PAKIET NR 1 (str. 1 10): - PDF\nDownload "PAKIET NR 1 (str. 1 10):"\n1 Załącznik nr 1 do SIWZ nr PN-114/14/TM Pakiet nr 1 i nr 2 PAKIET NR 1 (str. 1 10): 1. Kardiomonitor kompaktowy ilość: 50 szt. ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Nazwa własna Oferowany model Producent Kraj pochodzenia Rok produkcji Lp. Opis parametrów wymaganych 1 KARDIOMONITOR KOMPAKTOWY Zasilanie: Sieciowe 230V Możliwość automatycznego ładowania akumulatora z sieci Alarmy stanu rozładowania Czas pracy przy zasilaniu akumulatorowym min. 3,5 godz. Łatwa wymiana akumulatora przez użytkownika Rok produkcji: 2014 EKG Wartość lub zakres parametrów wymaganych Wartość lub zakres parametrów oferowanych 2 Odprowadzenia EKG: 3,5 lub Monitorowanie 12 odprowadzeń EKG przy jednoczesnym zastosowaniu 2 przewodów 5- odprowadzeniowych (w zestawie) Szybkość przesuwu krzywej EKG:6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s 5 6 Wzmocnienie przebiegu EKG: x0.25, 0.5, 1, 2, 4, AUTO Zakres pomiaru akcji serca: Dorośli: min. 15~300 bpm Dzieci/Noworodki: min. 15~350 bpm 7 Rozdzielczość: 1 ud/min 8 Dokładność pomiaru akcji serca: +/-1 ud/min lub 1% w zależności co większe. 9 Tryb pracy: Diagnoza, Monitorowanie, Operacja 10 Odcinek ST: -2.0mV ~ +2.0mV 11 Analiza arytmii: min. 13 rodzajów zaburzeń arytmii 12 Wykrywanie stymulatora, odporność na zakłócenia elektrochirurgiczne 1\n2 13 Analiza oraz diagnoza przebiegu EKG 14 Alarmy: wizualny oraz dźwiękowy, przywoływanie zdarzeń alarmowych Możliwość ustawienia granic alarmowych HR ( górnych i dolnych) w 3 zakresach alarmowych. Dostęp do 6 ustawień alarmowych Możliwość min. 4 stopniowego zawieszania alarmów: 1min., 2min.,3 min., 10 min. NIBP 17 Oscylometryczna metoda pomiaru 18 Zakres ciśnienia: min mmhg 19 Dokładność pomiaru: +/-5mmHg 20 Zakres pulsu z NIBP: min bpm 21 Możliwość pomiaru ciągłego Możliwość pomiaru u różnych grup wiekowych od noworodka do dorosłego Możliwość automatycznego cyklu pomiarowego z regulowanym interwałem czasowym min. od 1 do 480 minut Możliwość ustawienia granic alarmowych ( górnych i dolnych) ciśnienia skurczowego, rozkurczowego oraz średniego w 3 zakresach alarmowych. Dostęp do 6 ustawień alarmowych na każdy parametr SpO 2 25 Metoda pomiaru 26 Zakres pomiaru: min % 27 Dokładność pomiaru +/- 2 bpm 28 Sposób wyświetlania w postaci krzywej dynamicznej oraz cyfrowej 29 Alarmy 30 Zakres pulsu: min bpm 31 Możliwość ustawienia granic alarmowych saturacji oraz PR ( górnych i dolnych) w 3 zakresach alarmowych. Dostęp do 6 ustawień alarmowych na każdy parametr RESPIRACJA 32 Metoda pomiaru impedancyjna 33 Zakres pomiaru: min odd./min. 34 Dokładność pomiaru: +/- 2 rpm 35 Sposób wyświetlania- w postaci krzywej dynamicznej oraz wartości cyfrowej 2\n3 36 Alarmy bezdechu w granicy sekund 37 Możliwość ustawienia granic alarmowych respiracji ( górnych i dolnych) w 3 zakresach alarmowych. Dostęp do 6 ustawień alarmowych EKRAN 38 Typ: TFT min Wysoka rozdzielczość monitora min. 800x600 dpi Możliwość wyświetlania jednocześnie min. 4 krzywych Wyświetlane krzywe podać Dane wyświetlane cyfrowo: - częstość akcji serca - średnie ciśnienie tętnicze - ciśnienie skurczowe - ciśnienie rozkurczowe - wartość saturacji - wartość respiracji Możliwość programowej dezaktywacji poszczególnych modułów pomiarowych TRENDY Pamięć trendu min 120 godz. 45 Pamięć dla wszystkich mierzonych parametrów WARUNKI PRACY 46 Temperatura pracy INNE PARAMETRY 47 Waga: max 5 kg 48 Klasa szczelności min. IPX1 49 Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych pacjenta: nazwisko, płeć, nr identyfikacyjny 50 Monitor wyposażony w 2 gniazda EKG 51 Osłona suwakowa zabezpieczająca gniazdo NIBP przed dostaniem się zanieczyszczeń do środka kardiomonitora. 52 Co najmniej 3 stopniowy system alarmów - alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów z możliwością wyciszenia i zmian granic alarmowych dla każdego parametru. Pamięć zdarzeń alarmowych wraz z czasem ich wystąpienia i opisem co najmniej 50 pozycji wraz z wycinkiem krzywej, która wywołała alarm. 53 Menu w języku polskim Monitor wyposażony w wyjście do podłączenia monitora kopiującego Łatwa obsługa za pomocą pokrętła nawigacyjnego oraz ekranu dotykowego WYPOSAŻENIE 3\n4 Akcesoria (dla 1 kardiomonitora): - mankiet dla dorosłych do pomiaru NIBP - wąż NIBP - kabel EKG 5-odprowadzeniowy - wielorazowy czujnik SPO2 typu klips WYPOSAŻENIE DODATKOWE - podstawa jezdna z hamulcem i koszykiem na akcesoria (20 szt.) - uchwyt ścienny z możliwością regulacji (20 szt.) GWARANCJA I SERWIS Okres gwarancji min. 24 miesiące Gwarancja liczona od daty podpisania Protokołu odbioru po przeprowadzonym szkoleniu Wykonawca gwarantuje okres dostępności części zamiennych przez 10 lat od daty sprzedaży Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię maksymalny czas podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii do 24 godz. w dni robocze W okresie gwarancji Oferent zobowiązuje się do usunięcia usterek i wad w terminie 48 godzin licząc od czasu zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności sprowadzania części spoza granic Polski w terminie do 5 dni roboczych. Wykonawca załączy Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE i Świadectwo dopuszczające do obrotu W przypadku 3 krotnego uszkodzenia tej samej części lub podzespołu w okresie trwania gwarancji, Wykonawca wymieni uszkodzoną część lub podzespół na nowy W przypadku ogółem 5 uzasadnionych reklamacji w okresie trwania gwarancji Wykonawca wymieni aparaturę na nową Wykonawca przeszkoli pracowników Zamawiającego, na własny koszt, w zakresie używania sprzętu. Przeprowadzone szkolenie udokumentowane zostanie stosownym zaświadczeniem. Wraz ze sprzętem Wykonawca dostarczy następujące dokumenty w języku polskim: - instrukcję obsługi - książkę pracy i kontroli jakości oferowanej aparatury (Paszport techniczny) - kartę gwarancyjną - listę dostawców części zamiennych (Podać) Uwaga! Brak opisu w kolumnie 4 Wartość lub zakres parametrów oferowanych, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji aparatu.... (pełnomocny przedstawiciel Wykonawcy) 4\n5 2. Kardiomonitor modułowy ilość: 10 szt. ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Nazwa własna Oferowany model Producent Kraj pochodzenia Rok produkcji Lp. Opis parametrów wymaganych 1 KARDIOMONITOR MODUŁOWY Zasilanie: Sieciowe 230V Możliwość automatycznego ładowania akumulatora z sieci Alarmy stanu rozładowania Czas pracy przy zasilaniu akumulatorowym min. 2 godz. Rok produkcji: 2014 I. EKG 2 Odprowadzenia EKG: 3,5 lub Monitorowanie 12 odprowadzeń EKG przy zastosowaniu odpowiedniego przewodu-ekg (w zestawie) Szybkość przesuwu krzywej EKG: 6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s Wzmocnienie przebiegu EKG: min. x0.25, 0.5, 1, 2, AUTO Zakres pomiaru akcji serca: Dorośli: min. 15~300 bpm Dzieci/Noworodki: min. 15~350 bpm Wartość lub zakres parametrów wymaganych 7 Rozdzielczość: 1 ud/min Wartość lub zakres parametrów oferowanych 8 Tryb pracy: Diagnoza, Monitorowanie, Operacja 9 Odcinek ST: -2.0mV ~ +2.0mV Analiza arytmii: min. 13 rodzajów zaburzeń arytmii Wykrywanie stymulatora, odporność na zakłócenia elektrochirurgiczne 12 Analiza oraz diagnoza przebiegu EKG Alarmy: wizualny oraz dźwiękowy, przywoływanie zdarzeń alarmowych. Możliwość ustawienia granic alarmowych HR ( górnych i dolnych) w 3 zakresach alarmowych. Dostęp do 6 ustawień alarmowych Możliwość min. 4 stopniowego zawieszania alarmów: 1min., 2min.,3 min., 10 min. II. NIBP 16 Oscylometryczna metoda pomiaru 17 Zakres ciśnienia: min mmhg 18 Dokładność pomiaru: +/-5mmHg 5\n6 19 Zakres pulsu z NIBP: min bpm 20 Możliwość pomiaru ciągłego Możliwość pomiaru u różnych grup wiekowych od noworodka do dorosłego Możliwość automatycznego cyklu pomiarowego z regulowanym interwałem czasowym min. od 1 do 480 minut Możliwość ustawienia granic alarmowych (górnych i dolnych) ciśnienia skurczowego, rozkurczowego oraz średniego w 3 zakresach alarmowych. Dostęp do 6 ustawień alarmowych na każdy parametr III. SpO 2 24 Metoda pomiaru 25 Zakres pomiaru: min % 26 Sposób wyświetlania w postaci krzywej dynamicznej oraz cyfrowej 27 Zakres pulsu: min bpm 28 Dokładność pomiaru +/- 1 bpm 29 Możliwość ustawienia granic alarmowych saturacji oraz PR ( górnych i dolnych) w 3 zakresach alarmowych. Dostęp do 6 ustawień alarmowych na każdy parametr IV. TEMPERATURA 30 Zakres pomiaru: min C 31 Dokładność pomiaru: +/- 0,1 C 32 Rozdzielczość pomiaru: +/- 0,1 C 33 Sposób wyświetlania - wartości cyfrowe 34 Wyświetlanie różnicy temperatur V. RESPIRACJA 35 Metoda pomiaru impedancyjna 36 Zakres pomiaru: min odd./min. 37 Dokładność pomiaru: +/- 1 rpm 38 Sposób wyświetlania- w postaci krzywej dynamicznej oraz wartości cyfrowej 39 Alarmy bezdechu w granicy sekund 40 Możliwość wyboru odprowadzeń do pomiaru oddechu respiracji (bez przepinania elektrod) w celu dopasowania do różnych sposobów oddychania: szczytami płuc, przeponą, co najmniej 2 pary odprowadzeń VI. EKRAN 41 Typ: TFT min Wysoka rozdzielczość monitora min. 1280x1024 dpi 43 Możliwość wyświetlania jednocześnie min. 10 krzywych 44 Wyświetlane krzywe podać Dane wyświetlane cyfrowo: 45 - częstość akcji serca 6\n7 średnie ciśnienie tętnicze - ciśnienie skurczowe - ciśnienie rozkurczowe - wartość saturacji - wartość respiracji - temperatura 2 kanały wartość różnicowa temperatury TD Możliwość programowej dezaktywacji poszczególnych modułów pomiarowych Możliwość regulacji jasności ekranu oraz przełączenia monitora w tryb czuwania VII. TRENDY 48 Pamięć trendu min 150 godz. 49 Pamięć dla wszystkich mierzonych parametrów VIII. WARUNKI PRACY 50 Temperatura pracy IX. INNE PARAMETRY Każdy monitor wyposażony w moduł wieloparametrowy będący również monitorem 51 transportowym z ekranem dotykowym min. 4 (kostka wsuwana do ramy urządzenia ). Zasilanie w transporcie na min. 120 minut 52 Waga kompletnego monitora: max 11 kg Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania 53 danych pacjenta: nazwisko, płeć, nr identyfikacyjny, grupa krwi, waga, wzrost Pamięć wewnętrzna: -min.200 epizodów arytmii z zapisem krzywych 54 -min 200 ostatnich zdarzeń alarmowych z zapisem krzywych z okresu min.12 sekund -min grup pomiarów NIBP Monitor przygotowany do prostej rozbudowy o 55 pomiar etco2 wbudowane zarezerwowane gniazdo obsługujące technologię plug-and-play. Co najmniej 3 stopniowy system alarmów - alarmy 56 dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów z możliwością wyciszenia i zmian granic alarmowych dla każdego parametru. Oprogramowanie do obliczania leków, kalkulator 57 hemodynamiczny, wentylacji, natlenowania, parametrów nerkowych 58 Menu w języku polskim Łatwa obsługa za pomocą pokrętła nawigacyjnego oraz ekranu dotykowego wyposażonego w pasek z najczęściej używanymi funkcjami (możliwość edycji). Monitor przystosowany do pracy w standardowej sieci Ethernet (złącze RJ-45) oraz do pracy w sieci poprzez złącze RS 232, w zależności od okablowania dostępnego w danym pomieszczeniu lub bezprzewodowo Gniazda oraz porty zabezpieczone przed dostaniem się płynów-ukryte pod klapką. Min. 3 porty USB do podłączenia klawiatury i myszki; gniazdo kart SD; gniazdo synchronizacji z defibrylatorem oraz gniazdo wezwania pielęgniarki; wyjście do podłączenia monitora kopiującego 7\n8 Możliwość rozszerzenia o inne parametry monitorowane (rzut serca C.O., etco2 w strumieniu głównym oraz bocznym, 2 lub 4 kanały IBP, pomiar gazów anestetycznych, nieinwazyjny rzut serca ICG, drukarka termiczna). X. WYPOSAŻENIE Akcesoria (dla 1 kardiomonitora): - mankiet dorosłych do pomiaru NIBP - wąż NIBP - kabel EKG 5-odprowadzeniowy - wielorazowy czujnik SPO2 typu klips - czujnik temperatury powierzchniowy Podwójny moduł IBP z zestawem akcesoriów (1x kabel główny typu Abbott, 2x przetwornik jednorazowy typu Abbott) Pomiar EtCO2 w strumieniu bocznym moduł + akcesoria XI. GWARANCJA I SERWIS Okres gwarancji min. 24 miesięcy 66 Gwarancja liczona od daty podpisania Protokołu odbioru po przeprowadzonym szkoleniu Wykonawca gwarantuje okres dostępności części zamiennych przez 10 lat od daty sprzedaży Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię maksymalny czas podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii do 24 godz. w dni robocze W okresie gwarancji Oferent zobowiązuje się do usunięcia usterek i wad w terminie 48 godzin licząc od czasu zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności sprowadzania części spoza granic Polski w terminie do 5 dni roboczych. Wykonawca załączy Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE i Świadectwo dopuszczające do obrotu W przypadku 3 krotnego uszkodzenia tej samej części lub podzespołu w okresie trwania gwarancji, Wykonawca wymieni uszkodzoną część lub podzespół na nowy W przypadku ogółem 5 uzasadnionych reklamacji w okresie trwania gwarancji Wykonawca wymieni aparaturę na nową Wykonawca przeszkoli pracowników Zamawiającego, na własny koszt, w zakresie używania sprzętu. Przeprowadzone szkolenie udokumentowane zostanie stosownym zaświadczeniem. Wraz ze sprzętem Wykonawca dostarczy następujące dokumenty w języku polskim: -instrukcję obsługi -książkę pracy i kontroli jakości oferowanej aparatury (Paszport techniczny) -kartę gwarancyjną - listę dostawców części zamiennych (Podać) Uwaga! Brak opisu w kolumnie 4 Wartość lub zakres parametrów oferowanych, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji aparatu.... (pełnomocny przedstawiciel Wykonawcy) 8\n9 3. Centrala monitorująca 3 szt. ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Nazwa własna Oferowany model Producent.. Kraj pochodzenia Rok produkcji Lp. Opis parametrów wymaganych Monitor kolorowy min. 19 cali; Komputer klasy PC, 2 GB RAM, HDD 300 GB., klawiatura, myszka. Drukarka laserowa Jednoczesny podgląd min. 4 stanowisk w sieci. Możliwość podglądu do 16 lub 32 stanowisk (opcja), szybkie przełączanie między grupami stanowisk. Podgląd szczegółowy wybranego stanowiska. Możliwość rozbudowy o bezprzewodową komunikację miedzy stanowiskiem centralnym a kardiomonitorami Archiwizacja wszystkich monitorowanych parametrów min. 700 godzin zapisu full disclosure oraz min godzin trendów graficznych. Alarmy. Sygnalizacja alarmowa optyczna i akustyczna. Trzy kategorie alarmów. Automatyczny zapis informacji o alarmie do późniejszego wglądu (pamięć min zdarzeń alarmów) Dwukierunkowa komunikacja oraz kompatybilność pomiędzy stanowiskiem centralnym a kardiomonitorami. Komunikacja monitorów z centralą poprzez sieć Ethernet (złącze RJ-45),złącze RS-232. Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim. Wartość lub zakres parametrów wymaganych 9 Oprogramowanie WINDOWS Okres gwarancji min. 24 miesiące Gwarancja liczona od daty podpisania Protokołu odbioru po przeprowadzonym szkoleniu Wykonawca gwarantuje okres dostępności części zamiennych przez 10 lat od daty sprzedaży Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię maksymalny czas podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii do 24 godz. w dni robocze W okresie gwarancji Oferent zobowiązuje się do usunięcia usterek i wad w terminie 48 godzin licząc od czasu zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności sprowadzania części Wartość lub zakres parametrów oferowanych 9\n10 spoza granic Polski w terminie do 5 dni roboczych. Wykonawca załączy Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE i Świadectwo dopuszczające do obrotu W przypadku 3 krotnego uszkodzenia tej samej części lub podzespołu w okresie trwania gwarancji, Wykonawca wymieni uszkodzoną część lub podzespół na nowy W przypadku ogółem 5 uzasadnionych reklamacji w okresie trwania gwarancji Wykonawca wymieni aparaturę na nową Wykonawca przeszkoli pracowników Zamawiającego, na własny koszt, w zakresie używania sprzętu. Przeprowadzone szkolenie udokumentowane zostanie stosownym zaświadczeniem. Wraz ze sprzętem Wykonawca dostarczy następujące dokumenty w języku polskim: - instrukcję obsługi - książkę pracy i kontroli jakości oferowanej aparatury (Paszport techniczny) - kartę gwarancyjną - listę dostawców części zamiennych Kompatybilność centrali z kardiomonitorami kompaktowymi i modułowymi Uwaga! Brak opisu w kolumnie 4 Wartość lub zakres parametrów oferowanych, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji aparatu. Oświadczenie Wykonawcy: Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry. Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowana aparatura jest kompletna i będzie po zainstalowaniu gotowa do pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Pakiet nr 1 Lp. Aparatura Ilość szt. 1 Kardiomonitor kompaktowy 50 2 Kardiomonitor modułowy 10 3 Centrala monitorująca 3 RAZEM Cena jedn.netto PLN Wartość netto PLN % VAT Wartość VAT Wartość brutto (Cenę należy wyliczyć zgodnie z formułą podaną w SIWZ pkt. XIV)...., data miejscowość podpisano: (pełnomocny przedstawiciel Wykonawcy) 10\n11 PAKIET NR 2 (str ): 1. Monitor głębokości znieczulenia ilość: 17 szt. ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Nazwa własna Oferowany model Producent Kraj pochodzenia Rok produkcji Wartość lub Lp. Opis parametrów wymaganych zakres parametrów wymaganych PARAMETRY OGÓLNE System wolnostojący monitorowania przeznaczony do 1 wyświetlania przetworzonych danych oraz fal EEG w czasie rzeczywistym 2 Dane z EEG: Automatyczne tłumienie artefaktów Skale EEG Wyświetlacz jednokanałowy: 25 µv na jednostkę (+/ µv pełna skala ) Wyświetlacz dwukanałowy: 50 µv na jednostkę ( +/- 50 µv na falę ) 4 Prędkość przesuwu zapisu EEG 25 mm / s 5 Parametry obliczane: indeks głębokości znieczulenia, współczynnik tłumienia, EMG, wskaźnik jakości sygnału i liczba impulsów Podać 6 Fale trendu i EEG w czasie rzeczywistym Szybkość aktualizacji: 1 sekunda dla liczby BIS, 10 sekund dla trendu Wyświetlane wartości: indeks głębokości znieczulenia ( wartość cyfrowa oraz trend w czasie ), wskaźnik jakości sygnału, EMG, współczynnik tłumienia Wysłanie danych na dysk wymienny za pośrednictwem portu USB lub ortem szeregowym Minimum trzy pre programowane konfiguracje użytkownika System alarmów o zmiennych priorytetach z możliwością wyciszenia Podać 12 Obsługa i komunikacja w języku polskim Wartość lub zakres parametrów oferowanych 13 System sprawdzający impedancję elektrod 14 Zasilanie sieciowe i wbudowany akumulator ( min. 45 minut pracy z akumulatora ) 15 Waga urządzenia ( poniżej 2 kg. ) 16 Pakiet czujników startowych w ilości 25 sztuk GWARANCJA I SERWIS 11\n12 17 18 Okres gwarancji min. 24 miesiące Gwarancja liczona od daty podpisania Protokołu odbioru po przeprowadzonym szkoleniu Wykonawca gwarantuje okres dostępności części zamiennych przez 10 lat od daty sprzedaży (Podać) 19 Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię maksymalny czas podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii do 24 godz. w dni robocze 20 W okresie gwarancji Oferent zobowiązuje się do usunięcia usterek i wad w terminie 48 godzin licząc od czasu zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności sprowadzania części spoza granic Polski w terminie do 5 dni roboczych. 21 Wykonawca załączy Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE i Świadectwo dopuszczające do obrotu 22 W przypadku 3 krotnego uszkodzenia tej samej części lub podzespołu w okresie trwania gwarancji, Wykonawca wymieni uszkodzoną część lub podzespół na nowy 23 W przypadku ogółem 5 uzasadnionych reklamacji w okresie trwania gwarancji Wykonawca wymieni aparaturę na nową 24 Wykonawca przeszkoli pracowników Zamawiającego, na własny koszt, w zakresie używania sprzętu. Przeprowadzone szkolenie udokumentowane zostanie stosownym zaświadczeniem. 25 Wraz ze sprzętem Wykonawca dostarczy następujące dokumenty w języku polskim: - instrukcję obsługi - książkę pracy i kontroli jakości oferowanej aparatury (Paszport techniczny) - kartę gwarancyjną - listę dostawców części zamiennych Uwaga! Brak opisu w kolumnie 4 Wartość lub zakres parametrów oferowanych, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji aparatu. Oświadczenie Wykonawcy: Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry. Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowana aparatura jest kompletna i będzie po zainstalowaniu gotowa do pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Pakiet nr 2 Lp. Aparatura Ilość szt. 1 Monitor głębokości znieczulenia RAZEM 17 Cena jedn.netto PLN Wartość netto PLN % VAT Wartość VAT Wartość brutto (Cenę należy wyliczyć zgodnie z formułą podaną w SIWZ pkt. XIV)...., data miejscowość podpisano: (pełnomocny przedstawiciel Wykonawcy) 12


Provident Zgierz, Zgierz Provident, Provident ze Zgierza, Provident w Zgierzu\nZamów chwilówkę Zgierz Provident\nO firmie Provident Zgierz\nFirma Provident mistox3 to firma, która od ponad 15 lat zajmuje się udzielaniem pożyczek na okres krótko terminowy. Takie pożyczki, inaczej nazywane chwilówkami, nie wymagają żadnych poświadczeń. Nawet, jeśli nie posiadasz pracy czy stałego źródła utrzymania firma Provident Zgierz udzieli ci pożyczki bez żadnego problemu. Każda osoba, jak ubiega się o pożyczkę w firmie provident Zgierz powinien wypełnić formularz, podać swoje dane kontaktowe i już po 25 minutach może mieć pieniądze na swoim koncie. Nowi klienci mogą pożyczyć od 300 zł do 3000 zł. Osoby, które już wcześniej miały okazję współpracować z firmą Provident Zgierz mogą nabyć nawet do 7000 zł. Chwilówki to niesamowita alternatywa dla pożyczek bankowych. Jednakże w banku istnieją pewne ograniczenia, które niekiedy nie pozwalają na wzięcie pożyczki w danej chwili, gdy jest to nam bardzo potrzebne. Chwilówka w razie nagłej potrzeby jest łatwa oraz szybka do wzięcia, dzięki czemu z takiej opcji w firmie Provident Zgierz skorzystało już bardzo wiele osób. Biorąc pożyczkę-chwilówkę mamy określony termin spłaty i musimy się go koniecznie trzymać. Pieniądze jest możliwość otrzy mac na swoje konto bankowe. Jednakże dla tych. Którzy lubią widzieć realne pieniądze w dłoniach lub tak jest im wygodnie mogą mieć dowiezione pieniądze do mieszkaniu przez jednego z robotników firmy Provident Zgierz.\nNa co możesz wziąść pożyczkę u Providenta w Zgierzu ?\nZakup samochodu, remont domu, zakup nowoczesnego sprzętu AGD bądź RTV albo wesele wnuka czy komunia chrześniaka albo chrześnicy. Takie rzeczy wiążą się przede wszystkim z pieniędzmi, z ich wydawaniem. Niekiedy po prostu brakuje nam trochę do pełnej kwoty albo po prostu nadarza się nieplanowany wydatek, na który nie mamy w danej chwili pieniędzy. Provident Zgierz jest odpowiedzią na wszystkie troski oraz zmartwienia. Z firmą Provident Zgierz każdy mieszkaniec w Zgierzu może zaopatrzyć się w pieniądze, które są mu niezbędne. Wystarczy posiadać skończone 18 lat oraz oczywiście trzeba wypełnić ankietę, bez której bądź, co bądź firma nie może udzielić pożyczki. Pożyczki pobierane w firmie Provident Zgierz są wydawane w oparciu o zaufanie do klienta oraz w oparciu o podpisany dokument udzielający pożyczki. Provident Zgierz to firma, która oferuje swoje usługi już od ponad 15 lat. Taki staż działania na rynku może być niezaprzeczalnym dowodem na wiarygodność firmy. Będąc nowym klientem już dziś możesz otrzymać od 300 do 3000 zł. Jeżeli firma Provident Zgierz jest Ci dobrze znana i my także znamy ciebie, przysługuje Ci możliwość pożyczenia nawet 7000 tysięcy zł. Jesteśmy godni zaufania. Korzystając z naszych usług jeszcze nikt nie był zawiedziony. Kiedy obydwie strony dostosowują się do warunków umowy nie ma mowy o komplikacjach. Dzięki temu zadowolenie i długoletnie zaufanie to klucz do sukcesu.\nProvident Zgierz kontakt\nProvident Zgierz adres\nZgierz Provident telefon\nPożyczki dla zadłużonych Provident Zgierz\nPożyczki przez internet Provident Zgierz\nPożyczki na raty Provident Zgierz\nPożyczki na dowód Provident Zgierz\nPożyczki online Provident Zgierz\nPożyczki dla bezrobotnych Provident Zgierz\nPożyczki w domu klienta Provident Zgierz\nPożyczki na telefon Provident Zgierz\nPożyczki bez BIK Provident Zgierz\nKontakt do Provident Zgierz\nProvident ze Zgierza\nTagi :Zgierz pożyczka\nZgierz pożyczka plus\nZgierz pożyczka online\nZgierz pożyczka pozabankowa\nZgierz pożyczka hipoteczna\nZgierz pożyczka przez internet\nZgierz pożyczka provident\nZgierz pożyczka bez bik\nZgierz pożyczki na dowód\nZgierz pożyczka gotówkowa\nZgierz pożyczka od ręki\nPopularne słowa Provident biuro Zgierz\nProvident opinie Zgierz\nProvident siedziba Zgierz\nProvident placówki Zgierz\nProvident windykacja Zgierz\nProvident praca Zgierz\nProvident kontakt Zgierz\nProvident telefon Zgierz\nProvident oddział Zgierz\nProvident adres Zgierz\nLudność - 58 055\nPowierzchnia - 42,33 km2\nTablice rejestracyjne - EZG\nKod pocztowy - 95-100 do 95-110\nGęstość zaludnienia - 1371os/km2\nProvident pożyczki w Zgierzu\nProvident w Zgierzu\nProvident pożczka Zgierz\nProvident chwilówka ze Zgierza


FaBriCat*PL\t« Brytyjskie Krótkowłose\t« Hodowla kotów\t« Prezentacja hodowli w Katalog hodowców.\t:: Zoomia\nZoomia.pl » Hodowcy » Hodowla kotów » Brytyjskie Krótkowłose » FaBriCat*PL\nGdańska Domowa Hodowla Kotów Brytyjskich FaBriCat zaprasza na swoją stronę !\nOgłoszenia Archiwalne FaBriCat*PL\nWolne śliczne niebieskie kocięta brytyjskie po Championie . rodowód, wyprawka!\nWolny kocurek Brytyjski krótkowłosy Wychowany z ludźmi. karmiony wysokiej jakości karmami. Posiada rodowód, książeczkę, dwukrotnie odrobaczony i dwukrotnie zaszczepiony. Nowy właściciel otrzyma wyprawkę. Kocurek jest przekochany, bardzo towarzyski, uwielbia byc głaskany. Legalna ,zarejestrowana hodowla - FaBriCat*PL. Nasza...\nZapraszamy na stronę hodowli !\nKocur krępej budowy, duza głowa, małe uszy, krótkie łapki. Świetnie się zapowiada. Bardzo dobry rodowód. Obecnie brakuje mu jednego certyfikatu do IC. Grupa krwi B. Więcej zdjec na stronie hodowli oraz facebooku hodowlanym. Zapraszam do obejrzenia. Tylko RODOWODOWE kotki.


Julia i Andrzej Przyłębscy kontra niemiecki TK i "Die Welt". O co poszło? - Dziennik.pl\n13 maja 2020, 19:12 aktualizacja 13 maja 2020, 19:12 Ten tekst przeczytasz w 1 minutę\nSzef niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego Andreas Vosskuhle powiedział, że polski Trybunał Konstytucyjny nie jest już poważnym sądem, lecz "jest marionetką" - podał w środę Reuters.\nDo tej wypowiedzi w rozmowie z PAP odniosła się prezes TK Julia Przyłębska.\nSkandaliczna wypowiedź prezesa niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego nie mieści się w żadnych kanonach rzetelnej debaty publicznej. Jestem zażenowana, że osoba pełniąca tak ważną funkcję, wypowiada się w taki sposób - oświadczyła.\nPo opublikowaniu w środowym wydaniu dziennika "Die Welt” nieprawdziwej wypowiedzi prezes polskiego TK Julii Przyłębskiej ambasada RP w Berlinie będzie się domagać zamieszczenia w tej gazecie stosownego sprostowania – poinformował attaché prasowy ambasady Dariusz Pawłoś.\nAmbasadorem RP w Berlinie jest mąż prezes TK, Andrzej Przyłębski.\nArtykuł ”Die Welt” o polskich reakcjach na unieważnienie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przez niemiecki Trybunał Konstytucyjny głosi m.in.: Z tym większym zadowoleniem Przyłębska przyjęła wyrok Federalnego Trybunału Konstytucyjnego. "Również polski Trybunał Konstytucyjny ma decydować o kwestii zakresu kompetencji TSUE, czyli o tym, czy ma on prawo skarżyć się na Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego” – powiedziała, co podkreśla niemiecki dziennik dla PAP.\nW rzeczywistości zamieszczona w serwisie PAP z dnia 5 maja wypowiedź prezes Przyłębskiej brzmiała inaczej. Niemiecki Trybunał Konstytucyjny w swoim dzisiejszym orzeczeniu, podobnie jak polski Trybunał Konstytucyjny, m.in. w orzeczeniach wydanych w ostatnich dniach potwierdził, że krajowe Trybunały Konstytucyjne są sądami ostatniego słowa - tak brzmiała oryginalna wypowiedź prezes Przyłębskiej, która odnosiła się do tego niemieckiego orzeczenia TK.\nTo przykry artykuł, ponieważ niemieccy czytelnicy są wprowadzeni w błąd, przypisuje się nieistniejące wypowiedzi przedstawicielom polskich organów konstytucyjnych, w związku z tym placówka polska musi w tej sprawie interweniować w redakcji i taka interwencja jest w tej chwili przygotowywana – powiedział Pawłoś.\nsąd kraj Sądownictwo (wymiar sprawiedliwości) TK Trybunał Kosntytucyjny Niemcy marionetka polityka


Witam. Czy udało Ci się skonfigurować vGRID z odpowiednią kartą (K1, K2) lub popracować nad akceleracją GPU w VM z innymi kartami?\nJestem na etapie stawiania Horizon7 w homelab oraz przetestowania Horizon View Direct-Connect.\nMam kartę TESLA C1060 oraz GRID K520 i zastanawiam się jak je sensownie wykorzystać w środowisku VM, przyznam że w “Internetach” przydatnych informacji jest mało, oprócz marketingu NVIDIA?\nHej, w Lab nie, Nvidia Grid K2 to karta pełnowymiarowa, do DL20 nie wejdzie ;-)\nAle, mam produkcyjnie uruchomiony klaster Horizon View na Dell R720 z kartami Grid, działa to rewelacyjnie, na co dzień pracuję na VM, łączę się terminalem Dell Wyse.\nW Lab mam Horizon View ale bez wsparcia 3D, ale do zdalnej pracy przez net akceleracja nie jest potrzeba.\nCzy mógłby Pan w wolnej chwili zmierzyć rzeczywistą długość tego serwera (w milimetrach)? Spotkałem się z wieloma opisami, a potrzebuję zainstalować ten serwer w dość małej szafie. Gdyby był Pan łaskaw przy okazji to sprawdzić, to będę bardzo wdzięczny.\nSam serwer ma 39,5cm głębokości (ale trzeba doliczyć kilka cm na kabel zasilający).\nRozstaw szyn montażowych w mojej szafce to 42cm, i coś o czym nie napisałem, serwer przychodzi ze standardowymi listwami o pełnej długości.\nBez piłki do metalu i skróceniu ich o połowę się nie obejdzie ;-)


kris-mtb: Łysogórki MTB # 4\nPełen nadziei na poprawienie czasu ustawiłem się na lini startu. Start miałem dobry, ale tylko start. Do połowy pierwszej rundy jeszcze jakoś jechałem, ale gdy zaczął się podjazd na polance, zacząłem czuć, że nie jadę. Po pokonaniu pierwszej rundy widziałem, że to nie będzie mój dzień. Później było już tylko gorzej. Na drugiej rundzie dogonił mnie Adaś, któremu po 9 ciu latach w końcu udało się mnie pokonać. Ja nie miałem nawet cienia wątpliwości, że to zrobi. Spłynałem w peletonie na Łysej, jak Kulhavy w Windham....Trzecia runda była już ostateczną mordęgą i dojechałem do mety jedynie siłą umysłu. W sumie mógłbym zejść, ale...trzeba mieć swój honor i walczyć do końca, w końcu to łącznie 13 km....\nKolejny start, który mogę zaliczyć do miana klęski, ale wiem, że będzie jeszcze dobrze....\nAutor: kris-mtb o niedziela, września 06, 2015


Reklamacje, zwroty i wymianę towaru należy składać poprzez E-MAIL: kontakt@dexdlabiura.pl\n14 dni od otrzymania towaru bez podania przyczyny\nCzas na zgłoszenie zwrotu / wymiany zakupionego towaru bez podania przyczyny w formie wiadomości e-mail.\nkolejne 14 dni od daty zgłoszenia zwrotu/wymiany\nCzas na zwrot wzajemnych świadczeń. Oznacza to, że w ciągu tych 14 dni towar musi wrócić do dlabiura.eu, a koszty zakupu zwrócone Konsumentowi (na konto lub gotówką).\nJak można obchodzić się ze zwracaną rzeczą? Jeżeli Konsument chce zwrócić towar to z zakupioną rzeczą może obchodzić się w taki sposób, w jaki byłoby to możliwe w sklepie stacjonarnym. W praktyce oznacza to, że może dany towar odpakować i wyjąć z opakowania (jeśli podobne produkty można odpakować w zwykłym sklepie), uszkodzenie opakowania nie oznacza obniżenia wartości produktu.\nJak nie można obchodzić się ze zwracaną rzeczą? Kupujący nie może obchodzić się z zakupioną rzeczą w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.\nJak dostarczyć zwracany towar? Konsument ma obowiązek niezwłocznie po zgłoszeniu zwrotu/wymiany, ale nie później niż w ciągu kolejnych 14 dni, dostarczyć produkty na adres: DEX ELŻBIETA DEJNAROWICZ, ul. Karola Bohdanowicza 19 lok. 3, 02-127 Warszawa, o ile nie zostanie ustalone inaczej.\nZwrot kosztów. Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania zwracanego przedmiotu lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania. Ewentualny koszt dostawy zostanie zwrócony razem z kosztem zwracanego towaru.\nCzy można zwrócić każdy towar? Nie ma możliwości odstąpienia od umowy, jeżeli:\nKonsument został poinformowany o braku takiej możliwości wcześniej, przed rozpoczęciem transakcji,\nprzedmiotem świadczenia jest przedmiot nieprefabrykowany, wyprodukowany według podanych przez Konsumenta specyfikacji, służący zaspokojeniu indywidualnych potrzeb Klienta,\nprzedmiotem świadczenia jest przedmiot o krótkim terminie ważności, który traci swoją przydatność przed upływem 14 dni wyznaczonych na zwrot, zapieczętowany ze względów higienicznych lub ochrony zdrowia, zapieczętowane nośniki z danymi cyfrowymi\n2 lata od otrzymania towaru\nCzas na złożenie reklamacji w formie wiadomości e-mail.\n14 dni od daty zgłoszenia reklamacji\nW tym czasie poinformujemy Cię o decyzji dotyczącej reklamacji. Brak odpowiedzi oznacza uznanie reklamacji za zasadną.\n14 dni od otrzymania towaru\nCzas na złożenie reklamacji dotyczącej niezgodności towaru z umową.\nProblem z przesyłką kurierską. Jak postępować w przypadku uszkodzenia opakowania zewnętrznego?\nNiezwłocznie po odebraniu przesyłki sprawdź stan opakowania zarówno zewnętrznego, jak i towar w środku. Jeżeli opakowanie nosi ślady uszkodzeń, rozdarcia należy spisać protokół szkody z kurierem. Jeżeli Kurier zdążył już odjechać niezwłocznie zadzwoń do firmy kurierskiej odpowiedzialnej za dostawę i poinformuj o uszkodzeniach. Do Twoich obowiązków należy również niezwłoczne poinformowanie firmy DEX Elżbieta Dejnarowicz o zaistniałej sytuacji.\nProblem z przesyłką dostarczoną transportem dlabiura.eu. Twoim obowiązkiem jest sprawdzić stan, ilość i jakość dostarczonych towarów. W razie jakichkolwiek niezgodności poinformuj o problemie dlabiura.eu telefonicznie pod numerem +48 515 275 247 lub w wiadomości e-mail na adres kontakt@dexdlabiura.pl. W takich przypadkach najczęściej w ciągu kilkunastu minut, a jedynie w szczególnych przypadkach w ciągu 14 dni, otrzymasz informację o sposobie załatwienia reklamacji.\nTowar ma wadę, chcę zgłosić reklamację jakościową. W dlabiura.eu sprawujemy opiekę nad zgłaszanymi reklamacjami, tzn. jeżeli zakupiony w naszym sklepie towar ma wadę lub uległ awarii w czasie ważności gwarancji i chcesz go zareklamować - nie musisz kontaktować się z serwisem producenta, a jedynie z nami. Zgłosimy reklamację w Twoim imieniu, dopilnujemy terminów i poinformujemy o decyzji.\nReklamację należy złożyć w wiadomości e-mail.\nTowar należy dostarczyć pod adres: DEX ELŻBIETA DEJNAROWICZ, ul. Karola Bohdanowicza 19 lok. 3, 02-127 Warszawa, o ile nie zostanie ustalone inaczej. Koszt dostawy ponosi Sprzedający.\nMasz prawo żądać obniżenia ceny, odstąpienia od umowy, naprawy lub wymiany na rzecz wolną od wad, jednak ostateczna decyzja należy od serwisu/sprzedawcy/rodzaju usterki itp.\nCopyright © 2021 dlabiura. Sklep internetowy Shoplo


GMINA ŻEGOCINA - POŻEGNANIE PRACOWNIKA URZĘDU GMINY - 04.08.2015\nPOŻEGNANIE I PODZIĘKOWANIA DLA INSPEKTORA URZĘDU GMINY\nPo 42 latach pracy w Urzędzie Gminy w Żegocina w dniu 30 lipca 2015 r. przeszła na emeryturę Pani Barbara Rogala - Inspektor Urzędu Gminy d/s księgowości. Uroczyste pożegnanie, na które zostali zaproszeni współpracownicy, Wójt i Sekretarz Gminy, odbyło się w klubie "Relaks". Wójt Gminy Pan Jerzy Błoniarz w imieniu zebranych żegnał przechodząca na emeryturę współpracownicę dziękując za wieloletnią dobrą pracę na swoim stanowisku. Życzył dużo zdrowia i zachęcał do podtrzymywania kontaktów z pracownikami Urzędu Gminy. Pani Barbara Rogala otrzymała od Urzędu Gminy dyplom pamiątkowy z podziękowaniami, a od pracowników pożegnalne prezenty.\n- "Wójt Gminy Żegocina wraz z pracownikami Urzędu Gminy serdecznie dziękują Szanownej Pani Barbarze Rogala, która pracowała w Urzędzie Gminy Żegocina w latach 1973 - 2015, za solidną i twórczą pracę dla dobra Małej Ojczyzny - Gminy Żegocina, serdeczność, koleżeńskość i poczucie humoru. Życzymy zdrowia, radości, zadowolenia oraz wszelkiej pomyślności na dalsze lata" - napisał w okolicznościowym podziękowaniu Wójt Jerzy Błoniarz.\nPani Barbara Rogala urodziła się z Żegocinie, w rodzinie chłopskiej. Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczęła naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Bochni, które ukończyła w 1971 r. Pierwszą prace podjęła 1. X.1971 r. w Gminnej Spółdzielni "SCh" w Żegocinie. Od 1.08.1973 pracowała w Urzędzie Gminy w Żegocinie.\nUroczystość pożegnalna w dniu 04.08.2015 r.


Dymisja Saakaszwilego | Niezależna\nŚWIAT / WIADOMOŚĆ / 07.11.2016, godz. 12:30\nByły prezydent Gruzji Michaił Saakaszwili zrezygnował z funkcji gubernatora obwodu odeskiego na Ukrainie. To jego protest przeciw rdzy korupcji, przeżerającej Odessę - jak się wyraził podczas konferencji prasowej.\nSaakaszwili był gubernatorem od maja ubiegłego roku. Polityk stwierdził również, że jego rezygnacja zaczyna się "nowy etap w walce".\n- Trzeba wyzwolić z korupcji Kijów - powiedział polityk na konferencji prasowej.


Numer modelu: ISO12233\nUlepszona tabela rozdzielczości aparatów cyfrowych 3NH ISO 12233\nMożliwość dostosowania Wysoka jakość Szybka dostawa\nWykres rozdzielczości kamery ISO opierał się na standardzie ISO-12233: 2000 „Aparaty fotograficzne do fotografii elektronicznej - pomiary rozdzielczości”. Kliny hiperboliczne do oceny rozdzielczości w zakresie od 100 do 2000 linii na wysokość obrazu. Inne funkcje obejmują wzory szachownic, wiele linii skośnych krawędzi, płytkę strefy środkowego ogniskowania i znaczniki kadrowania dla współczynników proporcji 1: 1, 4: 3, 3: 2 i 16: 9.\nDostępny jest dostosowany wykres, wysoka jakość i krótki czas realizacji!\nAktywny obszar: Wykresy są dostępne w dwóch rozmiarach. Zaleca się, aby mniejsze wykresy były używane do testowania systemów obrazowania z czujnikami do 8 MP, a większe wykresy były używane do testowania czujników powyżej 8 MP.\nMniejszy wykres ma obszar aktywny około 22 X 39 cali i jest drukowany na papierze 24 x 40 cali.\nWiększy wykres ma powierzchnię aktywną około 33 x 59 cali i jest drukowany na papierze 40 x 60 cali.\nRodzaj papieru / tuszu: półmatowy lub matowy. Matowy papier / tusz może być użyty do zmniejszenia światła odbitego, ale jest nieco mniej ostry niż papier półbłyszczący. Papier / tusz półmatowy jest zalecany do większości zastosowań.\nUwagi: Ten wykres służy do pomiaru ostrości na podstawie wzorów ze skośnymi krawędziami (jako odpowiedź częstotliwości przestrzennej = SFR) przy użyciu modułu SFR. Może również mierzyć rozdzielczość z klinów hiperbolicznych za pomocą modułu Wedge (część Rescharts).\nWielokrotność Nr produktu Aktywny obszar (mm / cale)\n0.1X NQ - 10 - 10A 20 * 35,6 / 0,79 * 1,4\n0,5X NQ - 10 - 50A 100 * 178 / 3,94 * 7\n2X NQ - 10 - 200A 400 * 712 / 15,75 * 28\nSkrzynka świetlna do oceny obiektywu transmisji 3nh CC5100 / CC3100\nAlternatywne modele kasetonów DNP - Marka: Modele 3nh: CC5100 i CC3100 Bardzo dojrzałe produkty, natężenie oświetlenia, jednorodność, temperatura barwowa i wydajność ściemniania, mogą całkowicie zastąpić kasety oświetleniowe DNP.\nSkrzynka świetlna transmisji zapewnia specjalne źródło światła do testowania kamery. Może spełnić wymagania: jednorodność oświetlenia na wysokim poziomie i regulacja natężenia światła ciągłego itp.\nŹródło światła: 100 ~ 4400 cd / m2 regulowane\nNatężenie oświetlenia: 250 ~ 10000Lux regulowany\nMetoda oświetlenia: Metoda oświetlenia wysokiej częstotliwości 20KHz\nTemperatura robocza: 10 ～ 40 ℃\nWymiar dużej średnicy: 38,5 W * 34 H * 15 Dcm\nWymiar płaszczyzny luminancji: 25 W * 19 Hcm\nTEST TESTU LESH TONE REFERENCE YE0111B\nTabela oceny charakterystyk kamer 4K YE0279\n100% BIAŁY WYKRES TESTU YE178\nISO12233: 20000 cel testu rozdzielczości\nISO 12233: 2014 Edge SFR (eSFR) Wykres atramentowy\nAnaliza MTF Wykresy SFRplus\nCell: 0086-138 2314 1801


Prototyp nowego HOT WHEEL Hit czy Kit ?!\nSubów: 288915 ile zarabia od 1443 zł do 2885 zł miesięcznie\nWitam, dziś lecimy z Kolejnym Eksperymentem Pirotechniczny.... coś poszło nie tak....ale zdecydujcie czy to był Hit czy kit..... ZAPRASZAM DO OGLĄDANIA DONATE Zbiórka na Projekty Reflink Klikając wspierasz rozwój kanału FANPAGE NOWOŚCI I ZAPOWIEDZI GRUPA , ELITA MACHONEGO Kanał KACZORA NIE WCHODŹ!!! ANKIETA TU KUPISZ MOŹDZIERZE! Kod rabatowy " Elita " 10% SKLEP Z PIROTECHNIKĄ Tanie Fajerwerki SKLEP Z PIROTECHNIKĄ Piro Polska Kod Rabatowy " elitamachonego " 10% SKLEP Z PIROTECHNIKĄ Fajerwerki Market KANAŁ Z PIROTECHNIKĄ DRUGI KANAŁ GRY I LIVE MUZYKA Z INTRO Mój fotel Kod "Machony" SKLEP Z KOSZULKAMI MINECRAFT SERWER Kanał Mani grupa Steam SnapChat machony69 Jeśli spodobał ci się filmik zostaw koniecznie łapkę w górę. JEŚLI CHCESZ WIĘCEJ FILMÓW ZA SUBSKRYBUJ MÓJ KANAŁ. Masz pytania pisz na Fan Page NIE ZAPOMNIJ UDOSTĘPNIĆ.Prototyp nowego WHEEL\n#Prototyp#nowego#WHEEL#hot wheel#nowy projekt#projekt pirotechniczny#machony#hot wheel new#super projekt#hit czy kit#mega projekcik#super eksperymenty#gorace perpetum mobile#pjoter#mega projekt pirotechniczny


Próba samobójcza, której nie było »\nPróba samobójcza, której nie było\nW niedzielną noc 3 lipca tuż przed 23 na numer alarmowy zadzwoniła osoba zgłaszając, iż dojdzie do samobójstwa w jednym z bloków przy ul. 3 Maja. Legionowskie służby ratunkowe zostały postawione na nogi. Trzy zastępy straży pożarnej i patrol policji przeczesywały teren. Nie znaleźli niedoszłego samobójcy, a wszystko wskazuje na fałszywy alarm…\nO 22.51 anonimowo zgłaszająca osoba, powiedziała dyspozytorowi numeru alarmowego „próba samobójcza na 3 Maja”. Połączenie przerwano. Na miejsce natychmiast wysłano strażaków oraz patrol policji, którzy przeczesywali teren i szukały potencjalnych miejsc skoku z któregoś bloków przy ulicy 3 Maja.\n– Nie znaleziono osoby zgłaszającej, na miejscu pozostał patrol policji. Wszystko wskazuje na fałszywy alarm – poinformował dyżurny z Państwowej Straży Pożarnej. Policja potwierdza, że dostała zgłoszenie o mężczyźnie, który chce się rzucić z bloku przy ulicy 3 Maja. – Na miejsce od razu wysłaliśmy patrol, wezwaliśmy też straż pożarną i karetkę pogotowia. Patrolowaliśmy teren, sprawdziliśmy bloki, ale nie potwierdziliśmy tej informacji. Żadne takie zdarzenie nie miało miejsca i teraz prowadzimy czynności żeby ustalić osobę, która zgłosiła nam tą rzekomą próbę samobójczą. Czy doszło do fałszywego alarmu? Mogło tak być i my to sprawdzimy. Jeśli by to się potwierdziło to dzwoniący z całą pewnością poniesie odpowiedzialność za nieuzasadnione wezwanie służb – poinformowała st. asp. Emilia Kuligowska, oficer prasowy KPP Legionowo.


Pozycjonowanie Stron WWW Świdwin • Google • Stron Internetowych • Firmy • Pozycjonowanie Strony Internetowej SEO w Świdwinie • Cena • Koszt • Świdwin województwo zachodniopomorskie\nPozycjonowanie Stron WWW Świdwin ✅ 20 lat na rynku ✅ Ponad 1000 klientów ✅ Sprawdź nas już dziś! ☎ 608-310-139 ☎ Świdwin województwo zachodniopomorskie\nPrzypuszczalnie aktualnie, każda Twoja konkurencja usiłuje Swoich sił w sieci. To w końcu najlepszy i najtańszy sposób promocji i przyciągnięcia nowych klientów. Pomóc może Ci w tym pozycjonowanie witryn internetowych i działania SEO. Na czym to dokładnie polega i czy faktycznie jest to dla Ciebie potrzebne?\nOczywiście, że tak! W obecnych czasach wszak prawie wszystko rozgrywa się w sieci. Nawet jeżeli nic nie sprzedajesz online i tak naprawdę masz stacjonarny, lokalny interes, najwyższe miejsce w rezultatach wyszukiwania może być bardzo przydatne.\nPozycjonowanie Stron WWW możesz skierować na cały kraj oraz zagranicę. Obecnie jednak warto rozpocząć od skierowania jej na Twoje miasto Świdwin woj. zachodniopomorskie\nPozycjonowanie Google to ogół działań, których celem jest uzyskanie lepszej widoczności strony internetowej w rezultatach wyszukiwania Google. Pozycjonowanie Google Świdwin opiera się w głównej mierze na technikach, które odpowiadają instrukcjom wyszukiwarki. Najczęściej Pozycjonowanie Google odbywa się wraz z optymalizacją stron SEO. Pozycjonowanie Google nie jest procesem jednorazowym. Powinno być praktykowane systematycznie, aby najpierw wypracować wysoką pozycję w wyszukiwarce Google, a następnie ją utrzymać.\nPod pojęciem Pozycjonowanie Witryn WWW kryją się wszelkie działania, które zmierzają do osiągnięcia jak najwyższej pozycji witryny w organicznych (niepłatnych) wynikach wyszukiwarek internetowych dla określonych słów kluczowych. Pozycjonowanie Stron WWW Świdwin polega ono przede wszystkim na dostosowywaniu szyfrów stron internetowych do algorytmów konkretnych wyszukiwarek. Pozycjonowanie Stron WWW jest elementem marketingu internetowego, którego najważniejszym wynikiem jest pożądany i wartościowy ruch na stronie.\nOptymalizacja SEO Witryn obejmuje wszystkie działania, które dostosowują witrynę internetową do osiągnięcia jak najlepszej pozycji w SERP (z ang. Search Engine Result Page) z zachowaniem wytycznych danej wyszukiwarki. Optymalizacja SEO Stron Świdwin zmierza do ich poprawienia, żeby w oparciu o frazy kluczowe wywoływały wartościowy ruch. W ramach Optymalizacji SEO Witryn charakteryzuje się dwa rodzaje usług – działania on-site (w obrębie strony) oraz działania off-site (poza witryną).\nTworzenie Witryn Internetowych jest skomplikowanym, kilkuetapowym procesem, którego rezultatem jest wyświetlanie przez użytkownika aktu HTML w przeglądarce internetowej, udostępnionego przez serwer www. Tworzenie Stron Internetowych Świdwin wymaga zaplanowania struktury graficznej i tekstowej witryny oraz połączeń pomiędzy nimi. Odbywa się w oparciu o nowoczesne technologie (HTML5, CSS3 oraz PHP), które pozwalają na wykonanie funkcjonalnych oraz responsywnych serwisów.\nTworzenie Sklepów Internetowych polega na zbudowaniu narzędzia do sprzedaży produktów online. Sklep internetowy to szczególny typ aplikacji e-commerce, który jest frakcją relacji B2C i B2B. Tworzenie Sklepów Internetowych Świdwin opiera się na stronie www, na której klient zapoznaje się z propozycją oraz składa zamówienia. Sklep internetowe tworzone są w oparciu różne układy (np. SaaS, PrestaShop czy Magento), które pozwalają na pełne dostosowanie użyteczne do charakteru danego sklepu.\nPozycjonowanie Lokalne (Local SEO) to pakiet działań, których zadaniem jest wsparcie użytkownikowi szukającemu określonego produktu bądź usługi. Pozycjonowanie Lokalne Świdwin polega na rzutowaniach wiadomości w wyszukiwarce na bazie lokalizacji użytkownika, a przez to dotarcie do jak największej liczby przyszłych klientów w strefie. Pozycjonowanie Lokalne jest szczególnie istotne na rynku usług. Geolokalizacja wyników wyszukiwania możliwa jest dzięki wizytówce firmy w Google Moja Firma.\nAudyt SEO Strony Internetowej to jej analiza pod względem widoczności i nabywania ruchu z wyszukiwarki internetowej. Audyt SEO Strony Internetowej Świdwin można przeprowadzić na dwóch obszarach – on-site i off-site. Audyt on-site obejmuje weryfikację kodu wejściowego strony, strukturę serwisu i jej treści, a audyt off-site – polega na budowie linków zewnętrznych, kierujących na daną stronę. Każdy Audyt SEO Strony Internetowej musi być poprzedzony ustaleniem celu, jaki ma zostać w jego rezultacie osiągnięty.\nPod pojęciem Kampania SEM (z ang. Search Engine Marketing) kryją się działania promocyjne, do których zaliczyć można optymalizację stron internetowych czy kampanię linków sponsorowanych. Kampanie SEM Świdwin jej celem jest uzyskanie wyższej widzialności danej witryny internetowej w wynikach wyszukiwania, zarówno tych naturalnych (do tego służą narzędzia SEO), jak i płatnych (AdWords). Kampania SEM bazuje na wyrażeniach kluczowych wpisywanych do wyszukiwarki przez użytkowników. Do jej rozpoczęcia niezbędne jest przeprowadzenie audytu strony internetowej.\nKampania Google Ads to reklamy online (graficzne, tekstowe i wideo) firmy Google, które osiągają do potencjalnych klientów w momencie, kiedy są oni zainteresowani daną działalnością lub produktem. Google Ads, inaczej linki sponsorowane, umożliwiają promowanie firmy, prowadzące do zwiększenia sprzedaży i budowania świadomości marki. Kampanie Google Ads Świdwin ich zaletą jest to, że pozwala ona na określenie grupy docelowej odbiorców, a jednocześnie umożliwia rozmaite formy rozliczeń, w zależności od spełnionej fabuły.\nAgencja SEO SEM to agencja interaktywna oferująca kompleksowe działania dla firm, mające na celu tworzenie marki i pozycji na rynku. Ich głównym zadaniem jest osiągnięcie dla strony klienta agencji jak najlepszej pozycji w wyszukiwarce. Agencja SEO SEM Świdwin to fachowcy, w tym graficy, programiści, doradcy interesowi i copywriterzy. Obszar usług takiej agencji obejmuje: tworzenie witryn www, audyt SEO, optymalizację strony internetowej, nabywanie linków zewnętrznych, kampanię Social Media oraz content marketing.\nSMO (z ang. Social Portale Optimization) to termin, który odnosi się do uporządkowania strony internetowej na potrzeby jej promowania w portalach społecznościowych. Najpopularniejszą formą SMO jest zlokalizowanie przy treściach w witrynie przycisków, dzięki którym użytkownik może publikować posty na swoim profilu. Ponadto SMO Świdwin obejmuje wzbogacenie strony internetowej w odnośniki do fanpage’a w Social Media. Dobrze przygotowywane działania SMO przynoszą korzyści w formie zwiększenia prestiżu marki i jej widoczności w sieci, kontaktu z fanami, zwiększenia sprzedaży usług i produktów.\nW gąszczu witryn konkurencji bardzo ciężko jest uczynić swoją wizytówkę w Internecie dostrzegalną dla grupy docelowej. Nie popełniaj błędu, przez który biznesy wielu biznesmenów nie są rentowne, a którym jest porzucanie usług tworzących się na pozycjonowanie witryn. Nawet najlepsza i najatrakcyjniejsza propozycja zostanie niezauważona, jeżeli nie zadba się o właściwe pozycjonowanie witryn.


Życie Częstochowy i Powiatu » Skoda Yeti dla policjantów z Myszkowa i Kłobucka\nSkody Yeti, które otrzymali policjanci z Myszkowa i Kłobucka, wyposażone są w silniki benzynowe o pojemności 1,4 dm3. Radiowozy posiadają sygnalizację świetlno-dźwiękową i nowoczesne, cyfrowe środki łączności. Jeden pojazd wart jest 82 tysiące złotych.\nMyszkowska skoda będzie służyła do patrolowania trudnego terenu i rozległego obszaru dwóch gmin, obsługiwanych przez dzielnicowych. – Nowy samochód z pewnością przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i turystów odwiedzających tereny Jury Krakowsko- Częstochowskiej. Sprawny pojazd to szansa, by policjanci szybciej dojechali na miejsce zdarzenia i skuteczniej zareagowali na zgłaszane przestępstwa – zaznacza st. asp. Barbara Poznańska, oficer prasowy myszkowskich stróżów prawa.\nKłobucka skoda natomiast będzie służyła do patrolowania miasta i gminy.


Poduszka ortopedyczna ARmedical Exclusive Dream profilowana masująca www.sklep-seniora.pl\n» Poduszka ortopedyczna ARmedical Exclusive Dream profilowana masująca\nPoduszka ortopedyczna ARmedical Exclusive Dream z pamięcią profilowana masująca i wentylowana do snu\nPoduszka ortopedyczna memory foam to produkt innowacyjny stworzony dla osób ceniących sobie wygodę podczas snu. Poduszka ortopedyczna Exclusive Dream jest wyprofilowana, ponadto posiada funkcję masowania i wentylowania.\nPoduszka profilowana z pamięcią wykonana jest z innowacyjnej termoformującej pianka z pamięcią (memory foam), która zapamiętuje kształt odciśniętej w niej głowy, dzięki temu ucisk na ciało jest dużo mniejszy, nie zaburzając tym samym krążenia krwi.\nWarto zauważyć też, że otwory wentylacyjne zapewniają właściwą cyrkulację powietrza, zapobiegając nadmiernej potliwości ciała.\nPoduszka i pokrowiec wykonany jest z antyalergicznego materiału.\nJest to produkt bezpieczny, co zostało potwierdzone przez badania laboratoryjne. Materiał, z którego jest wykonana nie zawiera metali ciężkich ani substancji toksycznych. Posiada certyfikat CE.\nDlaczego powinno się używać poduszek profilowanych ARmedical?\nNa wstępie należy zaznaczyć, że poduszek ortopedycznych powinno się używać w każdym wieku. Jeżeli jak najwcześniej będziemy sypiać na odpowiedniej poduszce, unikniemy lub ograniczymy problemy z odcinkiem szyjnym kręgosłupa.\nPoduszki profilowane dają wysoki komfort snu oraz przynoszą oczekiwane działanie.\nPamiętajmy, że około 1/3 życia śpimy, świadomość tego daje nam obraz ile minut na dobę możemy spędzić w odpowiedniej i bezpiecznej dla naszego kręgosłupa pozycji. Pomyślmy sobie, że w wieku 60 lat przespaliśmy mniej więcej 20 lat, co daje nam blisko 172587 godzin. Gdy dodamy do tego zły sposób siedzenia w ciągu doby, wówczas powstanie rzeczywisty bilans czasu nieodpowiedniego oddziaływania na nasz organizm.\nPoduszka ARmedical Exclusive Dream masująco-wentylowana polecana jest przy problemach z:\nWłaściwości poduszki ortopedycznej profilowanej:\ndzięki innowacyjnej piance memory foam koryguje nieprawidłowe ułożenie kręgosłupa podczas snu poprzez podparcie ramion, szyi i głowy\ndoskonale dopasowuje się do anatomicznego kształtu ciała\npomaga uśmierzyć ból kręgosłupa, ramion oraz szyi poprzez zmniejszenie punktów nacisku\nOpakowanie: kartonowe z rączką


Przedmioty użytkowe z odpadów - Zakład Utylizacyjny w Gdańsku zaprasza młodych projektantów do konkursu Up-Cykle Gdańsk - oficjalny portal miasta\nLampy z folii stosowanej w kineskopach, biodegradowalna oprawa znicza - to tylko dwa przykłady wykorzystania odpadów do tworzenia przedmiotów użytkowych, które zaproponowali artyści w I edycji konkursu Up-Cykle. Zakład Utylizacyjny zachęca projektantów do udziału w II edycji swojego konkursu, który poświęcony jest idei upcyklingu, czyli takiego wtórnego przetworzenia odpadów, by w efekcie powstał produkt o wartości wyższej niż jego części składowe.\nZakład Utylizacyjny w Gdańsku zajmuje się nie tylko przetwarzaniem odpadów, które powstają w naszym mieście - konkurs „Up-Cykle” to inicjatywa, która pomóc ma znaleźć odpowiedzi na pytania, jak produkować bardziej odpowiedzialnie i walczyć z nadprodukcją odpadów\n- Nasz konkurs jest w pewnym sensie rozwinięciem programu Gdańsk Bez Plastiku, który koncentruje się na szukaniu rozwiązań zgodnie z zasadą 3U (Unikaj – weliminuj z użytku, Użyj - wykorzystaj wielokrotnie, Utylizuj - zmień na produkty recyklingowe i biodegradowalne) - mówi Iwona Bolt rzecznik prasowa Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku. - Obserwujemy działania podejmowane przez naukowców i artystów w celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów. W tym kontekście dużo mówi się też o rozszerzonej odpowiedzialności producentów. Konkurs Up-Cykle to jedno z działań, które pomóc ma znaleźć odpowiedzi na pytanie, jak produkować bardziej odpowiedzialnie. Chcielibyśmy, aby prezentowane w konkursie pomysły na produkty lub gotowe rozwiązania, stały się inspiracją dla tych, którzy szukają rozwiązań problemu nadprodukcji odpadów.\nLampy z kolekcji Blue Light Revision zaprojektowanej przez zwycięzców I edycji konkursu Up-Cykle Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku\nFot. Barbara Stelmachowska i Mateusz Ligocki\nZwycięski projekt - Blue Light Revision, czyli lampy wykonane z folii i pleksi odzyskanych z ekranów zepsutych telewizorów LCD autorstwa poznańskiego duetu projektantów Barbary Stelmachowskiej i Mateusza Ligockiego - istnieją już jako gotowe produkty.\n- Powstały z odpadów materiałów stworzonych dla światła, jednak ukrytych w konstrukcji wszechobecnych dziś ekranów - opowiadają projektanci w filmie poświęconym lampom. - Folie i płyty pleksi wykorzystywane do rozpraszania i modyfikowania właściwości światła zostały starannie wyjęte przez rzemieślnika z każdego przeznaczonego do utylizacji ekranu, czekając w kącie warsztatu, aż ktoś znów je wykorzysta. Nasze lampy powstały z odpadów w pełni wartościowych, spełniających swoje funkcje.\nZOBACZ FILM O LAMPACH\nAutorka wyróżnionego w konkursie biodegradowalnego znicza - Klaudia Ginter z gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych, jest w trakcie rozmów dotyczących produkcji swojego autorskiego materiału.\n- Projekt powstał w ramach rozważań nad zmniejszeniem śladu węglowego w różnych aspektach życia. Obchody Wszystkich Świętych, a co za tym idzie obserwacja niezliczonej ilości niepodlegających recyklingowi odpadów cmentarnych, skłoniły mnie do pracy nad opracowaniem biodegradowalnego znicza, co do którego nie będzie wątpliwości, do którego pojemnika ma trafić - opowiada Klaudia Ginter. - Problem polegał też na uodpornieniu materiału na warunki atmosferyczne, takie jak opady czy wilgoć. Szukałam inspiracji w odpadach kompostowalnych, takich jak makuch, łupiny orzechów, stary twaróg czy później także słoma i siano. Tak powstała forma znicza, który jest stworzony z opracowanego przeze mnie materiału opartego tylko na naturalnych składnikach.\nZOBACZ FILM O BIODEGRADOWALNYM ZNICZU\n- Udział w konkursie” Up-Cykle” bardzo pomógł mi w dalszym rozwoju projektu, który w początkowej fazie był niejako eksperymentem, koncepcyjną odpowiedzią na problem braku świadomości ludzi na temat segregacji śmieci. Udział w konkursie był medium, które pozwoliło wyjść projektowi na światło dzienne, co umożliwiło mi uzyskać feedback od potencjalnych użytkowników produktu - podkreśla Klaudia Ginter. - Dzięki konkursowi znalazło się kilka osób, które zainteresowały się projektem na tyle, aby umożliwić mi dalsze działania. Zachęcam do brania udziału w konkursach dla projektantów, szczególnie jeśli, tak jak w przypadku Up-Cykle przyświeca im piękna idea: jako projektanci musimy stawiać czoło wyzwaniom dzisiejszego świata i odważnie pokazywać swoje odpowiedzi, swój głos, że można zrobić coś inaczej. Również dla własnego rozwoju zawodowego!\nPrototyp znicza wykonanego z biodegradowalnego materiału opracowanego przez wyróżnioną w konkursie Up-Cykle projektantkę Klaudię Ginter\nFot. Klaudia Ginter\nJak przebiega konkurs Up-Cykle\nKonkurs podzielony jest na dwa etapy - projektowania, czyli wizualizacji projektu oraz prototypowania prac wybranych przez jury do drugiego etapu.\nI etap - zgłoszenie udziału wraz z wizualizacją pomysłu i opisem idei za nim stojącej trwać będzie do 11 kwietnia br.\nII etap - prototypowania - skończy się 30 czerwca br.\nW konkursie uczestniczyć mogą osoby indywidualne i zespoły. Projekty można nadsyłać w trzech kategoriach:\nBlue Light Revision, czyli lampy wykonane z folii i pleksi odzyskanych z ekranów zepsutych telewizorów LCD, autorstwa poznańskiego duetu projektantów Barbary Stelmachowskiej i Mateusza Ligockiego\nBarbara Stelmachowska i Mateusz Ligocki\n- Architektura ogrodowa z wykorzystaniem kreatywnej formy przetwarzania wtórnego odpadów wydaje się pozornie łatwym tematem, ale nic bardziej mylnego. Liczymy na ciekawe rozwiązania i zaskakujące wykorzystanie elementów nieprzeznaczonych wprost do wyposażenia ogrodu - komentuje Iwona Bolt. - Z kolei ekologiczne opakowania to temat niezwykle palący w gospodarce, dlatego zachęcamy młodych projektantów do zmierzenia się z tym wyzwaniem i koncentrowanie się na tworzeniu projektów opakowań z materiałów ulegających kompostowaniu lub pozostawiających jak najmniejszy ślad środowiskowy.\nZwycięzcy otrzymają nagrody finansowe: 5 tys. zł - I nagroda, 3 tys. zł - II nagroda, 1 tys. zł - III nagroda.\nZgłoszenia konkursowe powinny dotyczyć projektów przedmiotów użytku codziennego wykonanych z wykorzystaniem w co najmniej 80 proc. surowca pochodzącego z odpadów, który projektanci składający prototyp sami muszą pozyskać. Do konkursu zostaną zakwalifikowane projekty posiadające udokumentowane źródło pochodzenia surowców. Nie można korzystać z odpadów niebezpiecznych dla środowiska.\nWszystkie potrzebne informacje (formularz zgłoszeniowy, regulamin, skład jury, ważne terminy, katalog ubiegłorocznej edycji) - na stronie internetowej konkursu.


Armenia 1396, Buenos Aires, Argentyna\n4-gwiazdkowy Palermo Soho Loft Hotel może pochwalić się idealną lokalizacją lokalizacją w pobliżu Centro Cultural Islamico, gdyż znajduje się zaledwie w 2.2.\nHotel usytuowany w odległości 15-minutowego spaceru od Jardin Botanico . Ten butikowy obiekt jest w 6 km od centrum Buenos Aires.\nPalermo Soho Loft Hotel oferuje swoim gościom piękny widok.\nWszystkie przytulne pokoje wyposażone zostały w kontrolę parametrów klimatycznych, sejf na laptopa, telewizję wielokanałową, szafkę i sofę. Z niektórych pokoi ukazuje się widok na miasto. Wanna, suszarka do włosów i bidet są w każdej łazience.\nLa Cabrera i Restaurant Armenia zlokalizowane w 50 metrach od obiektu.\n10 minut spaceru do stacji kolejowej Braga Menendez Contemporary Art. W 10 minut można dojechać samochodem do lotniska Airport. Jorge Newbery.\nWszystkie dzieci w wieku poniżej 2 roku/lat mogą spać w łóżeczkach niemowlęcym za opłatą USD 10 od osoby za noc.\nPalermo Soho Loft, Argentyna


Prześcieradło z gumką 80x190 frotte Niebieskie | Nyks\n» Prześcieradło z gumką 80x190 frotte Niebieskie\nPrześcieradło z gumką 80x190 frotte Niebieskie\nKod produktu: PFRO-8019NIEB\nAsortyment dostępny w sklepie internetowym Nyks.pl to wyselekcjonowany zbiór wysokiej jakości pościeli w przystępnej cenie. Oferujemy prześcieradło z gumką 80x190 frotte niebieskie, produkt, który bez wątpienia zostanie ciepło przyjęty w Twojej sypialni. Materiał, z którego zostało wykonane to bawełna z domieszką poliestru wynoszącej 12 procent. Tak powstały materiał frotte oferuje dużą wytrzymałość i prezentuje wysoką odporność na użytkowanie. Gramatura dzianiny wynosi aż 180g/m2 i jest to główny powód długowieczności prześcieradeł oferowanych przez polskiego producenta o zasłużonej renomie. Nasze prześcieradła z gumką 80x190 frotte Niebieskie są bardzo miłe w dotyku i sprawdzą się znakomicie jako uzupełnienie łóżka, którego zadaniem jest zapewnić spokojny i dający wypoczynek sen. Dzięki wszytej gumce znacznie poprawisz komfort spania, Twoje prześcieradło będzie ściśle przylegać do materaca i nie będzie się zsuwać z łóżka. Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą produktów dostępnych w sklepie Nyks.pl.


Szorty / krótkie spodenki dziecięce wszyta kieszeń czarne KIDSACTIVE - KidsActive\n» Szorty / krótkie spodenki dziecięce wszyta kieszeń czarne KIDSACTIVE\nKod produktu: D708-16610\nSzorty dresowe z wszytą kieszenią\nSzorty dresowe z wszytą kieszenią, która pomieści wiele skarbów znalezionych podczas wakacji na plaży. Szorty to nieodłączny element garderoby Waszych dzieci podczas letnich dni. Dlatego stworzyliśmy dla Was idealne krótkie spodenki, które rewelacyjnie sprawdzą się podczas, gdy słoneczko będzie nas rozpieszczać swoim ciepłem.\nCzarne krótkie spodenki bazą do tworzenia świetnych stylizacji\nDobierając kolorystykę podczas tworzenia naszej kolekcji bierzemy wszystkie aspekty pod uwagę. Decydując się na kolor czary, z którego zostały uszyte nasze spodenki wiedzieliśmy, że będzie on bazą do tworzenia niepowtarzalnych stylizacji. Fason spodenek jest zaprojektowany zgodnie z bieżącymi trendami w modzie dziecięcej. Nasze krótkie spodenki mają delikatnie obniżony krok co nadaje im miejskiego charakteru i luźnego stylu. Dzieci mogą w nich swobodnie szaleć i korzystać z beztroski dzieciństwa.\nNasze ubranka zostały uszyte z najwyższej jakości Polskich dzianin. Najważniejsza jest dla nas jakość i dbałość o każdy szczegół w produkcji. Czarne szorty zostały uszyte z materiału w składzie 95% bawełna i 5% elastan. Dzięki zawartości elastanu materiał jest delikatny, gładki, ciągliwy i odpowiedni dla delikatnej skóry dzieci. Wszystkie dzianiny, z których powstają nasze ubranka posiadają certyfikat OEKO-TEX Standard 100, potwierdzający, że nasze produkty są całkowicie bezpieczne dla dzieci.\nSzorty, które mamy w naszej ofercie pasują za równo dla chłopca jaki i dla dziewczynki. Szeroka gumka w pasie sprawia, że spodnie pasują nawet dla bardzo szczupłego dziecka. Na dole nogawki materiał został wywinięty na lewą stronę i dodatkowo przeszyty uniemożliwiając odwrócenie materiału.\nSzorty / krótkie spodenki dziecięce czarne


2. Epdm Firestone. Szkolenia 2014\n5. EPDM Firestone. Światowe projekty\n... wodę opadową z ogromnego dachu Glasshouse i nadmiar wód gruntowych, oddając je później, jako dodatkowe zasilanie systemu nawadniania dla roślin wewnątrz budynku. Aby uniknąć łączeń, do wykonania całości ...\n6. Izolacja EPDM. Elementy systemu Firestone Pond Gard.\n7. EPDM Firestone. Lap Sealant HS\n... Izolacja narożnika zewnetrznego, Izolacja narożnika wewnetrznego, Sposoby wykorzystania LAP SEALENT Firestone, Obróbka rury w systemie EPDM Firestone, Wykozystanie tasmy FORM FLASCH Firestone. ...\n... rur PVC o średnicy 300 mm w systemie EPDM, obróbki rur PVC o średnicy 110 mm, obróbki betonowych pali pomostu, izolacji ścian komory technicznej przy użyciu arkusza EPDM i kleju Bonding Adhensive ...\n11. SYSTEMY MAWADNIANIA. STEROWNIK TSSCWP 9V TORO\n12. Nawadnianie boiska piłkarskiego.\n... płyty boiska trawiastego użyto 13 szt zraszaczy TORO 855S. Tylko 3 szt pracują w polu boiska, pozostałe umieszczono poza liniami bocznymi. Instrukcja obsługi zraszacza 855S Projekt systemu nawadniania ...\n15. Nawadnianie. Zraszacz Toro 570z XF\n17. BUDMA 2013\n29 stycznia odwiedziliśmy targi budowlane BUDMA 2013 w Poznaniu Jak zwykle można było spotkać produkty dla branży ogrodniczej. Najbardziej zainteresowały nas systemy zielonych ...\n18. Systemy nawadniania - nowy sterownik TORO\n19. Filtracja Oase CLS\n20. SZKOLENIE - SYSTEMY NAWADNIANIA, EPDM, OASE\n21. Szkolenie - systemy nawadniania TORO\nNa Uniwersytecie Przyrodniczym (na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii) w Poznaniu w nowym Centrum Edukacyji Nawadniania Roślin. Prowadzone są szkolenia studentów w zakresie systemów automatycznego ...\n22. Szkolenia - systemy automatycznego nawadniania\nOd ponad 10 lat szkolimy instalatorów i osoby prywatne w zakresie systemów nawadniania. Wyszkoliliśmy wielu ludzi, którzy pozostają do dziś naszymi klientami i mogą liczyć na nasze wsparcie projektowe ...\n23. EPDM Szkolenia\n24. Szkolenia - systemy automatycznego nawadniania\n25. EPDM Firestone izolacja zielonego dachu\n26. Otoczkowane nawozy POLYON - kontrolowane nawożenie trawników\n27. TORO systemy nawadniania. PREMIERY 2013\n28. Hydroizolacja EPDM przy Konstruktorskiej\n... napływowe. Konieczne było wykonanie połączeń i obróbek w systemie EPDM Pond Gard. O dalszych pracach poinformujemy. epdm-konstruktorska ...\n29. Szkolenie EPDM Pond Gard w Bratysławie\n30. Konserwacja filtracji w oczku wodnym i pomp stawowych\n... system zabezpieczający przed uszkodzeniem mrozowym. Można je bezpiecznie pozostawić na zimę w wodzie stawu czy oczka wodnego. Konieczne jest natomiast przeprowadzenie konserwacji polegającej na oczyszczeniu ...\n31. ProfiClear Premium - nowa filtracja Oase\n32. Epdm Pond Gard. Wizytacja\n... Gard w ostatnich dwóch latach. Fireston przykłada dużą wagę do wyszkolenia, jakości i poprawności wykonania hydroizolacji w systemie EPDM Pond Gard. Nasi instalatorzy pracujący z EPDM Firestone mogą ...\n33. DYSZA PRECISION oszczędny system nawadniający\nDla użytkownika systemu automatycznego nawadniania bardzo istotną kwestią jest zużycie wody. Niezależne badania wykazały, że przy zastąpieniu konwencjonalnych głowic zraszających dyszami Precision™ ...\n34. Zbiornik w Parku Czechowickim (Warszawa-Ursus)\n... jest staranność i przestrzeganie rygorów technologicznych. Zainteresowanych poznaniem systemu EPDM Firestone PondGard zapraszany na szkolenia. czechowice3 ...\n35. Stawy Goliana - Grodzisk Mazowiecki\n... sprzęt firmy OASE: Pompy serii BT do cyrkulacji wody, system uzupełniania wody WLC 2,WLS 2000, oraz Areator Air Flo LM z zestawem oświetleniowym Air Flo LED/01 grodzisk ...\n36. Pompy do wody Steelpumps\n... mogą być również wykorzystywane do poboru wody ze studni, w systemach chłodzenia a także w przemyśle. Pompy Steelpumps posiadają zintegrowane zabezpieczenie przed pracą na sucho, wyłącznik ciśnieniowy ...\n37. Instrukcja układania EPDM - Garden Serwis w TVN\n... do jednej części EMDMu, a następnie dociskamy wałkiem. Następnie odrywamy papier i na bieżąco dociskamy drugą część tworzywa. Cały system polega na wulkanizacji na zimno - można to porównać do łatania ...\n38. System nawadniania w Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie\n39. Oczko Wodne - badania wody\n40. Elektrozawory do systemu nawadniającego\n... w siedmiu różnych obudowach z całą gamą wymiennych dysz gwarantują nieograniczoną elastyczność podczas projektowania systemu. zraszacz - seria 570Z z głowicami XF/PR/PRX Kluczowe ...\n42. Zraszacze wycofane z produkcji\n... 2001 oznacza nowy poziom wygody w projektowaniu, instalacji systemów nawadniających. Zabezpieczenie Smart Arc gwarantuje niezmienność kąta w przypadku ingerencji osób trzecich. Standardowo zamontowany ...\n43. Panel BG - budowa zielonych ścian\n44. Szkolenia dla pasjonatów ogrodu\n... I INSTALACJA SYSTEMU NAWADNIANIA - prościej niż myślisz” ZAKRES: Czas trwania: ok. 8 godzin Cena: 200,00 Ilość uczestników: 6-8 osób Terminy: 13 styczeń, 27 styczeń, 10 luty, 24 luty ...\n... parametry wody na odpowiednim poziomie. System pielęgnacji opracowany przez tę firmę składa się z tzw. 3 kroków zapewniających czysty i piękny staw. krok 1: Stabilizacja parametrów wody Tylko stabilizacja ...\n46. Do pobrania\n... precision_specyfikacja tmc212_nowa1 STEROWNIK TSSCWP Zraszacz sportowy 855S Schemat systemu nawadniania TORO boiska piłkarskiego. Zraszacz T5 specyfikacja Soll AlgoSol AlgoSol ...


Poznań-Stare Miasto, Lokale na wynajem, Wielkopolskie Poznań Poznań-Stare Miasto | Express House nieruchomości\n13 900 zł / Miesiąc\nPoznań-Stare Miasto\t, Poznań , Wielkopolskie\n*** Prestiżowy lokal *** Rotunda *** 255 m2 *** Biura *** Kancelaria *** Stare Miasto ***\nPrzestronny, wyjątkowy lokal użytkowy przeznaczony pod działalność biurową, usługową w Centrum Poznania.\nNa powierzchni 255 m2 znajdują się: Parter: przestronny open space z filarami i toalety.\nZ parteru jest wejście na przepiękną antresolę, której uroku dodaje wyjątkowo wykończona kopuła.\nWysokość lokalu: 3,02m oraz więcej (antresola).\nWidok na: skwer i budynki.\nOkna wychodzące na: wschód, zachód, północ, południe.\nKomunikacja: linie autobusowe nr 51, 63, 90; linie tramwajowe nr 8, 16.\nDostępne media: prąd, woda, ogrzewanie z cieplika miejskiego, internet.\nTo wyjątkowa perełka architektoniczna zlokalizowana blisko Starego Rynku.\nLokal idealnie nadaje się na kancelarię, wyjątkowe biuro, ale nie tylko. Atutem Rotundy jest jej okrągła, przeszklona bryła oraz antresola, którą można dostosować do potrzeb najemcy.\nDo lokalu przynależą dwa miejsca parkingowe w garażu podziemnym. Jedno na platformie w cenie 300 PLN/m-c, drugie standardowe w cenie 400 PLN za m-c. Lokal dostępny od zaraz. Lokal wynajmowany jest w stanie deweloperskim. W zależności od długości umowy najmu i rodzaju działalności, właściciel jest skłonny partycypować w kosztach przystosowania lokalu do użytkowania.\nManufaktura Stare Miasto to inwestycja położona w ścisłym sercu Poznania. Połączono tu odmienne style: wielkomiejską, luksusową funkcjonalność i industrialnego ducha przeszłości. Historia obiektu sięga XIX wieku. Aktualnie planuje się połączyć go ze współczesnym kompleksem mieszkaniowym. Stara rotunda zyska nowe życie jako część oryginalnego projektu. Numer oferty w biurze nieruchomości: 1657/4158/OLW\nOsiedle: Poznań-Stare Miasto\nId nieruchomości : 1657/4158/OLW\nCena za m2: 54 zł\nPowierzchnia nieruchomości: 255.07 m2\nLublin 1 400 zł / Miesiąc\nBiałystok, Bojary 410 000 zł


Korea Północna umieściła satelitę na orbicie - Puls Biznesu - pb.pl\nopublikowano: 07-02-2016, 06:26\nWydarzenie zostało nazwane epokowym. Z oświadczenia wynika też, że kraj będzie wysyłał w przestrzeń kosmiczną kolejne satelity.KCNA poinformowała, że Kim Dzong Un zlecił wystrzelenie satelity w sobotę.W nocy z soboty na niedzielę południowokoreańska agencja Yonhap poinformowała o wystrzeleniu przez Koreę Północną rakiety dalekiego zasięgu, co jest złamaniem rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, które zabraniają Pjongjangowi wszelkiej aktywności nuklearnej i balistycznej pod groźbą sankcji.Działanie to spotkało się z natychmiastową ostrą reakcją społeczności międzynarodowej, m.in. USA, Japonii i ONZ.W niedzielę o godz. 17 czasu polskiego ma odbyć się w tej sprawie nadzwyczajne spotkanie za zamkniętymi drzwiami 15 państw RB ONZ.\nWydarzenie zostało nazwane epokowym. Z oświadczenia wynika też, że kraj będzie wysyłał w przestrzeń kosmiczną kolejne satelity.\nDziałanie to spotkało się z natychmiastową ostrą reakcją społeczności międzynarodowej, m.in. USA, Japonii i ONZ.\nW niedzielę o godz. 17 czasu polskiego ma odbyć się w tej sprawie nadzwyczajne spotkanie za zamkniętymi drzwiami 15 państw RB ONZ.


Sztuczki handlarzy. Tak oszukują nas sprzedawcy samochodów. Oto sztuczki | Głos Pomorza\nSztuczki handlarzy. Tak oszukują nas sprzedawcy samochodów. Oto sztuczki\nJustyna Juszczyńska 14 października 2019, 0:10\nKupując samochód używany trzeba być przygotowanym na wiele pułapek. Niemal zawsze od handlarza usłyszymy, że auto idealne, bezwypadkowe w idealnym stanie. Niestety, gdy przyjrzymy mu sie z bliska prawda jest zupełnie inna. Jakich sztuczek dopuszczają się handlarze samochodów? Na co trzeba uważać? Zobaczcie, co polecają sprawdzić mechanicy samochodowi. Pamiętajcie, że nieuczciwego handlarza możemy pozwać. pixabay\nKupując samochód używany trzeba być przygotowanym na wiele pułapek. Jakich sztuczek dopuszczają się handlarze samochodów? Na co trzeba uważać? Zobaczcie, co polecają sprawdzić mechanicy samochodowi.\nMateriał oryginalny: Sztuczki handlarzy. Tak oszukują nas sprzedawcy samochodów. Oto sztuczki - Gazeta Pomorska