський набрав 51,7 % голосів проти 48,3 % у Леха Валенси, екс-лідера «Солідарності». Інавгурація Квасневського відбулася 23 грудня 1995 року.\nКурс економічної політики Квасневського — ринкова демократія, вступ до ЄС та НАТО, приватизація державного майна.\n16 липня 1997 року була схвалена на референдумі нова конституція Польщі, яка викликала суперечки серед багатьох політичних сил Польщі.\nПісля саміту у Мадриді у 1997 році та саміту у Вашингтоні Польща, Чехія та Угорщина вступили до НАТО, а 1 травня 2004 року — до Європейського Союзу.\nДіяльність після 2007Редагувати\nОтримано з https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Александр_Квасневський&oldid=25213020\nОстаннє редагування: 22 травня 2019, 04:38


Зеленський закликав МЗС та Генпрокуратуру терміново зайнятися питанням повернення на батьківщину нацгвардійця Віталія Марківа | Новини України і Греції\nдодому Новини України Зеленський закликав МЗС та Генпрокуратуру терміново зайнятися питанням повернення на батьківщину нацгвардійця...\nЗеленський закликав МЗС та Генпрокуратуру терміново зайнятися питанням повернення на батьківщину нацгвардійця Віталія Марківа\nПрезидент Володимир Зеленський закликав МЗС та Генпрокуратуру терміново зайнятися питанням повернення на батьківщину нацгвардійця Віталія Марківа. В Італії його засудили до 24 років ув’язнення.\nГлава держави також доручив українським дипломатам в Італії постійно бути на зв’язку з ветераном, про це пише прес-служба президента.\nНацгвардійця звинуватили у причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Роккеллі на Донбасі у 2014 році.\n“Прошу забути про політичні розбіжності між новою владою та незміненими керівниками цих відомств і докласти максимум зусиль для видачі Україні колишнього бійця батальйону Нацгвардії імені Кульчицького Віталія Марківа”, – заявив президент.\nМіністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що це рішення італійського суду українська сторона буде оскаржувати.\n“24 роки Віталію Марківу – несправедливе й ганебне рішення італійського суду. Будемо боротися далі!” – написав глава МВС.\nАваков наголосив, що Віталій Марків і держава Україна не винні в загибелі італійського репортера Андреа Роккеллі. Італієць “став жертвою агресивної Росії, яка розв’язала у Слов’янську війну на Донбасі”.\nпопередня статтяКіріакос Міцотакіс зізнався, що він незадоволений невеликим числом жінок в кабінеті\nнаступна статтяКраїни-члени Європейського Союзу схвалили санкції проти Туреччини


В районі хутора Лісового Смілянського району, під час проведення земляних робіт на колишньому цегляному заводі, були знайдені залишки стародавньої печі.\nПро це повідомляють в обласному краєзнавчому музеї.\nКажуть, залишки печі мали підпрямокутну форму з підковоподібною задньою стінкою. Піч була викладена з цегли, ймовірно, "насухо", без застосування розчину. Була частково врізана в материкову глину. Мала висоту 0,7м , ширину 1,5 м довжину 2 м.\nВ заповненні печі було багато грунту з вуглинками та фрагменти кухонного і столового посуду, серед них – розвал поливяної миски та опуклобокого горщика з ручкою. Крім того, були знайдені два металевих ножі, один з кістяною, а інший з латунною ручками, залізну підкову та округлий предмет з гачком, що нагадує кришку чи заслону, фрагменти пласкої посудини синього скла, фрагмент фаянсової посудинки з малюнком.\n«Після промивки і обробки вдалося зібрати пʼять різних форм кухонного посуду. Поливяна миска з мальованим фляндрованим орнаментом може слугувати хронологічним маркером. Керамічний посуд можна датувати другою половиною XVIII століття», – розповідають в краєзнавчому музеї області.\nІ уточнюють, окрім вуличної печі для приготування їжі за двадцять метрів від неї була відкрита піч, що використовувалася, ймовірно, для випалювання цегли кустарним способом. Піч витягнута, двокамерна, камери розташовані одна над іншою. Нижня, більша за розміром, була заповнена попілом та фрагментами цегли у незначній кількості. У верхній знайдена цегла жовтого кольору.Стінки печі були обмазані глинистою масою, що після опалення стала схожа за структурою на шлак. Цей випалювальний пристрій потребує подальшого вивчення та музеєфікації.\nПісля обробки та реставрації експонати поповнять фонди обласного краєзнавчого музею.


Проблема корупції в Україні перебільшена - Гройсман - Korrespondent.net\nКорреспондент.net, 12 січня 2018, 12:55\nГройсман прокоментував ситуацію з корупцією в Україні\nПрем'єр розповів про успішну боротьбу з корупцією.\n"Багато наших ворогів зацікавлені в дестабілізації України, і вони завжди висувають проблему корупції в нашій країні. Вони постійно повторюють, що корупція дуже поширена... І я вважаю, що це перебільшено", - сказав Гройсман.\nНа його думку, корупцію в багатьох сферах вдалося перемогти, але недоброзичливці продовжують мусувати цю тему, створюючи негативний фон навколо України.\nКрім того, одним із найважливіших етапів боротьби з корупцією прем'єр назвав успішну приватизацію.\nНагадаємо, в оточенні канцлера Німеччини Ангели Меркель нещодавно заявили, що в Україні "нестримна корупція" починається з керівництва країни.\nТЕГИ: бюджет, коррупция, премьер-министр\nЛавров: РФ втратить Україну, якщо визнає "ЛДНР"1675\nСюжетСтворення ПЦУ: реакція світової преси та соцмереж1642\nГройсман відповів на слова Лаврова про провокації1044