Imagerie fonctionnelle - ppt télécharger\nPublié parGeorges Legras Modifié depuis plus de 4 années\nPrésentation au sujet: "Imagerie fonctionnelle"— Transcription de la présentation:\n1 Imagerie fonctionnelle\nnucléaire Philippe Ciuciu (CEA/SHFJ) CEA/SHFJ\n2 Principe général de l’imagerie fonctionnelle nucléaire\nTraceur caractéristique d’une fonction métabolique ou physiologique 1. marqueur Marquage 2. Quel est le principe de l’imagerie fonctionnelle ? La plupart des organes ont pour fonction la synthèse d’une molécule spécifique ou l’utilisation d’une molécule pour synthétiser une substance. L’idée sous jacente à l’imagerie fonctionnelle va donc être de : - choisir une molécule caractéristique d’une fonction métabolique ou physiologique spécifique, - de la “marquer” à l’aide d’une substance qui se prête à une détection externe, - de façon à pouvoir déterminer le devenir de la molécule et à étudier ainsi la fonction métabolique ou physiologique. Dans le cas de l’imagerie scintigraphique, ce marquage s’effectue par un isotope radioactif. Etude du devenir de la molécule marquée 3. CEA/SHFJ\n3 Principe de l’imagerie nucléaire :exemple\nAPEX Tg radicalisée LYSOSOME Tg non iodée MIT T4 DIT T3 GOLGI Partie glucidique de Tg RIBOSOME Partie protéique BASE SANG I - COLLOIDE Tg iodée T4 T3 C E L U TPO pinocytose 2. Isotope : I-123 3. Matière première indispensable à la fabrication des hormones thyroïdiennes: Iode 1. Par exemple, si on s’intéresse au fonctionnement de la thyroïde, on voit que la matière première indispensable à la fabrication des hormones thyroïdiennes T3 et T4 est l’iode, que la thyroïde puise dans le sang. Si on administre de l’Iode radioactif par voie sanguine, cela va donc permettre d’étudier l’activité métabolique de la thyroïde. Par exemple ici, sur cette image, on note un métabolisme accru dans cette région, qui démontre l’existence d’un nodule thyroïdien. Etude du devenir de la molécule CEA/SHFJ\n4 Traitement de l’information\nLes pierres d’angle Détecteur Radiotraceur Les éléments clefs conditionnant le succès de l’imagerie scintigraphique sont donc : - le choix du radiotraceur, qui doit permettre d’étudier le phénomène biochimique ou physiologique d’intérêt, - le détecteur, dont la fonction est de détecter le rayonnement émis par le radiotraceur. - le traitement de l’information détectée par le détecteur, qui va permettre d’obtenir des images de la distribution du radiotraceur dans l’organisme, voire de mesurer sa concentration. Nous allons donc maintenant détailler successivement ces 3 aspects. Traitement de l’information CEA/SHFJ\n5 Radiotraceurs : contraintes chimiques\nsubstance traceuse couplage chimique isotope radioactif Administration intraveineuse : stabilité dans le sang Délivrance au tissu cible (passage du plasma dans le tissu) Absence de modification du phénomène physiologique à observer (concentration nanomolaire du radiotraceur) « Fixation » stable à la cible et élimination du traceur n’ayant pas rencontré de cible (traceur spécifique) Liaison forte entre traceur et marqueur Exemples de traceurs : molécules, cellules, ligands, hormones, … Sa fonction va donc être de traquer un phénomène biologique. Le radiotraceur résulte du couplage chimique d’un traceur biologique et d’un marqueur qui va permettre de détecter le traceur. En imagerie scintigraphique, ce marqueur est un isotope radioactif. Pour être utilisé, le radiotraceur doit présenter certaines propriétés : - l’adjonction du marqueur radioactif ne doit pas modifier les propriétés de la molécule considérée. Sa concentration doit donc être extrêmement faible, généralement nanomolaire. - la liaison doit être forte pour éviter que le radioélément ne se détache. Le traceur peut être une molécule, un anticorps, une hormone, un peptide, un médicament, un groupe de molécules, des cellules (globules rouges ou blancs), d’où la possibilité de réaliser une très grande variété d’études fonctionnelles via l’imagerie scintigraphique. La stabilité de la substance traceuse dans le sang n’est pas forcément facile à atteindre du fait de la présence de très nombreuses enzymes protéolitiques dans le plasma. Le passage du flux sanguin aux tissus cibles (sauf pour les cibles vasculaires) peut se faire soit par diffusion passive, soit par un mécanisme de transport actif. Il pose un problème particulier pour l’imagerie du cerveau, où le traceur doit passer la barrière encéphalique. Pour les cibles extracellulaire (récepteurs se trouvant à la surface des cellules, enzymes extracellulaires), le passage dans l’espace intersticiel est suffisant. Pour les cibles intracellulaires, le traceur doit franchir la membrame cellulaire. En outre, la substance traceuse doit rester attachée à sa cible après l’avoir rencontré, tandis que le traceur n’ayant pas rencontré sa cible doit être éliminé le plus rapidement possible de la circulation. CEA/SHFJ\n6 Types de radiotraceurs\nSubstance endogène marquée - e.g., eau marquée Analogue d’une substance endogène e.g., analogue du glucose Molécule présentant une affinité pour un récepteur e.g., système de neurotransmission Exemples de traceurs : molécules, cellules, ligands, hormones, anticorps, neurotransmetteurs, peptide Sa fonction va donc être de traquer un phénomène biologique. Le radiotraceur résulte du couplage chimique d’un traceur biologique et d’un marqueur qui va permettre de détecter le traceur. En imagerie scintigraphique, ce marqueur est un isotope radioactif. Pour être utilisé, le radiotraceur doit présenter certaines propriétés : - l’adjonction du marqueur radioactif ne doit pas modifier les propriétés de la molécule considérée. Sa concentration doit donc être extrêmement faible, généralement nanomolaire. - la liaison doit être forte pour éviter que le radioélément ne se détache. Le traceur peut être une molécule, un anticorps, une hormone, un peptide, un médicament, un groupe de molécules, des cellules (globules rouges ou blancs), d’où la possibilité de réaliser une très grande variété d’études fonctionnelles via l’imagerie scintigraphique. La stabilité de la substance traceuse dans le sang n’est pas forcément facile à atteindre du fait de la présence de très nombreuses enzymes protéolitiques dans le plasma. Le passage du flux sanguin aux tissus cibles (sauf pour les cibles vasculaires) peut se faire soit par diffusion passive, soit par un mécanisme de transport actif. Il pose un problème particulier pour l’imagerie du cerveau, où le traceur doit passer la barrière encéphalique. Pour les cibles extracellulaire (récepteurs se trouvant à la surface des cellules, enzymes extracellulaires), le passage dans l’espace intersticiel est suffisant. Pour les cibles intracellulaires, le traceur doit franchir la membrame cellulaire. En outre, la substance traceuse doit rester attachée à sa cible après l’avoir rencontré, tandis que le traceur n’ayant pas rencontré sa cible doit être éliminé le plus rapidement possible de la circulation. CEA/SHFJ\n7 Radiotraceurs :contraintes physiques (1)\ncouplage chimique marqueur = isotope radioactif Rayonnement alpha Rayonnement beta- : (électrons) Rayonnement gamma Le rayonnement émis par l’isotope doit être détectable L’émission de particules d’intérêt ne doit pas être accompagnée d’émissions de radiations nocives L’isotope radioactif doit aussi être choisi en fonction de ses propriétés physiques : - il doit se préter à une détection externe, c’est à dire par exemple qu’il doit traverser les tissus et s’échapper de l’organisme. => émetteurs de particules alpha ou beta- ne conviennent pas car leur parcours est trop faible pour que ces particules s’échappent de l’organisme. Par exemple, les é-, qui ont un libre parcours moyen très faible dans les tissus, ionisent les molécules toutes proches et sont donc utilisés en radiothérapie, pour détruire les tumeurs. En imagerie, l’objectif n’est pas d’utiliser un rayonnement qui dépose de l’énergie localement, mais d’utiliser un rayonnement qui pourra être détecté en minimisant l’irradiation interne au patient. En imagerie scintigraphique, on est capable de détecter uniquement des photons. On utilise donc des isotopes émetteurs de photons gamma. Mais on peut aussi utiliser des isotopes émetteurs de positons. En effet, les positons ne sortent pas de l’organisme, car, comme tte particule d’antimatière, il s’annihilent dès qu’ils recontrent leur antiparticule, les électrons, qui sont abondants dans l’organisme. Leur parcours dans les tissus biologiques n’est donc que de quelques millimètres. Leur annihilation avec un électron provoque l’émission de 2 photons gamma, d’énergie 511 keV, à 180° l’un de l’autre. Ces photons vont pouvoir être détectés par des détecteurs spécifiques. Un autre paramètre important est l’énergie des isotopes émetteurs de photons gamma. Celle-ci doit être suffisamment grande pour qu’ils s’échappent de l’organisme, mais aussi suffisamment faible pour qu’ils soient détectés.La gamme d’énergie pertinente en imagerie scintigraphique va de 50 keV à 511 keV. Cette dernière énergie est l’énergie des photons émis en coïncidence lors de l’annihilationd’un positon avec un électron. Enfin, le dernier paramètre important lors du choix d’un isotope radioactif est da période, c’est à dire la durée à l’issue de laquelle la quantité de l’isotope est divisée par 2. La période doit être suffisamment longue pour que l’on puisse suivre le processus d’intérêt. Cependant, elle doit aussi être suffisamment courte pour éviter tte irradiation inutile. CEA/SHFJ\n8 Radiotraceurs :contraintes physiques (2)\ncouplage chimique marqueur = isotope radioactif - particules alpha : très ionisantes, peu pénétrantes : parcours trop faible dans les tissus é non adaptés à une détection externe - électrons : ionisants, libre parcours moyen très faible dans les tissus é utilisés uniquement en radiothérapie pour détruire des cellules - photons gamma, résultant de : désexcitation d’un noyau instable annihilation de positons é pénétrants donc adaptés à une détection externe a - L’isotope radioactif doit aussi être choisi en fonction de ses propriétés physiques : - il doit se préter à une détection externe, c’est à dire par exemple qu’il doit traverser les tissus et s’échapper de l’organisme. => émetteurs de particules alpha (noyax dhélium) ou beta- ne conviennent pas car leur parcours est trop faible pour que ces particules s’échappent de l’organisme. Par exemple, les é-, qui ont un libre parcours moyen très faible dans les tissus, ionisent les molécules toutes proches et sont donc utilisés en radiothérapie, pour détruire les tumeurs. En imagerie, l’objectif n’est pas d’utiliser un rayonnement qui dépose de l’énergie localement, mais d’utiliser un rayonnement qui pourra être détecté en minimisant l’irradiation interne au patient. En imagerie scintigraphique, on est capable de détecter uniquement des photons. On utilise donc des isotopes émetteurs de photons gamma. Mais on peut aussi utiliser des isotopes émetteurs de positons, car ceux-ci donnent lieu à l ’émission de photons gamma, comme nous allons le voir dans la suite. Il faut donc retenir que 2 types d ’isotopes sont utiisés en imagerie nucléaire, les isotopes émetteurs de photons gamma, et les isotopes émetteurs de positons. Nous allons maintenant voir plus précisément les caractéristiques de chacun de ces deux types d ’émetteurs.  CEA/SHFJ\n9 Producteurs de photons gamma ()\n- Emetteurs de photons gamma - Emetteurs de positons X* X + g A Z A Z X* Y + b+ + n A Z A Z-1 L’isotope radioactif doit aussi être choisi en fonction de ses propriétés physiques : - il doit se préter à une détection externe, c’est à dire par exemple qu’il doit traverser les tissus et s’échapper de l’organisme. => émetteurs de particules alpha (noyaux dhélium) ou beta- ne conviennent pas car leur parcours est trop faible pour que ces particules s’échappent de l’organisme. Par exemple, les é-, qui ont un libre parcours moyen très faible dans les tissus, ionisent les molécules toutes proches et sont donc utilisés en radiothérapie, pour détruire les tumeurs. En imagerie, l’objectif n’est pas d’utiliser un rayonnement qui dépose de l’énergie localement, mais d’utiliser un rayonnement qui pourra être détecté en minimisant l’irradiation interne au patient. En imagerie scintigraphique, on est capable de détecter uniquement des photons. On utilise donc des isotopes émetteurs de photons gamma. Mais on peut aussi utiliser des isotopes émetteurs de positons, car ceux-ci donnent lieu à l ’émission de photons gamma, comme nous allons le voir dans la suite. Il faut donc retenir que 2 types d ’isotopes sont utilisés en imagerie nucléaire, les isotopes émetteurs de photons gamma, et les isotopes émetteurs de positons. Nous allons maintenant voir plus précisément les caractéristiques de chacun de ces deux types d ’émetteurs. CEA/SHFJ\n10 X* X + g Emetteurs de photons  - rayonnement pas directement ionisant\nEmission d’un photon lors du retour d’un noyau de l’état excité à l’état stable X* X + g - rayonnement pas directement ionisant - spectre de raies : photons g émis à des énergies bien déterminées éradioisotope caractérisé par ses énergie d’émission A Z A Z 99m 43 Tc 142,7 keV 140,5 keV 0 keV g1 g2 g3 99 43 CEA/SHFJ\n11 X* Y + b+ + n Emetteurs de positons\nEmission d’un positon par transformation d’un proton en un neutron et un positon, avec émission d’un neutrino X* Y + b+ + n - spectre d’émission continu : énergie cinétique du positon comprise entre 0 et Emax Annihilation du positon avec un électron du milieu É 2 photons g émis de 511 keV à ~ 180°±0.2° A Z Z-1  + - CEA/SHFJ\n12 Radiotraceur : contraintes physiques (3)\nEnergie du rayonnement émis - suffisamment élevée pour que les photons s’échappent de l’organisme - pas trop élevée pour que les photons puissent être détectés é entre 70 et 511 keV 105 105 102 1 10-3 g X UV IR mondes radio 101 visible 3.1019 3.1016 3.1014 3.1015 3.1011 3.108 Pour les deux types d ’émetteurs, deux caractéristiques physiques sont importantes : D ’une part, l ’énergie des photons gamma émis pour les émetteurs gamma. En effet, cette énergie ne doit pas être trop faible, car sinon, les photons perdent toute leur énergie en traversant l ’organisme et ne peuvent pas se préter à une détection externe. Elle ne doit pas non plus être trop élevée, sinon, les photons vont traverser les détecteurs dont on dispose sans interagir, et ne seront donc pas détectés. .La gamme d’énergie pertinente en imagerie scintigraphique va de 50 keV à 511 keV. Cette dernière énergie est l’énergie des photons émis en coïncidence lors de l’annihilationd’un positon avec un électron. 50 keV = 0.02 nm 511 keV = 2.4 pm Enfin, un autre paramètre important lors du choix d’un isotope radioactif est da période, c’est à dire la durée à l’issue de laquelle la quantité de l’isotope est divisée par 2. La période doit être suffisamment longue pour que l’on puisse suivre le processus d’intérêt. Cependant, elle doit aussi être suffisamment courte pour éviter tte irradiation inutile. CEA/SHFJ\n13 Radiotraceur : contraintes physiques (3)\nPériode physique T du radio-isotope durée à l’issue de laquelle la quantité d’isotope est divisée par 2: N = N0 exp(-lt) et T = ln2/l suffisamment grande pour avoir le temps de suivre le processus d’intérêt - suffisamment courte pour éviter les irradiations inutiles entre 2 minutes et plusieurs heures Pour les deux types d ’émetteurs, deux caractéristiques physiques sont importantes : D ’une part, l ’énergie des photons gamma émis pour les émetteurs gamma. En effet, cette énergie ne doit pas être trop faible, car sinon, les photons perdent toute leur énergie en traversant l ’organisme et ne peuvent pas se préter à une détection externe. Elle ne doit pas non plus être trop élevée, sinon, les photons vont traverser les détecteurs dont on dispose sans interagir, et ne seront donc pas détectés. .La gamme d’énergie pertinente en imagerie scintigraphique va de 50 keV à 511 keV. Cette dernière énergie est l’énergie des photons émis en coïncidence lors de l’annihilationd’un positon avec un électron. 50 keV = 0.02 nm 511 keV = 2.4 pm Enfin, un autre paramètre important lors du choix d’un isotope radioactif est da période, c’est à dire la durée à l’issue de laquelle la quantité de l’isotope est divisée par 2. La période doit être suffisamment longue pour que l’on puisse suivre le processus d’intérêt. Cependant, elle doit aussi être suffisamment courte pour éviter tte irradiation inutile. CEA/SHFJ\n14 Isotope émetteur de photons  privilégié : le Tc-99m\nTechnétium 99m (1960) : énergie = 140 keV T = 6 h Tc-99m TcO4- précurseur : molybdène 99 (Mo99) L’isotope émetteur de photons gamma conciliant le mieux les variables biologiques, chimiques et physiques, et qui est actuellement le plus utilisé en imagerie nucléaire est le Tc-99m. La découverte du Tc-99m, en 1960, a joué un rôle déterminant dans l’expansion de l’imagerie nucléaire. Energie des rayonnements émis, 140 keV, est particulièrement bien adapté à des détecteurs que l’on sait fabriquer à un coût acceptable. La période du Tc-99m est de 6h. Un autre avantage du Tc-99m est que sa production est aisée, et permet donc d’alimenter facilement les services hospitaliers. Tous les émetteurs de photons gamma sont produits par des réacteurs nucléaires. Pour fabriquer le Tc-99m, on produit son précurseur radioactif, le molybdène 99 dans un réacteur nucléaire. On le fixe sur une colonne de chromatographie, et on place le tout dans un étui plombé. Dans la colonne, le molybdène se transforme en Tc-99m, avec une période physique de 66 heures. Autrement dit, la quantité de molybdène diminue de moitié toutes les 66 heures, et est remplacée par du Tc-99m. L’hôpital dispose de ce générateur pendant plusieurs jours, et à tout instant, une infirmière peut extraire du Tc-99m du générateur. Un kit de préparation permet ensuite de préparer le radiopharmaceutique tel qu’il doit être administré au patient. Le générateur de Tc99m a un fonctionnement relativement simple. Il consiste en une colonne d’alumine (rôle d’absorbants des ions), dans laquelle se trouvent des anions Molybdate Mo99O42-. Cette colonne est placé dans un blindage en plomb, et est reliée à un tube permettant l’élution du molybdate par une solution de chlorure de sodium, qui sépare les ions pertechnetate TcO4- des ions molybdate. Ce sont les ions pertechnetate qui sont utilisees pour le marquage de différents traceurs. system used to generate a radionuclide for routine clinical practice.The most widely used generator system is the molybdenum-99/technetium-99m generator on which much of current routine nuclear imaging relies. In this generator, the mother nuclide Mo-99 decays into the daughter nuclide Tc-99m with a half life of 2.7 days, which itself has a half life of 6 hours. Other generator systems have been built, among them a Sr-82/Rb82 generator for PET imaging, with Rb82 having a half-life of 2 minutes and behaving like thallium Tl and a Rb-81/Kr81m generator which yields a short-lived (13 s) krypton Kr gas for ventilation studies. These generator systems are so expensive that their clinical use is only feasible in centres with a very large patient throughput. In a generator such as the Mo-99/Tc-99m radionuclide generator in which the half-life of the mother nuclide is much longer than that of the daughter nuclide, 50% of equilibrium activity is reached within one daughter half-life, 75% within two daughter half-lives. Hence, removing the daughter nuclide from the generator ("milking" the generator) is reasonably done every 6 hours or, at most, twice daily in a Mo-99/Tc-99m generator. Most commercial Mo-99/Tc-99m generators use column chromatography, in which Mo-99 is adsorbed onto alumina. Pulling normal saline through the column of immobilized Mo-99 elutes the soluble Tc-99m, resulting in a saline solution containing the Tc-99m which is then added in an appropriate concentration to the kits to be used (Fig.1). The useful life of a Mo-99/Tc-99m generator is about 3 half lifes or approximately one week. Hence, any clinical nuclear medicine units purchase at least one such generator per week or order several in a staggered fashion. colonne d’alumine de 99MoO42- séparation des ions TcO4- et 99MoO42- fission de l’U molybdène 99 : Mo99 (T=67h) CEA/SHFJ\n15 Isotope émetteur de positons privilégié :\nle F18 Fluor 18 : T = 110 min Bombardement de noyaux stables par des protons ou des deutérons HO O F18 HO HO OH F18 En ce qui concerne les émetteurs de positons, l’isotope le plus utilisé est le fluor 18. En particulier, le F18 sert à marquer un analogue du glucose, le désoxyglucose, pour donner le fluorodéoxyglucose. Le fluorodésoxyglucose, subit la première étape normale de la dégradation du glucose, mais son métabolisme s’arrète à cette étape. Ainsi, le FDG s’accumule dans les organes au prorata de la consommation tissulaire de glucose, et est actuellement énormément utilisé notamment en imagerie cardiaque ou cérébrale, où il permet d’étudier le métabolisme du glucose, ou encore en oncologie où il permet de détecter précocément les tumeurs cancéreuses, tumeurs dont le métabolisme glucidique est exacerbé. La production des émetteurs de positons requiert un cyclotron et un laboratoire de radiochimie. Compte tenu de la courte période des émetteurs de positons, le cyclotron doit être à proximité de l’hôpital. La lourdeur de cette infrastructure explique en partie le fait que l’imagerie des émetteurs de positons soit pour l’instant moins développée que l’imagerie des émetteurs de photons gamma. FDG CEA/SHFJ\n16 Isotopes utilisés en imagerie nucléaire\nEnergie Période Emetteurs de photons  Technétium 99m 140 keV 6 heures Iode 123 159 keV 13 heures Thallium 201 Indium 111 71 171keV keV 73 heures 67 heures Emetteurs de positons + Oxygène 15 511 keV 2 minutes Je vous ai cité les 2 radioisotopes leaders, parmi les radioisotopes utilisés en imagerie gamma ou en imagerie de positons, mais d’autres isotopes sont également utilisés. En voici les principales caractéristiques. On remarquera que les émetteurs gamma ne sont pas des atomes qui sont des constituants naturels de l’organisme. Ils ont tous des périodes relativement longues. A l’opposé, les émetteurs de positons sont des isotopes d’éléments naturellement présents dans l’organisme. Ils ont des périodes plutôt courtes. Tous “émettent” à 511 keV. Pourquoi ? Azote 13 511 keV 10 minutes Carbone 11 511 keV 20 minutes Fluor 18 511 keV 110 minutes Brome 76 511 keV 978 minutes CEA/SHFJ\n17 Avantages/inconvénients des radiotraceurs\nGrande sensibilité : concentration nanomolaire ou picomolaire Isotopes d’éléments naturellement présents dans l’organisme (C, O, H), d’où possibilité de marquage sans altérer les propriétés biochimiques de molécules Radiations ionisantes Aucun contrôle de l’activité du radiotraceur non fixé à sa cible : bruit de fond The biosynthesizer unit depicted above can be used to produce a variety of clinically useful radiolabeled compounds. Radioisotopes produced with the cyclotron are transfered to the biosynthesizer unit and attached to clinically useful biological markers. La production des émetteurs de positons requiert un cyclotron et un laboratoire de radiochimie. Compte tenu de la courte période des émetteurs de positons, le cyclotron doit être à proximité de l’hôpital. La lourdeur de cette infrastructure explique en partie le fait que l’imagerie des émetteurs de positons soit pour l’instant moins développée que l’imagerie des émetteurs de photons gamma. Le fluorodésoxyglucose, subit la première étape normale de la dégradation du glucose, mais son métabolisme s’arrète à cette étape. Ainsi, le FDG s’accumule dans les organes au prorata de la consommation tissulaire de glucose, et est actuellement énormément utilisé notamment en imagerie cardiaque ou cérébrale, où il permet d’étudier le métabolisme du glucose, ou encore en oncologie où il permet de détecter précocément les tumeurs cancéreuses, tumeurs dont le métabolisme glucidique est exacerbé. CEA/SHFJ\n18 Types d’émetteurs et techniques\nd’imagerie nucléaire Emetteurs de  Emetteurs de positons  + + - scintigraphie planaire tomographie d’émission monophotonique : SPECT ou TEMP tomographie par émission de positons : PET ou TEP Aux 2 types d’émetteurs que nous venons de voir, correspondent 2 techniques d’imagerie en médecine nucléaire : - l’imagerie des photons gamma, appelée souvent scintigraphie planaire (2D) ou tomographie d’émission monophotonique (3D), - l’imagerie des émetteurs de positons, appelée tomographie par émission de positons. CEA/SHFJ\n19 Traitement de l’information\nLes détecteurs Détecteur Radiotraceur Les éléments clefs conditionnant le succès de l’imagerie scintigraphique sont donc : - le choix du radiotraceur, qui doit permettre d’étudier le phénomène biochimique ou physiologique d’intérêt, - le détecteur, dont la fonction est de détecter le rayonnement émis par le radiotraceur. - le traitement de l’information détectée par le détecteur, qui va permettre d’obtenir des images de la distribution du radiotraceur dans l’organisme, voire de mesurer sa concentration. Nous allons donc maintenant détailler successivement ces 3 aspects. Traitement de l’information CEA/SHFJ\n20 1948 : Comptage des rayonnements gamma\npoint par point La première technique utilisée pour avoir une image du radiotraceur consistait à utiliser un compteur Geiger-Müller, c’est-à-dire un compteur à gaz, et à le déplacer point par point pour mesurer l’activité en chaque point, et obtenir ainsi une image. C’est ainsi que l’on a obtenu les premières “images” de la thyroïde, en utilisant l’I-131 comme radiotraceur. Compteur Geiger-Müller I-131 Mesure de l’activité en chaque point : « image » de l’émission de photons  CEA/SHFJ\n21 1951 : Scintigraphe à balayage\ncollimateur spectromètre cristal imprimante PM asservissement mécanique Quelques années plus tard, le compteur Geiger a été remplacé par un détecteur utilisant un cristal à scintillation. Celui-ci arrête les photons et les transforme en impulsions lumineuses qu’un tube photomultiplicateur transforme à son tour en courant électrique. Le collimateur, en plomb, arrête les rayonnements provenant d’autres organes que l’organe analysé. Très vite, un mécanisme de balayage automatique du détecteur se substitua au déplacement manuel. C’est ainsi que le scintigraphe à balayage est apparu. On a ainsi réalisé des examens de la thyroïde, illustré ici, mais aussi du foie ou encore des reins. Le scintigraphe à balayage est toujours utilisé à l’heure actuelle en scintigraphie thyroïdienne, sachant que compte tenu de la petite taille du champ à explorer, l’approche par balayage n’est pas très pénalisante. Les principaux inconvénients de ce dispositif est que le balayage d’un plan point par point est lent. Bien sur, les examens dynamiques sont impossibles. é scintigraphie CEA/SHFJ\n22 * 1958 : Gamma caméra électronique d’acquisition PM guide de lumière\ncristal collimateur Le détecteur qui permit réellement l’expansion de l’imagerie scintigraphique des photons gammas fut inventé en 1958 par Hal Anger. Il s’agit de la gamma caméra. Una gamma caméra est constituée : - d’un collimateur, - d’un cristal scintillant, - d’un guide de lumière, - de plusieurs dizaines de tubes photomultiplicateurs, - et d’un circuit de positionnement. Comme les caméras à scintillation actuelles reposent toujours sur le principe de la caméra de Anger, nous allons examiner un peu plus en détails son fonctionnement, et le rôle de ses différentes composantes. CEA/SHFJ\n23 Principe de la gamma caméra\nélectronique d’acquisition PM * guide de lumière cristal NaI(Tl) : 8-12 mm collimateur * L’objectif de la gamma caméra est de permettre la localisation de la distribution du radiotraceur dans l’organisme. Pour cela, le collimateur sert à selectionner la direction des photons incidents, de sorte que les photons détectés le soient à une position qui correspond à leur lieu d’émission. Le collimateur le plus classique est le collimateur à canaux parallèles, qui laisse passer uniquement les photons qui arrivent perpendiculairement au plan de la caméra. Pour ce type de collimateur, seulement 1 photon sur environ franchit le collimateur. Les caractéristiques optimales du collimateur, par exemple son épaisseur ou encore l’écartement des canaux, dépendent de l’énergie du radiotraceur. Il existe donc des collimateurs de différentes géométries adaptés aux acquisitions réalisées avec différents radioéléments. Suivant le radioélément considéré, on choisit le collimateur le mieux adapté. Les photons franchissant ainsi le collimateur arrive dans un grand cristal scintillant. Ce cristal a pour rôle de stopper les photons incidents. En outre, le cristal étant scintillant, le dépôt d’énergie du photon dans le cristal crée des scintillations lumineuses. D’où le nom de scintigraphie donné aux examens, et de caméra à scintillation donné aux gamma caméra. Dans le cas des cristaux NaI(Tl), utilisés sur les gamma caméras, la lumière des scintillations est une lumière bleu-verte (415 nm environ = 3 eV). Les paramètres importants du cristal sont : * sa densité (puisque plus le cristal est dense et plus il va arréter de photons, donc plus grande sera l’efficacité de détection). * le libre parcour moyen des photons dans le cristal : plus celui ci est faible, meilleure sera la résolution spatiale dans les images. * la constante de décroissance de la lumière émise par le cristal. Plus celle-ci sera faible, plus le taux de comptage sera rapide. Avec une constante de décroissance de 230 ns, plusieurs dizaines de milliers de coups par secondes peuvent être enregistrés : 2000 cps et par PM soit plus de cps/tout le champ. * le rendement lumineux, qui est la quantité de lumière fournie par énergie incidente (photons/MeV). 13% de l’énergie déposée est réémise sous forme de photons de fluorescence d’énergie 3 eV (430 nm). Par exemple, pour 140 keV déposé dans le cristal, environ 6000 photons de fluorescence sont émis. Le cristal est généralement interfacé avec un guide de lumière, qui minimise la perte de lumière lors du transport des photons lumineux vers les tubes photomultiplicateurs. NaI(Tl) : ~ 430 nm ~ 3 eV = lumière bleue-verte densité : 3,7 g/cm3 constante de décroissance : 230 ns => 2000 cps / PM rendement lumineux : 13% CEA/SHFJ\n24 Tubes photomultiplicateurs\n* photocathode anode - + Vc < V1 < Va dynodes signal électrique photons lumineux émis par le cristal e- La surface du cristal est recouverte d’un ensemble de tubes photomultiplicateurs, disposés généralement suivant un réseau hexagonal, pour minimiser les espaces morts. Typiquement, 75 multiplicateurs recouvrent la surface du cristal. Le rôle des tubes photomultiplcateurs est de convertir les signaux lumineux constitués par quelques centaines de photons en électrons. Le principe est le suivant : c’est un tube à vide qui comporte une photocathode (potentiel négatif) et une anode (potentiel positif) entre lesquelles se trouvent des dynodes, qui sont des électrodes à potentiels intermédiaires. Frapée par des photons lumineux, la photocathode émet des électrons par effet photoélectrique. Au niveau des dynodes se produit une émission secondaire d'électrons. Chacun des photoélectrons extrait de la cathode, est accéléré par la différence de potentiel V = V1-Vc entre la première dynode et la cathode. S'il atteint la dynode avec une énergie cinétique e*V suffisante, il peut en arracher P autres électrons. Ce nombre dépend de l'énergie cinétique de l'électron incident. En général on se contente d'une centaine de volts pour V, ce qui donne P = 4 ou 5. Les 4 ou 5 électrons sont ensuite accélérés par la différence de potentiel entre la première et la deuxième dynode ; en frappant celle-ci, ils en arrachent chacun P électrons, et ainsi de suite. Après 9 dynodes, le nombre d'électrons est de P^9 pour chaque électron arraché à la cathode (d'où le nom de photomultiplicateur donné à cet appareil). Les électrons résultants donnent donc un signal électrique mesurable en sortie. Le facteur d’amplification des PM peut aller jusqu’à 10^6. CEA/SHFJ\n25 Circuit de positionnement\n tubes PM guide de lumière cristal x 12 e 112 * 6 12 x0 e96 10 x * Le signal électrique en sortie des tubes photomultiplicateurs est alors traité par un circuit de positionnement, qui permet de déterminer la position de la scintillation lumineuse, et par conséquent la position de l’interaction entre le photon gamma et le cristal. Le principe est le suivant : la lumière reçue par chaque PM dépend de la position de ce dernier par rapport au point d’interaction du gamma dans le cristal. Cette quantité de lumière dépend de l’angle solide sous lequel chaque PM “voit” la scintillation. Le circuit de positionnement est constitué d’un circuit de résistances, dont les valeurs sont judicieusement choisies pour permettre la localisation des événements détectés. Par exemple à gauche, supposons que les signaux électriques délivrés par les différents PM soient 6, 12 et 6. Compte tenu des valeurs des résistances indiquées, à gauche, on va mesurer un potentiel de 6*3 = *2 = *1 =6, soit 48 au total. Un calcul similaire montre qu’à droite, on va également mesurer un potentiel de 48. Les valeurs mesurées à droite et à gauche étant identique, la ddp est nulle, et on en déduit que l’événement a été détecté au centre du champ de vue. A droite, un exemple similaire montre ce qui se passe quand le photon est périphérique. En sortie du circuit de positionnement, on dispose donc du lieu où le photon a été détecté. En outre, la sommation des signaux pondérés reçus par les différents PM donne une valeur proportionnelle à l’énergie déposée dans le cristal. L’information énergie est analysée par un spectromètre, qui va ne conserver que les photons dont l’énergie est comprise entre telle et telle borne. CEA/SHFJ\n26 Caractéristiques des gamma caméras\nRésolution spatiale Résolution en énergie Linéarité géométrique Uniformité de la réponse Taux de comptage Dépendent de : collimateur nombre de tubes photomultiplicateurs performances des tubes photomultiplicateurs é\tnature et épaisseur du cristal é\télectronique de traitement du signal Voici quelques caractéristiques importantes de l’imagerie monophotonique qu’il faut connaître. Résolution spatiale:\tPlus petite distance entre 2 sources ponctuelles séparées Mesurée par la largeur à mi-hauteur (LMH) de la réponse à une source ponctuelle Phénomène d’empilement : Détection de 2 événements à un intervalle de temps inférieur à la largeur de base des impulsions de l’amplificateur Résolution en énergie : Capacité de sélectionner précisément les photons  en fonction de leur énergie Mesurée par le rapport de la LMH de la réponse en énergie à la valeur moyenne de cette réponse = LMH/E (en %) Linéarité géométrique : capacité de la caméra à déterminer précisément les coordonnées de l’interaction du photon  dans le cristal Mesurée par l’écart maximum entre l’image d’une source linéaire et la position réelle de la source linéaire, divisé par sa longueur (en %) Uniformité géométrique : aptitude de la caméra à fournir une image homogène lorsqu’elle est soumise à un flux homogène de photons. Uniformité intégrale (UI) mesurée par la variation maximale du nombre de coups par pixel dans toute l’image (en pourcent) obtenue à partir d’un flux homogène de photons Taux de comptage : capacité de détecter un grand nombre de photons par sec. en conservant la proportionnalité entre nombre de photons émis/détectés Mesurée par le taux de comptage maximum ou le taux de comptage avec X% de pertes par rapport au taux de comptage attendu CEA/SHFJ\n27 Résolution spatiale Plus petite distance entre 2 sources ponctuelles séparées Mesurée par la largeur à mi-hauteur (LMH) de la réponse à une source ponctuelle R = Ri2 + Rcolli2 é\tRi ~ 3 mm, Rcolli ~ 7 à 13 mm à 10 cm é\tlimitée par la résolution du collimateur D’autant meilleure que : é\tle nombre de photoélectrons issus des tubes PM est grand é\tle cristal est mince é\tles phénomènes d’empilement sont réduits é\tles canaux du collimateur sont de faible diamètre é\tles tubes PM présentent des réponses homogènes image résolution spatiale x LMH source ponctuelle CEA/SHFJ\n28 Phénomène d’empilement\nDétection de 2 événements à un intervalle de temps inférieur à la largeur de base des impulsions de l’amplificateur 1 2 3 4 temps CEA/SHFJ\n29 Résolution en énergie D’autant meilleure que :\nCapacité de sélectionner précisément les photons  en fonction de leur énergie Mesurée par le rapport de la LMH de la réponse en énergie à la valeur moyenne de cette réponse = LMH/E (en %) D’autant meilleure que : é\tle nombre de photoélectrons issus des tubes PM est grand (réduction des fluctuations statistiques) é\tl’énergie du radioisotope est élevée é\tles phénomènes d’empilement sont réduits é\tles tubes PM présentent des réponses homogènes LMH E source mono énergétique spectre des photons détectés g énergie CEA/SHFJ\n30 Linéarité géométrique\nCapacité de la caméra à déterminer précisément les coordonnées de l’interaction du photon  dans le cristal Mesurée par l’écart maximum entre l’image d’une source linéaire et la position réelle de la source linéaire, divisé par sa longueur (en %) D’autant meilleure que : é\tle nombre de tubes photomultiplicateurs est élevé é\tla réponse des photocathodes des tubes PM est homogène é\tla correction de linéarité est efficace source linéaire Dx/L image résultante L la correction de linéarité est efficace (compensation en temps réel des distorsions mesurées à partir de l’image d’un objet de référence) CEA/SHFJ\n31 Uniformité de la réponse de la caméra\nAptitude de la caméra à fournir une image homogène lorsqu’elle est soumise à un flux homogène de photons Uniformité intégrale (UI) mesurée par la variation maximale du nombre de coups par pixel dans toute l’image (en pourcent) obtenue à partir d’un flux homogène de photons Uniformité différentielle (UD) mesurée par la variation maximum du nombre de coups par pixel dans des petites régions (en pourcent) sur l’image obtenue à partir d’un flux homogène de photons D’autant meilleure que : é\tles écarts de gains entre les TPM sont faibles é\tla réponse des photocathodes des TPM est homogène é\tla correction d’homogénéité en temps réel est efficace max UI = 100(max-min)/(max+min) min UD =max [100(maxi-mini)/(maxi+mini) ] i CEA/SHFJ\n32 Taux de comptage Capacité de détecter un grand nombre de photons par sec. en conservant la proportionnalité entre nombre de photons émis/détectés Mesurée par le taux de comptage maximum ou le taux de comptage avec X% de pertes par rapport au taux de comptage attendu D’autant meilleur que : é\tque le temps mort est faible : temps pendant lequel la caméra est en train de traiter un événement et est indisponible pour en traiter un second é\tque le phénomène d’empilement est faible é\tque le cristal a une constante de décroissance rapide si arrivée simultanée de deux événements d’énergie respective E et E’ alors détection d’1 événement détecté d’énergie ~ E+E’, du coup rejet par la fenêtre spectrométrique du coup perte de comptage de cet événement CEA/SHFJ\n33 Evolution des performances des détecteurs\nTEMP : synthèse Résolution spatiale cristaux plus fins, photomultiplicateurs plus nombreux numérisation du signal en sortie des PM cristaux de 9,6 mm, 107 PM résolution spatiale intrinsèque (sans collimateur) : 3 à 4,5 mm résolution spatiale extrinsèque : > 6 mm Résolution en énergie : 8 à 11% Taux de comptage : cps avec 20% de perte CEA/SHFJ\n34 Évolution des performances des  caméras\nPremières gamma caméras - résolution spatiale intrinsèque ~13 mm - résolution en énergie ~20% à 140 keV - linéarité géométrique > 1 mm - uniformité ~ 20% - Taux de comptage max ~50000 coups/s Taux de comptage avec 20% de perte < coups/s Gamma caméras actuelles - résolution spatiale intrinsèque < 4 mm - résolution énergie ~ 10% à 140 keV - linéarité géométrique ~ 0,1 mm - uniformité ~ 3% - taux de comptage max ~ coups/s - taux de comptage avec 20% de perte ~ coups/s Capacité de détecter un grand nombre de photons par sec. en conservant la proportionnalité entre nombre de photons émis/détectés Mesurée par le taux de comptage maximum ou le taux de comptage avec X% de pertes par rapport au taux de comptage attendu CEA/SHFJ\n35 * Images planaires CEA/SHFJ\nUne telle gamma caméra fournit des images 2D de la projection d’activité dans un objet tridimensionnel. On peut obtenir ainsi des images de toutes les parties du corps humain : - des images de thyroïde (cours acomen), - des images pulmonaires (normal perfusion). - des images des reins par exemple CEA/SHFJ\n36 Evénements détectés en SPECT\n* photons primaires é\tbien localisés sur la ligne de projection é\tinformation utile direction apparente du photon détecté * différents types d’événements sont détectables en SPECT : les photons primaires qui sont bien localisés sur la ligne de projection ou les photons diffusés pour lesquels la direction apparente de détection correspond à une mauvaise localisation de l’activité et du coup génèrent un taux de comptage et donc une quantification erronée Comment peut on quantifier ce biais et l’importance de ces événements parasites ? photons diffusés é\tlocalisation erronée é\tdiminution du contraste des images é\tbiais quantitatif CEA/SHFJ\n37 Importance des événements parasites\nen SPECT Proportion de photons diffusés dans la fenêtre d’acquisition ~30% pour le Tc99m >50% pour le Tl201 é dépend de la morphologie du patient é dépend du radioisotope Correction nécessaires … nb d’événements détectés énergie énergie d’émission ). en étudiant le spectre d’énergie émise dans la fenêtre d’acquisition (autour de 140keV en SPECT) ; la proportion de photons diffusés dépend du radioisotope mais aussi de la morphologie du patient On devra donc opérer des corrections de ces biais (nous verrons ça plus tard) ; CEA/SHFJ\n38 Scintigraphie osseuse au Tc-99m\nVoici des examens réalisés avec un radiotraceur marqueur de la construction osseuse, avec un marquage au Tc-99m. A gauche, vous pouvez voir une scintigraphie osseuse normale, en face antérieure et postérieure. La fixation osseuse du traceur est homogène. A droite, il s’agit d’un autre patient, atteint d’un cancer des poumons. La scintigraphie osseuse fait apparaître de multiples métastases, notamment au niveau des côtes. La scintigraphie osseuse est un des examens les plus employés pour effectuer un bilan d’extension des cancers, et notamment pour détecter l’existence de métastases à distance de la tumeur primitive. normale métastases osseuses CEA/SHFJ\n39 Imagerie cardiaque dynamique : scintigraphie\ncavitaire Tc-99m P R T Fin de diastole Fin de systole N Fraction d’éjection Un autre exemple d’examen dynamique est la scintigraphie cardiaque synchronisée à l’ECG. Le cycle cardiaque est divisé par exemple en 16 phases, et les images correspondant à chacun de ces petits intervalles de temps sont acquises pendant plusieurs cycles cardiaques. Ensuite, toutes les images acquises pendant la premiere phase sont sommées, pour donner l’image correspondant à cette première portion du cycle, toutes les images acquises pendant la seconde phase sont également ajoutées et donnent l’image correspondant à la deuxième phase du cycle, etc. On a donc à la fin autant d’images que de phases. Il s’agit ici d’une scintigraphie cavitaire réalisée en marquant des globules rouges avec du Tc-99m. La répartition du traceur permet d’étudier l’évolution du volume de la cavité cardiaque au cours du cycle cardiaque. La comparaison des valeurs du volume en fin de systole et en fin de diastole permet de calculer des indices tels que la fraction d’éjection dont l’intérêt diagnostique et pronostique a été largement démontré en cardiologie, et qui est un indicateur précis dans la prise en charge des sujets atteints de pathologies coronariennes. 100 x Ned - Nes Ned ed es t CEA/SHFJ\n40 Irradiations liées aux examens\nmSv 7 os myoc. poum. scanner techn. naturelle organ. Paris / NY scintigraphie radio / coupe / an / an / an Avant de continuer, il me semble important de vous donner une indication sur l’irradiation consécutive à de tels examens, qui peuvent paraître invasifs. Voici donc un diagramme représentant la dose reçue lors de scintigraphies classiquement réalisées. Ces valeurs sont à comparer aux doses engendrées par des examens qui vous sont certainement plus familiers, telles que les radio pulmonaires, ou le scanner. J’insiste sur le fait que la dose mentionnée ici pour le scanner est la dose recue lors de l’acquisition d’une seule coupe. Il faut être conscient du fait qu’un examen scanner comprte généralement l’acquisition de plusieurs coupes. Enfin, j’ai aussi reporté les doses reçues par irradiation naturelle ou par l’irradiation émanant des radiositopes naturellement incorporés dans l’organisme, tel que le carbone 14. Radioisotopes incorporés dans l’organisme (potassium 40, carbone 14) : 1.3 mSv / an. Tech. = 1 mSv / an Paris-NY : 0.03 mSv CEA/SHFJ\n41 Imagerie 3D des émetteurs de photons \nreconstruction tomographique Recueil d’images sous différentes incidences projections CEA/SHFJ\n42 Différents types de détecteurs en SPECT\nPlutôt que d’utiliser une seule tête de détection et de la faire tourner autour du patient, les détecteurs actuels tendent à être dotés de plusieurs têtes de détection qui tournent autour du patient. Ceci a l’avantage d’augmenter la sensibilité de détection pour une même durée d’acquisition. CEA/SHFJ\n43 Notion de sinogramme en SPECT\nEnsemble des lignes de projection correspondant à une coupe q2 q3 q1 x x q CEA/SHFJ\n44 Notion de sinogramme en SPECT\ndétecteur en position  une projection  coupe yi x y sinogramme correspondant à la coupe yi x x coupe yi  y 1 acquisition : P projections X x Y ou Y sinogrammes X x P CEA/SHFJ\n45 Sinogrammes et projections\nSinogrammes et projections contiennent les mêmes informations : ils ne diffèrent que par l’organisation  sinogramme correspondant à la coupe zi Sinogramme : information relative à une coupe pour tous les angles de projection. z projection correspondant à l’angle  Projection : information relative à toutes les coupes, mais pour une incidence angulaire unique. CEA/SHFJ\n46 Compris ? On dispose de 64 projections de dimension 128 pixels (dans la direction axiale ) x 256 pixels Combien de coupes transaxiales peut-on reconstruire sans interpolation ? Combien de sinogrammes peut-on former à partir de ces projections ? Quelles sont les dimensions d’un sinogramme ? 128 64 lignes et 256 colonnes CEA/SHFJ\n47 Détecteur pour la tomographie d’émission\nde positons (TEP) circuit de coïncidence ligne de réponse cristaux BGO, LSO ou GSO 511 keV Le principe des détecteurs que je vous ai présentés jusqu’à présent est celui des gamma caméras permettant la détection monophotonique.Voyons maintenant brièvement avec quel type de machines les émetteurs de positons sont détectés. Les détecteurs PET présentent plusieurs spécificités par rapport aux détecteurs SPECT : - plutôt que d’avoir une ou plusieurs têtes de détection en rotation autour du patient, on a une couronne continue de détecteurs qui encercle le patient. - plutôt que d’avoir un collimateur physique pour sélectionner la direction des photons incidents, la collimation s’effectue électroniquement, en utilisant le fait que les photons issus de l’annihilation des positons sont émis en coïncidence. La collimation électronique consiste à détecter les couples d’événements qui arrivent sur le détecteur dans une fenêtre de temps très brève (quelques nannosecondes) et à considérer que ces couples d’événements correspondent à l’annihilation d’un positon. La ligne de coïncidence définie par ces couples d’événements permet de déterminer la direction des photons incidents et de créer des projections. Par exemple, tous les événements détectés sur des lignes de coïncidences parallèles à cette direction constitueront la projection correspondant à cette incidence angulaire. - En réarrangeant ainsi les données acquises, on va donc disposer, comme en SPECT, d’un ensemble de projections correspondant à la distribution d’activité émanant du patient vue sous différentes incidences angulaires. Comme en SPECT, par reconstruction tomographique, ces projections vont permettre d’estimer la distribution d’activité tridimensionnelle dans l’organisme. Une autre différence entre caméra SPECT et PET est que les cristaux utilisés sont différents, sachant que les photons détectés en PET ont une énergie plus élevée que les photons des émetteurs de photons gamma. Aux cristaux NaI(Tl) sont généralement préférés des cristaux plus denses, tels que le BGO (Germanate de Bismuth). Comme en TEP, on image toujours du 511 keV, il est plus facile d’optimiser les composantes du détecteur qu’en SPET Collimation électronique : beaucoup plus grande sensibilité : ~0,4% Cristal plus dense ; Imagerie à 511 keV seulement CEA/SHFJ\n48 Evénements détectés en PET\nCoïncidences vraies * é\tbien localisées sur la ligne de projection é\tinformation utile Coïncidences diffusées * é\tmauvaise localisation é\tdiminution du contraste é\tbiais quantitatif coïncidences fortuites * é\tmauvaise localisation é\tréduction des capacités de comptage é\tbiais quantitatif CEA/SHFJ\n49 * Vocabulaire PET single (qq soit t)\nprompt (si arrivé dans fenêtre de coïncidence) Singles : événement détecté à l’intérieur de la fenêtre en énergie, qqsoit son instant d’arrivée par rapport à une fenêtre de coïncidence Prompt : événement détecté à l’intérieur de la fenêtre en énergie et dans la fenêtre de coïncidence Multiples : ≥ 2 prompts dans une fenêtre temporelle Delayed : événements enregistrés dans une fenêtre temporelle décalée (pour correction de coïncidences fortuites) Random (fortuit) : événement non coïncident détecté dans la fenêtre de coïncidence Scattered (diffusé) : prompts issus d’une diffusion Compton Trues : prompts - (scattered + multiples) CEA/SHFJ\n50 Passage des lignes de réponse aux\nprojections projection tri des données en projections reconstruction tomographique Le principe des détecteurs que je vous ai présentés jusqu’à présent est celui des gamma caméras permettant la détection monophotonique, c’est-à-dire la détection des émetteurs de photons gamma tels que le Tc-99m. Voyons maintenant brièvement avec quel type de machines les émetteurs de positons sont détectés. Les détecteurs PET présentent plusieurs spécificités par rapport aux détecteurs SPECT : - plutôt que d’avoir une ou plusieurs têtes de détection en rotation autour du patient, on a une couronne continue de détecteurs qui encercle le patient. - plutôt que d’avoir un collimateur physique pour sélectionner la direction des photons incidents, la collimation s’effectue électroniquement, en utilisant le fait que les photons issus de l’annihilation des positons sont émis en coïncidence. La collimation électronique consiste à détecter les couples d’événements qui arrivent sur le détecteur dans une fenêtre de temps très brève (quelques nannosecondes) et à considérer que ces couples d’événements correspondent à l’annihilation d’un positon. La ligne de coïncidence définie par ces couples d’événements permet de déterminer la direction des photons incidents et de créer des projections. Par exemple, tous les événements détectés sur des lignes de coïncidences parallèles à cette direction constitueront la projection correspondant à cette incidence angulaire. - En réarrangeant ainsi les données acquises, on va donc disposer, comme en SPECT, d’un ensemble de projections correspondant à la distribution d’activité émanant du patient vue sous différentes incidences angulaires. Comme en SPECT, par reconstruction tomographique, ces projections vont permettre d’estimer la distribution d’activité tridimensionnelle dans l’organisme. - Une autre différence entre caméra SPECT et PET est que les cristaux utilisés sont différents, sachant que les photons détectés en PET ont une énergie plus élevée que les photons des émetteurs de photons gamma. Aux cristaux NaI(Tl) sont généralement préférés des cristaux plus denses, tels que le BGO (Germanate de Bismuth). CEA/SHFJ\n51 PET bidimensionnel (2D)\n* Vue transaxiale couronnes de détecteurs septa inter-plans lignes de mesure L’image que je vous ai montrée correspondait à une couronne de détecteur. Pour examiner simultanément un plus grand champ de vue, on a en fait plusieurs couronnes de détecteurs juxtaposées. En PET bidimensionnel, on enregistre uniquement les coincidences détectées sur la même couronne de détecteur. Vue axiale CEA/SHFJ\n52 PET tridimensionnel (3D)\ncouronnes de détecteurs pas de septa inter-plans * * * * lignes de mesure En PET tridimensionnel, on prend aussi en compte les coïncidences détectées entre des couronnes de détecteurs différentes. Pourquoi ? Ceci permet d’augmenter la sensibilité de détection, puisque l’on va ainsi augmenter le signal détecté. La sensibilité en PET 3D est augmenté d’un facteur 10 environ, c’est à dire qu’on détectera un signal 10 fois plus intense en PET 3D qu’en PET 2D. Vue transaxiale Vue axiale CEA/SHFJ\n53 Les détecteurs TEP / CT 60 cm CT TEP 110 cm 100 cm Proof of concept : 1998 (Université de Pittsburgh) Townsend et al. J. Nucl. Med :4S-14S. CEA/SHFJ\n54 Le traitement de l’information\nDétecteur Radiotraceur Nous avons vu que les détecteurs SPECT et PET permettaient d’acquérir un ensemble de projections sous différentes incidences. Pour estimer la distribution tridimensionnelle du radiotraceur à partir de ces projections, je vous ai dit qu’on effectuait une reconstruction tomographique. Cette reconstruction fait partie du traitement de l’information intimement lié à ces techniques d’imagerie et que je vais maintenant vous présenter. Traitement de l’information CEA/SHFJ\nTélécharger ppt "Imagerie fonctionnelle"


Adrien Raseta Le 16 Juillet 2015 à 18h12\nVolkswagen travaille sur une avancée destinée aux futurs véhicules électriques. Remplissage performant des batteries et connexion automatique de la prise sont au programme.\nVoici une technologie qui pourrait faire le lien entre le fait de brancher sa voiture manuellement et la recharge par induction. Volkswagen présente un système évitant à l'automobiliste de toucher à quoi que ce soit durant toute la procédure.\nLe E-Smart Connect fonctionne avec un « bras » robotisé à sept axes, une caméra et des capteurs. Le conducteur doit placer le véhicule sur la place de parking en visant une zone de recharge de 20 centimètres sur 20 centimètres. Les senseurs reçoivent le signal et lancent le processus. Une caméra prend alors le relais pour déterminer exactement la position de la prise. Le bras branche l'ensemble et la recharge démarre. Une fois les batteries pleines, le dispositif se débranche automatiquement.\nÀ l'avenir, l'appareil pourra être installé dans les garages des particuliers. D'après Volkswagen, l'E-Smart Connect est développé pour faciliter l'utilisation de la voiture électrique de demain. La marque Allemande indique par la même occasion que l'autonomie de ses modèles survoltés dépassera prochainement les 500 kilomètres.\nPar papaschulls Le 16 Juillet 2015 à 19h03\nBas voyons ...\nSi sa continu, la borne de recharge sera plus chère que le véhicule ....\nVAG innove a l'envers .\nPar ghlapin Le 16 Juillet 2015 à 19h06\nBizarre qu'il ne s'oriente pas vers l'induction, bien plus ergonomique et facilement intégrable dans l'environnement. Cette option me parait bien compliquée et contraignante mais sûrement plus économique, j'attends de voir la suite car l'article manque d'un schéma d'ensemble.\nPour l'autonomie ce serait très bien mais pour quel montant, la technique progresse et c'est très bien acr ainsi elle va se démocratiser.\nPar roc et gravillon Le 16 Juillet 2015 à 19h21\nEt pendant ce temps là, une certaine marque toujours plus gag nous sort un nouveau moteur de ZoZo qu'il est dorénavant impossible de recharger rapidement....wharf !\nPar vespassion Le 16 Juillet 2015 à 20h12\nElle est marante ta vidéo, tu présente ton groupe ?\nPar parlons-en Le 17 Juillet 2015 à 09h11\nVW vient au secours des asiat pour faire avancer la machine.\nPar roc et gravillon Le 17 Juillet 2015 à 09h23\nTu préfères pas que je te présente direct les nanas qui dansent ?\nPar mdb92 Le 17 Juillet 2015 à 10h55\n@R&G L'incompétent, tu n'as pas encore compris que le moteur Renault a été optimisé pour la recharge lente? pour ceux qui rechargent chez eux et qui n'iront pratiquement jamais sur des bornes publiques? et un moteur electrique tu peux en faire ce que tu veux, s'ils veulent faire de la recharge rapide, c pas bien compliqué, et bien ils feront de la recharge rapide pour la prochaine version maintenant qu'ils fabriquent leur propre moteur, car c très bizarre tous les constructeurs impliqués dans le VE annoncent des autonomie de 500km pour leurs prochains modèles, toi le grand visionnaire tu vas me dire que je rêve encore? en fait il y a une grosse différence entre être informé et rêver ce que tu ne n'as jamais compris, le modèle 500km ils l'ont déjà... mais ils retardent sa sortie le plus longtemps possible, ils préfèrent vendre du gazout, maintenant que la concurence aiguise ses couteaux ils ne peuvent tout simplement plus retarder l'échéance comme avant. Le 1er qui sortira la 500km déclarera la guerre aux autres... et qui dit 500km dit 600, 700, 800, ... dans les années avenir, car l'argument commercial est là, qui a le plus d'autonomie pour son modèle VE? alors qui achètera encore du full thermique à ce moment là dans ces conditions, à part les taxis, VRP, etc...? et encore avec l'hybride plug in, personne... ils le savent très bien, ils refourguent leurs stocks aux gogos qui croient que le full thermique va encore continuer ad vitam... je rappel (ou j'informe au choix) aux crétins sur ce site qu'Airbus/EADS vient de battre un record mondial en faisant traverser la Manche à un avion full electrique, 2 modèles commerciaux à suivre, un full electrique pour les écoles de pilotage, un hybride série pour les classes affaires, ça c un changement concret... et je ne parle même pas du Solar Impulse II qui à battu le record du vol le plus long en autonomie totale lors de sa traversée du Pacifique. L’aéronautique s’intéresse de très prés aux possibilités de l’électrique et hybride, alors les bagnoles sous technologiques sur 4 roues, c de la gnognote à coté...\nPar Quartett Le 17 Juillet 2015 à 11h10\nvw et audi essayent de proposer plusieurs solutions, c'est pas mal comme système ceci dit, ca evite les oublient chez soit par ex, quoique avec le systeme par induction c'est vraiment top aussi.\nca se democratisera a la longue et cela ne coutera pas si cher, comme tout.\nPar darius1000 Le 17 Juillet 2015 à 11h12\nJ'espère que ce e-smart Connect simplifiera le fonctionnement global des voitures électriques qui reste à mon sens encore fastidieux...\nPar roc et gravillon Le 17 Juillet 2015 à 11h22\n" tu n'as pas encore compris que le moteur Renault a été optimisé pour la recharge lente? "\nBen si le Dreamer, j'ai justement très bien compris....merci pour la confirmation !\nAllez, v'la qu'il se met à causer d'avions électriques le gars...\nTiens, des nouvelles fraîches de ton Solar Impulse, ça vient juste de tomber :\nAllez, a la prochaine fois garçon... et n'oublie pas d'aller faire le plein de ta ragnole bien thermique : profite en, c'est toujours pas cher....\nLe 21 Mars 2018 à 07h49 par titouns2001


Nissan Juke occasion 4x4 Diesel à Orthez 64 année 2016 - annonce n°18437421\nNissan Juke 2016 N CONNECTA PACK EXT DCI 110\nN CONNECTA PACK EXT DCI 110, diesel, noir métallisé, 30/08/2016, ABS, Aide à la navigation GPS, Air conditionné regulé, Airbags frontaux, Airbags latéraux, Airbags rideaux, Autoradio CD, Capteur de pluie, Condamnation centrale portes, Contrôle de stabilité ESP, Direction assistée, Jantes alliages, Lève-vitres électrique arrière, Lève-vitres électrique avant, Peinture métallisée, Projecteurs additionnels, Pré-équipement téléphone, Régulateur de vitesse, Rétroviseurs électriques, Vitres teintées vitres surteintées / auto-radio / Système antiblocage des freins : évite le blocage des roues pendant le freinage afin de garder le contrôle directionnel du véhicule / Présence d'airbags frontaux / airbags latéraux / Contrôle de stabilité ou Contrôle dynamique de trajectoire / Airbags rideaux / materiau des jantes détecteur de pluie / fermeture centralisée / Système de navigation / rétroviseurs électriques / vitres électriques / vitres surteintées / régulateur de vitesse / auto-radio / direction assistée / Système antiblocage des freins : évite le blocage des roues pendant le freinage afin de garder le contrôle directionnel du véhicule / Présence d'airbags frontaux / airbags latéraux / Contrôle de stabilité ou Contrôle dynamique de trajectoire / Airbags rideaux / materiau des jantes\nVoici une annonce de Nissan Juke N CONNECTA PACK EXT DCI 110 d'occasion. Cette voiture 4x4 a été mise en circulation le 30/08/2016 et totalise à ce jour 61400 kilomètres au compteur. Son prix de vente est de 13900 €.\n5 portes, 61400 km, moteur Diesel, boîte Manuelle, couleur Noir, garantie : Garantie 12 mois.\n13 900 € Nissan Juke N CONNECTA PACK EXT DCI 110\nBonjour, je souhaite avoir plus d'informations sur cette voiture Nissan Juke N CONNECTA PACK EXT DCI 110 à 13900 euros que vous présentez sur Auto-selection.com.


Maghress : Les Rouges déterminés à ravir le trophée de la Ligue des champions à Tunis : Et si le WAC ressortait le coup réussi par le Raja en 99 ?\nL'Espérance de Tunis, le défi du Wydad\nScalpel : Vibrer au diapason de son football\nFinale ACL: Wydad - Espérance de Tunis\nEspérance - Wydad, les retrouvailles\nLe Wydad en quête de victoire\nLes Rouges déterminés à ravir le trophée de la Ligue des champions à Tunis : Et si le WAC ressortait le coup réussi par le Raja en 99 ?\nMohamed Jaouad Kanabi Publié dans Libération le 12 - 11 - 2011\nLe Wydad retrouvera l'Espérance de Tunis ce samedi à 17h00 (TU) au stade Radès dans la capitale tunisienne, devant quelque 55 000 spectateurs en finale retour de la Ligue des champions Orange 2011. Ironie du sort, les deux clubs maghrébins aussi notoires soient-ils sur le continent, n'ont jusqu'à présent accroché à leur tableau de chasse, la timbale si convoitée qu'une seule fois. Si les Tunisiens y ont buté à maintes reprises (trois fois), en finale avant de la soulever, ce n'est pas le cas des Marocains qui, eux, ont su saisir la première occasion pour l'emporter, merci Moussa, Daoudi et autre Fertout…\nPour en revenir à l'événement africain du week-end, l'équipe casablancaise qui est arrivée hier à Tunis et contrairement à certaines rumeurs en référence à la fin du match aller à Casablanca, a été accueillie courtoisement par les supporters des Sang et Or quoiqu'entièrement acquis à la cause de leur club. Malgré cela, tout ne se présente pas pour le mieux pour le WAC qui se rend en Tunisie avec un handicap, celui du nul blanc réalisé à la maison. C'est le prix à payer à la prudence exagérée de la stratégie de Michel Decastel qui a opté pour la défensive, sûrement traumatisé par l'aventure du match aller de la phase de poule où ses poulains avaient dû puiser dans l'énergie du désespoir pour revenir au score. A Tunis, ce sera une autre paire de manches car justement, celui qui représente au moins les 3/4 des assises de sa défense, Nadir Lemyaghri sera absent sur la pelouse du stade fétiche des Espérantistes, mais bel et bien présent quelque part dans les tribunes. Il va donc falloir au WAC jouer crânement ses chances et délaisser une stratégie cocoon qui pourrait s'avérer catastrophique si le coach suisse y adhérerait une fois-ci, de plus surtout que cette fois il devrait faire avec son second gardien Yassine Bounou. Toutefois, et au vu du passé tunisien gagnant de De Castel, on peut lui faire confiance pour brouiller les cartes à un autre vieux routier du football tunisien et africain, Nabil Maaloul. C'est la fête à Tunis et que le meilleur gagne, car cette fois et après trois tours à s'être observés, il devra y avoir un gagnant, un seul. Croisons les doigts même si les Tunisois ont, à Radès devant leur public, une belle occasion de remporter enfin une seconde Ligue des champions.


La presse s'intéresse à la Fédération des chasseurs du Pas de Calais - Le blog de l'Association des Albrans\n<< La presse et le salon Environnement Recyclage mots... >>\nLa presse s'intéresse à la Fédération des chasseurs du Pas de Calais\nElections quand tu nous tiens !\nVictoire pour certains, échec pour d'autres, il faut se rendre à l'évidence : les électeurs ont fait leur choix, un nouveau conseil d'administration prend ses fonctions à la Maison de la chasse à partir du 1er juillet.\nNotre blog, rappelons-le, n'a aucune vocation politique et nous acceptons le choix de ce conseil. Nous ne souhaitons pas engager la polémique concernant les décisions. Aux chasseurs de s'intéresser à la vie des acteurs et de prendre part aux activités proposées.\nPour le salon des Albrans, je tiens juste à signaler à nos lecteurs que j'ai eu un long entretien téléphonique avec Monsieur Schraen la semaine dernière et qu'en aucun cas, même si sa décision est douloureuse et irrévocable pour notre association, elle n'aura que pour seul effet de supprimer une animation prévue le samedi, sur le salon, lors de l'inauguration.\nNotre salon aura bien lieu et nous mettons en oeuvre tous les moyens pour vous accueillir comme convenu.\nWilly Schraen veut être un président « de combat » pour les chasseurs\nmardi 25.05.2010, 05:03 - La Voix du Nord\nWilly Schraen, 40 ans, président de la fédération de chasse ne jure que par le terrain.\n| PUTSCH |\nC'est un événement dans le monde de la chasse. Le conseil d'administration de la fédération des chasseurs du Pas-de-Calais vient de changer de tête. Willy Schraen, de Bayenghem-lès-Éperlecques, préside la destinée des 35 000 chasseurs du département. Une rupture.\nC'est l'histoire d'un putsch. Un putsch « unique dans le monde de la chasse », selon Willy Schraen, nouveau président de la fédération des chasseurs du Pas-de-Calais, élu par le conseil d'administration, le 12 mai. Voilà qui nécessite des explications. « Quand on est administrateur de la fédération de chasse, on l'est jusqu'à la limite d'âge, dans le Pas-de-Calais, comme ailleurs », affirme Willy Schraen.\nMais voilà, il y a trois ans, ce chasseur de 40 ans, qui pratique depuis l'âge de 16 ans à Bayenghem-lès-Éperlecques a été élu, en candidat indépendant contre le sortant, à l'un des deux postes d'administrateurs du pays de Saint-Omer. « À partir de ce moment-là, avec d'autres administrateurs, pourtant issus de la liste de Philippe Bettig, le président en place, nous avons essayé de le faire changer d'attitude. Ça n'a pas été possible.\n» Et Willy Schraen de dénoncer « un comportement autoritaire voire dictatorial ». Petit à petit, l'idée d'une liste opposante prend corps. Au début du mois de mai, la moitié des quinze postes d'administrateur (huit en 2010) est à renouveler, dont celui de Philippe Bettig. Deux listes s'affrontent : celle de Philippe Bettig, qui présente huit candidats, et celle de Jean-Michel Taccoen (élu précédemment sur la liste du président sortant) forte de sept noms.\nLe résultat du scrutin est historique tant par la participation (18 000 voix exprimées contre 4 à 5 000 d'habitude) que par l'ampleur de la victoire de la liste d'opposition. Ainsi Philippe Bettig (5 692 voix) est battu par Marc Brachet (11 580). Jean-Michel Taccoen est élu avec 11 879 voix contre 5 373 à Rémy Harle. Jean-Michel Taccoen refuse pourtant de prendre la présidence. Il est nommé premier vice-président et président exécutif. « Nous prendrons les décisions à deux », assure Willy Schraen.\nPour le nouveau président, le scrutin reflète un désaveu fort de la politique de Philippe Bettig administrateur vingt-quatre ans et président pendant quatorze. « Nous avons perdu beaucoup d'adhérents puisque nous avons été 39 000. Mais, si nous demeurons la deuxième fédération de chasse derrière la Gironde, nous sommes la première pour le petit gibier, la chasse populaire. Or, nous avons déserté le terrain. »\nUn budget de 3 M d'euros\nPlus grave aux yeux de Willy Schraen : « Philippe Bettig a été aussi président de l'association nationale des chasseurs de gibier d'eau. À ce titre, il a siégé aux tables rondes du Grenelle de l'environnement. Résultat : trois oiseaux sont interdits de chasse : le courlis, la barge à queue noire, l'eider à duvet. Quant au vanneau huppé, son ouverture est décalée d'un mois. Les chasseurs de gibier d'eau n'ont pas compris. » Le président le proclame : « On a trop donné. On ne lâche plus rien, notamment au lobby écologiste ». qui se présente comme « un président de combat ».\nSon credo : « le terrain, le terrain et le terrain ». Première décision : l'annulation de la participation au salon Terres en fête de Tilloy-lès-Mofflaines en juin.\n« Nous gérons un budget de trois millions d'euros, c'est l'argent des chasseurs (lire ci-contre) il doit retourner aux chasseurs. Nous devons les aider et soutenir, entre autres, le travail remarquable des piégeurs de renards. » •\nCommuniqué de Monsieur le Président de la Fédération des Chassseurs du Pas de Calais sur le site.\nChers amis chasseurs, bonjour,\nNous nous adressons directement à vous par le biais de notre site fédéral, pour porter à votre connaissance la décision que votre fédération a prise concernant sa présence sur le salon « Terres en fêtes ».\nEn effet, votre fédération ne sera pas présente les 11/12 et 13 juin à Tilloy-les-Mofflaines.\nLe 5 mai dernier, nous avons reçu le soutien de près de 12 000 voix, avec la lourde tâche de remettre votre fédération sur le droit chemin. Vous connaissez tous notre motivation de transparence et d’honnêteté vis-à-vis de nos nouvelles fonctions et c’est donc dans cet état d’esprit, que nous tenions à vous expliquer clairement et simplement les choses.\nPourquoi cette décision tardive ?\nAprès notre Assemblée Générale, un Conseil d’Administration a eu lieu et a permis l’élection du nouveau bureau.\nSelon les statuts de la fédération, ce bureau n’entrera réellement en fonction qu’à partir du 1 er juillet, puisque l’exercice comptable se termine au 30 juin. Néanmoins, dans le cas où certaines dépenses budgétaires de l’exercice 2009/2010 viendraient compromettre le prochain bilan, le bureau nouvellement élu a le pouvoir de le refuser.\nC’est bien sûre, ce qui se passe avec « Terres en fête », comme avec toutes les manifestations prévues entre aujourd’hui et le 30 juin : le budget alloué aux manifestations est actuellement déjà dépassé et ne permet donc plus de dépenses supplémentaires.\nLes dépenses importantes (plusieurs dizaines de milliers d’euros) prévus pour ces salons, pouvaient compromettre grandement les actions de terrain envisagées par notre nouvelle équipe. Les besoins du terrain étant grands et multiples, ils doivent rester notre priorité.\nSi nous arrivons à faire les économies souhaitées dans le fonctionnement de notre fédération (sur un projet de bilan comptable qui n’est pas le nôtre), nous engagerons rapidement cet argent sur le terrain car nous sommes avant tout là pour aider nos chasseurs.\nPour votre information, les organisateurs des différents salons ont été contactés et ont bien compris que la Fédération n’avait actuellement pas les moyens de ses ambitions dans ce domaine.\nLes organisateurs de « Terres en fête » ont d’ailleurs proposé d’inviter quelques associations départementales qui avaient accepté l’invitation de notre fédération. Nous nous félicitons de ce geste et nous les en remercions.\nNous adressons encore à toutes les personnes concernées, nos plus plates excuses pour les désagréments évidents que cette décision tardive provoquera, mais nous ferons toujours passer l’intérêt des chasseurs avant tout les autres.\nWilly SCHRAEN et Jean-Michel TACCOEN.\nLES ALBRANS VOUS ATTENDENT SUR LEUR SALON DES 29 ET 30 MAI.


Dans Libé. Ces munichois du non, ces sonneurs de glas - C’est pour dire\n17 juillet 2005 Gérard Ponthieu\t1 Commentaire\n← Test de l’été. Etes-vous accro-info ?\nMerci, Alain Bombard, de m’avoir traité d’emmerdeur →\nBonne année, bons lapsus !\n30 décembre 2018 30 décembre 2018 Gerard Ponthieu\t3\nManhattan-Concombre. Il y a légume et légume\n3 juin 2011 17 février 2014 Gérard Ponthieu\t3\nBonne année : « Joie, allégresse, alléluia ! »\n2 janvier 2016 28 novembre 2018 Gerard Ponthieu\t4\nUne réflexion sur “Dans Libé. Ces munichois du non, ces sonneurs de glas”\n29 juillet 2005 à 3 h 30 min\nLe divorce entre Libé et moi, ça fait longtemps qu’il est consommé ! July viré au gros bourgeois bien pensant. Déjà “la guerre du Golfe 1” – c’est comme les films, les pires le plus souvent, n’y aurait-il pas parthogénèse ? – le peu que j’en avais lu m’avait sérieusement gonflée – Le Monde aussi, d’ailleurs…\nL’excellent Marianne n’existait pas encore (je suis désolée mais je n’ai plus assez de pouvoir d’achat pour maintenir cet abonnement… c’est la faute aux margoulins qui ont tellement profité du passage à l’€ !) et la bouffée d’oxygène venait du Diplo…


Nouveaux produits – EL.PI. CAST-RESIN\nTransformateur en résine, avec deux enroulements secondaires séparés.\nPuissance kVA 1600\nEL.PI. CAST-RESIN présente une nouvelle gamme de transformateurs en résine à enroulements séparés, spécialement conçus pour des applications spéciales où sont nécessaires deux enroulements secondaires séparés et la possibilité d’avoir des couplages différents.\nTransformateur en huile avec puissance de 2000 kVA\nDate: 15 janvier 2014 Auteur : EL.PI. CAST-RESIN SRL Categories: Nouveaux produitsComments Off\nTransformateur en Huile avec puissance de 2000 kVA, avec double tension secondaire et isolateurs BT type passe-barres avec des trous spéciaux pour le couplage avec busbar existants.\nTransformateur en Résine de kVA 800 kV 6/0, 4 avec enroulements en cuivre\nDate: 16 décembre 2013 Auteur : EL.PI. CAST-RESIN SRL Categories: Nouveaux produitsComments Off\nTransformateur en Résine de kVA 800 kV 6/0, 4 avec enroulements en cuivre, realisé par EL.PI. CAST RESIN pour le marché algerien.\nTransformateur en resine kVA 3150 kV11/0,690\nDate: 26 septembre 2013 Auteur : EL.PI. CAST-RESIN SRL Categories: Nouveaux produits Tags: capot, resineComments Off\nTransformateur en resine kVA 3150 kV11/0,690 avec enroulements en aluminium, complet de nr 3 thermosondes PT100 cablées en boite auxiliare et dispositif de protection T154; transformateur logé dans une boite metallique de protection IP31 equipée de capot MT/BT. Ce transformateur a été fourni à une compagnie française pour la realisation d’une installation pour le traitement des déchets


Appartement avec Jacuzzi - Appartement - Sirmione\nAdresse Via XXV Aprile, 25019 SIRMIONE, Italie\nCode de l'offre 1UZOEYUV\nTraduit par Google Traduction. Afficher la version originale. Deux salles de mariage, une salle de bain avec douche, salon avec canapé-lit double, une salle de bain avec jacuzzi, cuisine. A votre disposition il ya 4 lits pour le bronzage, table et chaises pour le balcon, et une douche pour la grande terrasse. Appartement idéal pour une famille ou couples d'amis. Très grande terrasse avec vue imprenable sur les deux côtés du lac de Garde. Vous pouvez prendre sur les chaises et table de terrasse pour un dîner romantique au coucher du soleil. Centre médiévale de Sirmione à 5 minutes à pied. Air conditionné dans chaque chambre. L'accès pour les personnes handicapées. Laver / sécher le linge, salle de serrure de sécurité, d'une télévision, d'un jacuzzi et d'Internet. Place de parking c'est en intérieur dans l'appartement, il ya un ascenseur.\nLes animaux ne sont pas autorisés. Le règne comment utiliser l'air conditionné etc jacuzzi, sont à l'intérieur de l'une des cassettes de cuisine. Canapé-lit du salon a "clic clac et« voie de libre. Pour l'autre dans une petite chambre, les règles sont dans la salle. Hydro piscine ne fonctionne que lorsque de l'eau est différent au niveau des trous 6. Il est interdit d'accrocher des vêtements ou des serviettes sur la balustrade du balcon! Merci ... À propos de la poubelle: il faut le jeter 400 Mt dans le sud de la péninsule du premier dépôt, vous voyez, sur le côté droit de la route. S'il vous plaît partagez la poubelle. Le Check-in: 3 pm Le Départ: 11 h. Restreindre.\nExcellente contact avec Davide, et un appartement simple, propre et sécurisé à un bon prix. La piscine était fermée, mais qui est malheureusement pas la décision de Davide! Les Anglais ont à apprendre à nager dans l'eau froide. Très proche de Sirmione, facile à marcher.\nTout était super, un plaisir de revenir.\nLe mobilier est très bien meublé et équipé. Malheureusement vous ne disposez pas de leur propre balcon qui donne accès à 2 autres appartements passe sur ce balcon avec vue partielle sur le lac. L'emplacement sur pied en 8 minutes dans la vieille ville est très bonne. Cependant, la route menant à la vieille ville, juste après la maison où la journée est déjà beaucoup de trafic. La petite piscine (surtout à nous-mêmes) est magnifiquement situé derrière la maison sur le lac. L'accès au lac par des conducteurs. Sur la terrasse du toit, vous avez une vue magnifique. Le propriétaire Davide est très gentil et serviable et toujours disponible.\nnous avons adoré, d'être vos invités! Peut-être que nous allons revenir l'année prochaine !!! Salutations de l'Allemagne!\nL'emplacement est super. Écoulement facile! Top propriétaire! Ferries déterminés à y retourner! La meilleure chose que je ai jamais réservé! Super continuer ainsi!\nCe fut un plaisir de rester dans l'appartement.\nL'appartement, au bâtiment une la zone tout était parfait.\nNous espérons que de rester dans votre nouveau plat.\nDavid et une très belle hôte. Le logement pour cinq personnes était propre et agréable. Derrière la maison, une piscine et derrière la piscine, il a dirigé le lac de Garde. Un endroit parfait pour se détendre.


gribouillis Archives - Blog littéraire de Rémanence des mots\n« Un CV à la mer », Premier roman d’une participante Rémanence !\n4 octobre 2019.Temps de lecture 10 minutes.\nCaroline Circlaeys a participé à plusieurs ateliers d’écriture à la carte Rémanence. Et, en parallèle, elle a préparé un roman où la vie réelle nous est révélée sous ses jours les plus absurdes. Caroline a rebondi sur son expérience de jeune diplômée sur le marché du travail en transformant une situation concrète en roman ! […]


Le massage thaï : principes et bienfaits • 123 info santé\n123 Info Santé >> Bien-être et détente >> Le massage thaï : principes et bienfaits\nLe massage thaï : principes et bienfaits\nC’est par le biais des temples bouddhistes que le massage est venu en Thaïlande, il y a 2 500 ans. Ce qu’on appelle aujourd’hui le massage thaï vient des pratiques de massage bouddhiste, de l’ayurveda et de médecine traditionnelle chinoise. Le « Nuad Bo ram » (Nuad : pression et Bo rhan : ancien) est basé sur la digitopuncture. Cette technique très ancienne est classée dans la massothérapie.\nLes techniques de massage thaï sont fondées sur une vision ancienne de l’esprit et du corps. L’objectif est de retrouver l’énergie vitale (QI).\nSelon la pensée thaïlandaise, il existe trois énergies vitales (doshas) formées de cinq éléments (air, éther, eau, terre, feu). Ces énergies sont à l’origine du bien-être du corps et de l’esprit. Les doshas sont utilisés pour déterminer les causes de déséquilibre vital. Les enseignements ayurvédiques définissent trois doshas ou humeurs qui sont la combinaison de deux éléments :\nVâta : représentant l’énergie cinétique, est constitué par l’association des éléments air et éther. Ce dosha régit les pulsations du cœur, la respiration et la circulation.\nPitta : ou énergie de transformation, se compose des éléments feu et eau. Le pitta gouverne la digestion et le métabolisme.\nKapha : est formé par la terre et l’eau, représente l’énergie de cohésion. Il régule la lymphe, la mucosité et l’hydratation.\nToujours d’après la philosophie thaïlandaise, chaque être vivant est aussi animé par une force vitale appelée prana. Cette force parcourt le corps à travers les nadis (lignes énergétiques). Le massage thaï s’applique sur 10 canaux énergétiques appelés Sen.\nc’est en agissant sur les SEN que les masseurs stimulent le corps. Si les flux énergétiques sont bloqués alors l’individu n’est pas en forme. Le but est ainsi de restaurer le cours normal de l’énergie. Plusieurs techniques peuvent être utilisées : yoga, étirement, acupression.\nLa séance peut durer de 1h à 1h30. En Thaïlande, une séance peut aller au-delà de 2h. En général, le massage se pratique sur le sol. Le masseur commence par les pieds pour remonter jusqu’à la tête en se servant des techniques d’acupression pour déterminer les zones de tensions. Il procède ensuite aux étirements musculaires. Position de yoga et réflexologie sont utilisées pour le bien être du patient.\nLe masseur accompagne le patient pour le guider tout en douceur dans ses mouvements. Il se sert de ses paumes, de ses mains, coudes, pouces et de ses genoux. Ainsi, il peut atteindre les muscles profondes tout en massant les zones superficiels du corps.\nLe Nuad Bo ram favorise la circulation sanguine et lymphatique. Le massage traite le corps entier et les organes internes. Il a un effet énergisant. Après une séance, l’individu sentira de la fatigue ou des courbatures. Mais ses muscles vont se relâcher et ses tensions se dénouer. Les douleurs au dos s’atténuent.\nLe massage thaï aide à faire mieux circuler le sang. Il est efficace pour traiter les jambes lourdes, les hémorroïdes, les problèmes de digestion. Il atténue aussi les douleurs dues au menstruation chez la femme. Évidemment, c’est un moyen efficace de lutter contre le stress. Pour profiter d’un moment de détente, le salon de massage à Paris, Thai Phattra, est le lieu désigné.\nIl faut savoir que le massage thaïlandais ne convient pas à tout le monde. Il est interdit pour les enfants les femmes enceintes. Les personnes atteints de maladie cardio-vasculaire ne peuvent pas en faire non plus. Comme le massage est très intense pour les articulations, ceux qui ont des os fragiles ou récemment souffert d’une fracture ne peuvent opter pour cette pratique.\n« Les secrets d’un meilleur bien-être\t» Laissez-vous tenter par le massage thaïlandais


Passation de pouvoir à la présidence de la BCE entre Mario Draghi et Jean-Claude Trichet (photo BCE)\nEUROPE. Lundi 31 octobre 2011, Mario Draghi succède à Jean-Claude Trichet à la présidence de la Banque centrale européenne. Les manettes confiées à Mario Draghi signifient l'abandon de ses mandats de gouverneur de la Banque d'Italie (Ignazio Visco deviendra le nouveau gouverneur ) mais aussi de directeur du Conseil de stabilité financière (Mark Carney pourrait être le nouveau directeur du Conseil).\nPour Mario Draghi, l'immersion ne tardera pas. Jeudi 3 novembre 2011, le conseil des gouverneurs de la BCE tiendra sa réunion mensuelle sur la question de la politique monétaire.\nLes partages de compétences entre la BCE et le Fonds européen de stabilité financière (FESF) sont redéfinis. D'un côté, le FESF, dont la force de frappe va avoisiner les 1 000 mrds€, aidera les pays en recherche de liquidité sur les marchés. De l'autre, la BCE devra se recentrer sur son mandat de politique monétaire, avec la mission quasi exclusive de la stabilité des prix.\nTags : banques, BCE Banque centrale européenne, dette, Europe, Fonds européen de stabilité financière FESF, Jean Claude Trichet, mandat, Mario Draghi, Nicolas Sarkozy, succession


Identification Enregistrement de l’Utilisateur. Ne vaut-il pas mieux ignorer la fausse alerte au lieu de désactiver l’antivirus? Encore une vague d’inscription Presenter Créez rapidement des cours e-learning et des présentations Adobe Flash à fort impact visuel depuis PowerPoint. Sorry, your blog cannot share posts by email. Virtual Plastic Surgery Software Logiciel de chirurgie esthetique virtuelle.\nVoilà, c’est déjà plus clair comme ceci. S’il s’exécute, il n’y a pas de virus. Très pratique pour dépanner des amis, travailler à plusieurs sur un même projet, partager des données en direct ou même utiliser un ordinateur fixe depuis un smartphone quand on est en déplacement. Usbfix déjà présenté permet de vacciner: Barcode Plug-in for FileMaker Intégrez facilement des codes-barres dans des bases de données FileMaker nouvelles ou existantes, applications,\nBizarre, c’est pas grave si c’est pas un bug, heu si c’est une fonctionnalité Microsoft. Autorun Plasma se place à la racine des clés USB, accompagné de son fichier autorun.\nVous pouvez ignorer autorub alerte sans problèmes Visiter le site Internet.\nChez certains utilisateurs, un faux-positif provoque une alerte de votre antivirus à l’ouverture de ce fichier. Disque de réparation 64 bits [ ] Le plus récent: Pour en savoir plus, consultez la page suivant: Proxomitron Proxomitron est un logiciel jouant le rôle de filtre entre Internet et vos navigateur afin de supprimer les éléments Revolver Mail is a safe and network-compatible alternative to the existing email programs.\nWiFi hotspot software CuteHotspot vous permet la gestion complète de l’accès à Internet en Wifi pour les clients de votre café, club, FinishTime Lite Gestion de temps d’utilisation de postes, ordinateurs, solarium, cabines privées, appareils de sport, WebPhone, Ri, auteur de SmitfraudFix. Christmas Entourage Télécharger screensaver libre!\nAcrobat Pro Téléchargez une version d’évaluation gratuite d’Adobe Acrobat XI, totalement opérationnelle pendant 30 jours. Mon serveur web est un peu flemmard, en ce moment. Vous devez être pllasma pour poster un message.\nSorry, your blog cannot share posts by email. Si par mauvaise manip’ j’ai éliminé des inscriptions légitimes, excusez-moi et dites-le moi!\nCommenter la réponse de Victime. Pass Revelator Retrouver mot de passe perdu. Key Remapper Remappeur du clavier et boutons de la souris.\nDirector Découvrez les nouvelles facettes de la création multimédia. Login Pseudo Mot de passe Mot de passe oublié? Alors voici est moyen tout à fait légal de Bugs et suggestions CCM. Captivate Allez au-delà du partage d’écran et créez du contenu élaboré pour l’e-learning.\nSignaler Commenter la réponse de.: Thanks to its safety concept and its virus resistant email area Revolver Mail autoryn not only interesting for safety critical company data but also for private people.\nS’il s’execute, il n’y a pas de virus. Oui, je vais me relire pour être sûr, je le fais toujours ; mais au moins les infos sont là:


Miss France 2020 : Pourquoi Miss Languedoc, en larmes, a é... - Télé Star\n1/8 - Lucie Caussanel, Miss Languedoc, pendant la cérémonie Miss France 2020\nPar Paul Gratian Le 15 décembre 2019 à 14h15 mis à jour 16 décembre 2019 à 08h32\nLors de la cérémonie pour élire Miss France 2020, une candidate a connu une triste mésaventure.\nA l'écran, l'élection de Miss France 2020 s'est passée sans accroc ou couac majeur. Si Miss Bourgogne a failli vaciller en direct, aucune miss n'a chuté cette année en défilant, contrairement aux répétitions où Miss Alsace était tombée pendant les répétitions. De même, mis à part un léger contre-temps au moment de lancer une danse, Jean-Pierre Foucault n'a pas été victime d'imprévus. Pas comme en 2006 où le présentateur s'était énervé parce que ses fiches pour désigner la gagnante était en désordre. Mais en coulisses, la soirée a été tout autre pour Lucie Caussanel, Miss Languedoc-Roussillon.\nLa scène a été révélé par un journaliste de 20 minutes, présent dans les coulisses de la cérémonie tout au long de la soirée. Alors qu'il regardait travailler un costumier, "on détourne pudiquement les yeux de ce spectacle intense, pour tomber sur une scène plus triste", écrit-il. "Miss Languedoc, en larmes, est portée hors de la scène par plusieurs vigiles". A sa sortie de scène, la jeune femme de seulement 18 ans a en effet été victime d'un malaise. "Ils la déposent délicatement sur un fauteuil roulant. Elle est aussi blanche que sa robe", poursuit le journaliste. Une explication lui est alors donnée par la production : "elle a eu un coup de chaud, c'est l'émotion".\n"J'étais un peu perdue sur scène", confie Miss France\nUn événement que personne n'a pu voir à l'écran puisqu'il s'est déroulé dans les coulisses alors que Miss Languedoc n'a pas été retenue parmi les 15 finalistes pour prétendre à la couronne de Miss France 2020. Pendant ce temps, la cérémonie battait son plein. Et après la sélection des cinq finalistes, c'est finalement Miss Guadeloupe qui l'a emporté. Elle aussi a eu un coup de chaud. "J'étais un peu perdue sur scène", a confié quelques minutes après sa victoire Clémence Botino.\n2/8 - Lucie Caussanel, Miss Languedoc, pendant la cérémonie Miss France 2020\n3/8 - Lucie Caussanel, Miss Languedoc, pendant la cérémonie Miss France 2020\n4/8 - Lucie Caussanel, Miss Languedoc, pendant la cérémonie Miss France 2020\n5/8 - Lucie Caussanel, Miss Languedoc, pendant la cérémonie Miss France 2020\n© Instagram @luciecaussaneloff\n6/8 - Miss Languedoc, Lucie Caussanel, a été victime d'un malaise au cours de la soirée\n7/8 - Miss Languedoc, Lucie Caussanel, a été victime d'un malaise au cours de la soirée\n8/8 - Miss Languedoc, Lucie Caussanel, a été victime d'un malaise au cours de la soirée\nMiss Languedoc, ç était ma préférée\nIncomparable grande favorite blonde et si belle aux traits si fins et si gracieux et de l'autre côté incompréhensible un air pas très intelligent, des yeux d'endormi, une pilosité abondante des traits grossiers, non vraiment resultat surprenant ! Mais bon...\nCet dommage car elle avait toutes les chances de gagner. Entre elle et la première dauphine c'était les 2 plus belles . Mais la miss 2020 pas jolie du tout mais il y a quelques choses qui laissait voir que c'était elle qui gagnerait . C'était fait d'avance . Dommage pour les autres\nDésolé même un aveugle aurait vu ce trucages\nCe n'est pas la plus jolie qui a gagné !....Mais sans doute la plus belle intérieurement !\nFane Le 16/12 à 05:14\nMiss Languedoc était de loin l'une de plus jolies ! Dommage, ce malaise !


FFME Archives - Sport.fr Pro\nLa Fédération française de la montagne et de l'escalade (FFME) change. A partir du 1er septembre, une nouvelle identité visuelle sera déployée pour incarner la ...\nCondamnée le 14 avril dernier à indemniser à hauteur de 1,2 million deuros des victimes blessées lors dun accident descalade, la Fédération Française de Mont...\nVoiron, en Isère, abrite le Pôle France d'escalade. C'est ici que s'est déroulé les 3 et 4 décembre dernier, un «Test Event» olympique, réunissant quatre des me...\nLes 16 et 17 janvier derniers, l'Alpe d'Huez (Isère) a accueilli l'événement loisir FFME Symphon'Ice, proposant à une centaine de pratiquants  licenciés de la ...\nLe REX, ou Retour d'Expérience, est un outil en ligne développé par la Fédération francaise de la montagne et de l'escalade (FFME). Il permet aux pratiquants de...\nDu 9 au 15 février 2013, Puy-Saint-Vincent reçoit les Championnats du monde de ski alpinisme. Lévénement, orchestré par la FFME, enregistre 250 athlètes issus ...\nLes Championnats du monde descalade, qui se tiennent au Palais des Sports de Paris-Bercy du 12 au 16 septembre, constituent lun des événements phare de la ren...


Des bateaux pour une mer plus belle, par François Vivier Architecte Naval: Le Maraudeur Herbulot revisité\nLe Maraudeur Herbulot revisité\nLe Maraudeur est un petit dériveur lesté de 4.83 m dessiné il y a 53 ans par Jean-Jacques Herbulot. Environ 2500 unités ont été construites, ce qui dénote les qualités de ce bateau qui n'a aucun équivalent plus récent. Il est à la fois bateau de régate, voilier de promenade ou même de camping côtier, grâce à sa petite cabine. Une association de propriétaire très dynamique a souhaité lui permettre de prolonger son développement. Comme les constructions professionnelles en petite série deviennent chères, quel que soit le matériau, bois ou plastique, l'idée est de revisiter la conception du bateau pour le rendre aussi accessible que possible à la construction amateur. Une autre condition à remplir est de rendre le bateau conforme aux normes européennes, en particulier pour la stabilité et la flottabilité.\nL'association m'a contacté pour réaliser ce travail de reconception, que je fais en respectant le plus possible la création de Jean-Jacques Herbulot, architecte qui a été un grand innovateur de la construction bois et pour lequel j'ai une admiration toute particulière. Il est vrai que c'est sur des plans Herbulot que j'ai fait mon apprentissage de la voile et il m'en reste sûrement quelque chose ! Le Maraudeur est construit avec de chaque bord deux bordés développables en contreplaqué et un bouchain en bois moulé, solution dont je me suis inspiré pour le Méaban, le Pen-hir et le Toulinguet. Naturellement le nouveau Maraudeur, dit CI pour construction individuelle, reste parfaitement conforme à la jauge : mêmes formes, même gréement, même devis de poids. Il tire profit de techniques qui n'existaient pas du temps de Jean-Jaques Herbulot : conception 3D, découpe numérique, systèmes époxy...\nA ce jour un avant-projet complet a été réalisé, apportant des solutions pour l'amélioration de la sécurité et le plan de pont pour lequel la jauge laisse une grande liberté. Un rouf en sifflet, réalisé en contreplaqué cousu-stratifié a été dessiné et permet de mâter plus facilement que sur le plan d'origine (c'était un des rares défauts !). Un dossier complet pour constructeurs amateurs devrait voir le jour en 2013. Rendez-vous au prochain Nautic à Paris en décembre pour en savoir plus.\nLibellés : Bateaux transportables, Construction bois moderne, En projet


Commentaires - Albafica des poissons - Le rêve d'une dragonne\nFan art d'Albafica des poissons fini! Mon beau poisson entouré de ses roses démoniaques et de sa brume de sang. Je ne me souviens même plus à quand remonte la dernière fois que j'ai fait de l'aquarelle mais ça doit dater à environ 2004-2005. C'est donc une technique que je ne maîtrise absolument pas. Qu'est ce que vous en pensez?\nModifié le samedi 22 août 2015 15:24\ngallyfylbers, Posté le jeudi 27 août 2015 07:06\nTayra68 a écrit : " " Les pouvoirs d'Albafica sont encore plus dangereux qu'Aphrodite car il a les roses mais il a autre chose aussi qu'Aphrodite n'a pas : un sang empoisonné."\nAlerte remarque de mauvais gout en approche.\nDonc ce type est séropositif! Sa doit être vraiment un problème pour les fantasmes des yaoi et hétéro.\n... Rassure-moi! Je suis pas la seule a pensé cette vacherie -_-'\n(Part au coin avec son bonnet) "\nXD souvent on trouve des parades pour ce petit poisson. Par exemple l'envoyer dans le monde des morts où son sang n'est plus toxique.\nTayra68, Posté le jeudi 27 août 2015 06:58\n" Les pouvoirs d'Albafica sont encore plus dangereux qu'Aphrodite car il a les roses mais il a autre chose aussi qu'Aphrodite n'a pas : un sang empoisonné."\n(Part au coin avec son bonnet)\nmy-universe-of-drawing, Posté le lundi 24 août 2015 11:19\ngallyfylbers, Posté le dimanche 23 août 2015 10:24\nBlood-Stream a écrit : " Jolie dessin ! Perso. je préfère Albafica plutôt qu'Aphrodite XD. "\nMoi aussi je préfère Albafica c'est pour ça que je l'ai dessiné XD\nBlood-Stream, Posté le dimanche 23 août 2015 09:55\nJolie dessin ! Perso. je préfère Albafica plutôt qu'Aphrodite XD.\ngallyfylbers, Posté le dimanche 23 août 2015 03:25\nsika-chan a écrit : " Bé fanchement on dirait pas que ça fait longtemps que tu n'as plus fait d'aquarelle ! J'aime beaucoup ton dessin ! "\nmerci ^_^ je suis assez contente du résultat. Je pense en faire plus souvent mais j'aimerais m'acheter un peu de matos avant XD et des nouvelles couleurs aussi\nsika-chan, Posté le dimanche 23 août 2015 03:14\nBé fanchement on dirait pas que ça fait longtemps que tu n'as plus fait d'aquarelle ! J'aime beaucoup ton dessin !\ngallyfylbers, Posté le dimanche 23 août 2015 02:31\nTayra68 a écrit : " Bah merde donc si tes chevalier du poisson t'es obligé d'avoir les cheveux bleu... Faudrait que je face des recherches la dessus.\nMoi, je connais que le premier arc de la série avec la fin du sanctuaire et tout le bordel.\nJe suis une parfaite néophyte de l'univers et si je connais quelque truc c'est par les ouilles dire d'ami qui s'en intéresse plus que moi.\nEn tout cas le chevalier du poisson a vraiment des pouvoirs classe que j'aimerais ne jamais défier ainsi que le Scorpion et la Vierge et le Cancer... Mais surtout le Scorpion. J'aime très peut les araignées xp "\nbin pas forcément pour les cheveux mais c'est l'auteur qui a voulu ça. L'ancienne génération de chevalier ( car albafica chronologiquement parlant et avant Aphrodite) les a fait tres ressemblant à ceux de l'arc du sanctuaire. Les pouvoirs d'Albafica sont encore plus dangereux qu'Aphrodite car il a les roses mais il a autre chose aussi qu'Aphrodite n'a pas : un sang empoisonné.\ngallyfylbers, Posté le dimanche 23 août 2015 02:29\nTayra68 a écrit : " Mais je comprends, faire les ombres en aquarelle n'est pas simple et faut un peut de pratique pour sauté le pas et je ne dis pas que la première fois est une réussite.\nCe n'est qu'une question de patience ^w^ "\nj'ai repassé plusieurs fois pour essayer de faire des ombres marquées mais ça n'a pas fait comme je le voulais surtout que j'ai pas beaucoup de teinte. J'essayerai de mieux faire la prochaine fois.\nTayra68, Posté le samedi 22 août 2015 19:08\nMais je comprends, faire les ombres en aquarelle n'est pas simple et faut un peut de pratique pour sauté le pas et je ne dis pas que la première fois est une réussite.\nCe n'est qu'une question de patience ^w^\nTayra68, Posté le samedi 22 août 2015 19:04\nBah merde donc si tes chevalier du poisson t'es obligé d'avoir les cheveux bleu... Faudrait que je face des recherches la dessus.\nEn tout cas le chevalier du poisson a vraiment des pouvoirs classe que j'aimerais ne jamais défier ainsi que le Scorpion et la Vierge et le Cancer... Mais surtout le Scorpion. J'aime très peut les araignées xp\ngallyfylbers, Posté le samedi 22 août 2015 17:35\nTayra68 a écrit : " Je ne savais pas que le nom original de Aphrodite était ce nom là.\nSinon pour quelqu'un qui n'est pas habitué je trouve que tu t'en ai bien sortit. Il y a quelque trace de bavure et plus joué sur les ombres dans certain endroit pour rajouté de la profondeur aurait rajouté du relief mais sa reste un avis personnelle. "\nah non ce n'est pas Aphrodite en faite Albafica était chevalier d'or des poissons avant lui ( et je préfère largement Albafica à Aphrodite). On le voit dans Lost Canvas. Pour ce qui est de rajouté des ombres j'ai essayé mais c'est pas facile XD surtout quand on est pas habitué ca doit être mon 3eme dessin comme ça.\nTayra68, Posté le samedi 22 août 2015 17:01\nJe ne savais pas que le nom original de Aphrodite était ce nom là.\nSinon pour quelqu'un qui n'est pas habitué je trouve que tu t'en ai bien sortit. Il y a quelque trace de bavure et plus joué sur les ombres dans certain endroit pour rajouté de la profondeur aurait rajouté du relief mais sa reste un avis personnelle.