Komunikator danych. Instrukcja obsługi - PDF\nDownload "Komunikator danych. Instrukcja obsługi"\n1 Komunikator danych Instrukcja obsługi Przechowuj niniejszą instrukcję obsługi w łatwo dostępnym miejscu, aby można z niej było łatwo skorzystać w przyszłości. Przeczytaj instrukcję uważnie przed rozpoczęciem użytkowania produktu, a następnie używaj produktu zgodnie z instrukcją.\n2 Postanowienia licencyjne Komunikatora danych TERUFUSION Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między TERUMO Corporation (TERUMO) a Licencjobiorcą. Należy się z nimi zapoznać. Postanowienia licencyjne mają zastosowanie do Komunikatora danych TERUFUSION (oprogramowania) instalowanego przez Licencjobiorcę, jak również ewentualnych nośników, na których zostało ono dostarczone Licencjobiorcy. Postanowienia te dotyczą także aktualizacji, uzupełnień i usług pomocy technicznej dla niniejszego oprogramowania, o ile elementom tym nie towarzyszą inne postanowienia. W takim przypadku obowiązują postanowienia towarzyszące tym elementom. KORZYSTANIE PRZEZ LICENCJOBIORCĘ Z OPROGRAMOWANIA OZNACZA, ŻE AKCEPTUJE ON NINIEJSZE POSTANOWIENIA. JEŚLI LICENCJOBIORCA ICH NIE AKCEPTUJE, NIE MOŻE KORZYSTAĆ Z OPROGRAMOWANIA. Licencjobiorca przestrzegający niniejszych postanowień licencyjnych uzyskuje prawo do instalacji i używania jednej kopii oprogramowania w swoim wewnętrznym systemie (system). 1. Zakres licencji: Oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane. Na mocy niniejszej umowy Licencjobiorca uzyskuje tylko niektóre prawa do używania oprogramowania. TERUMO zastrzega sobie wszystkie pozostałe prawa, w tym, w szczególności, prawa autorskie do oprogramowania. Licencjobiorca może korzystać z oprogramowania tylko w sposób wyraźnie dozwolony w niniejszej umowie. Nie dotyczy to sytuacji, w których pomimo niniejszego ograniczenia na mocy prawa właściwego przysługują mu dodatkowe uprawnienia. W takich przypadkach Licencjobiorca musi przestrzegać wszelkich ograniczeń technicznych oprogramowania zapewniających, że z oprogramowania będzie można korzystać wyłącznie w określony sposób. Licencjobiorcy nie wolno: - omijać żadnych ograniczeń technicznych oprogramowania; - odtwarzać, dekompilować ani dezasemblować oprogramowania, chyba że w przypadku i tylko w takim zakresie, w jakim pomimo niniejszego ograniczenia prawo właściwe wyraźnie na to zezwala; - sporządzać większej liczby kopii oprogramowania niż określona w niniejszej umowie lub dozwolona przez prawo właściwe pomimo niniejszego ograniczenia; - udostępniać oprogramowania innym osobom do kopiowania; - wynajmować, wydzierżawiać ani wypożyczać oprogramowania; - przekazywać oprogramowania osobom trzecim; - przekazywać oprogramowania do innego kraju niż kraj, w którym znajduje się system; ani - używać oprogramowania do świadczenia komercyjnych usług hostingowych. Licencjobiorca może używać tego oprogramowania jedynie w połączeniu z pompami infuzyjnymi TERUMO, pompami strzykawkowymi TERUMO oraz systemami statywów TERUMO. Licencjobiorca akceptuje, że TERUMO posiada wszelkie prawa, w tym, w szczególności, prawa autorskie do wszelkich danych wynikowych oprogramowania, w tym, w szczególności, obrazów na ekranie oraz obrazów drukowanych. Licencjobiorca może używać i kopiować takie dane wynikowe i rozprowadzać je w miejscu, gdzie znajduje się system, ale dystrybucja takich danych wynikowych poza tym miejscem wymaga uzyskania wyraźnej zgody od firmy TERUMO. TERUMO może unieważnić licencję na to oprogramowanie, jeśli Licencjobiorca naruszy ograniczenia opisane w niniejszej umowie, a po unieważnieniu licencji użytkownik jest zobowiązany do odinstalowania tego oprogramowania z systemu. Niezależnie od faktu odstąpienia od niniejszej umowy następujące postanowienia zachowują ważność. 2. Usługi pomocy technicznej Niniejsze oprogramowanie jest udostępniane Licencjobiorcy w stanie "takim, w jakim jest", w związku z czym możemy nie świadczyć związanych z tym oprogramowaniem usług pomocy technicznej. Oprogramowanie może podlegać aktualizacji bez uprzedniego powiadomienia użytkownika. 3. Całość umowy Niniejsza umowa wraz ze wszystkimi postanowieniami dotyczącymi uzupełnień, aktualizacji i usług pomocy technicznej, z których korzysta Licencjobiorca, stanowi całość umowy dotyczącej oprogramowania i usług pomocy technicznej. 4. Prawo właściwe i właściwa jurysdykcja Niniejsza umowa podlega prawu Japonii, zgodnie z tym prawem jest interpretowana i wykładnia jego zapisów odbywa się zgodnie z tym prawem. Wszelkie spory, kontrowersje lub różnice mogące występować pomiędzy TERUMO a Licencjobiorcą w związku z niniejszą umową podlegają ostatecznemu arbitrażowi w Tokio, zgodnie z zasadami arbitrażu handlowego Japońskiego Stowarzyszenia Arbitrażu Handlowego. 5. Odrzucenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji Oprogramowanie jest licencjonowane w stanie "takim, w jakim jest". Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z oprogramowania ponosi licencjobiorca. TERUMO nie udziela żadnych wyraźnych rękojmi, gwarancji ani zapewnień dotyczących oprogramowania. W zakresie dozwolonym przez prawo miejscowe TERUMO niniejszym wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu dorozumianych rękojmi i gwarancji dotyczących oprogramowania, w tym gwarancji z tytułu wartości handlowej, przydatności do określonego celu oraz braku naruszeń praw osób trzecich. 6. Ograniczenie oraz wyłączenie uprawnień z tytułu zadośćuczynienia i odszkodowania TERUMO i dostawcy TERUMO ponoszą odpowiedzialność wyłącznie za szkody bezpośrednie do kwoty, jaką Licencjobiorca zapłacił za użytkowanie oprogramowania. Licencjobiorca nie może dochodzić roszczeń z tytułu żadnych innych szkód, w tym szkód wynikających z utraty zysków, szkód wtórnych, szczególnych, pośrednich ani ubocznych. Powyższe ograniczenie ma zastosowanie do: - wszelkich kwestii dotyczących oprogramowania, usług, oraz - roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy, rękojmi, gwarancji lub zapewnień, lub z tytułu odpowiedzialności obiektywnej, niedbalstwa lub innych czynów niedozwolonych, w zakresie dozwolonym przez prawo właściwe. Ograniczenie to ma zastosowanie także w przypadku, gdy firma TERUMO wiedziała lub powinna była wiedzieć o możliwości powstania takich szkód. Powyższe ograniczenie i wyłączenie mogą jednak nie dotyczyć Licencjobiorcy w przypadku, gdy na mocy prawa krajowego nie jest dozwolone wyłączenie ani ograniczenie odpowiedzialności za szkody uboczne, wtórne itp.\n3 Spis treści Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie tego produktu, należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i dobrze zapoznać się z jego treścią. Ponadto należy wdrożyć systemy szkolenia w zakresie bezpieczeństwa w szpitalu. Po wprowadzeniu produktu proszę kontaktować się z przedstawicielami naszej firmy w celu uzyskania wyjaśnień. Spis treści Spis treści 3 Spis treści...3 Przeznaczenie, ogólny opis i funkcje produktu 4 Przeznaczenie i ogólny opis...4 Funkcje...4 Konfiguracja systemu...5 Środki ostrożności 6 Użytkowanie...6 Przygotowanie 7 Ogólne informacje o procesie...7 Wymagania systemowe...8 Zgodne urządzenia...8 Sposób instalacji...9 Dezinstalacja...15 Procedura obsługi 17 Kroki podczas użytkowania...17 Uruchamianie i zamykanie programu...20 Ustawianie danych użytkowników...24 Konfiguracja narzędzi...28 Ustawienia podstawowych informacji...32 Zarządzanie informacjami o pompie/statywie...40 Zapisywanie konfiguracji łączności...44 Zarządzanie biblioteką leków...51 Odbieranie historii pompy...54 Przeglądanie stanu pompy lub statywu...57 Jak podłączyć pompę/statyw...60 Rozwiązywanie problemów 63 Rozwiązywanie problemów...63 Symbole 64 ABY UZYSKAĆ INFORMACJE O PRODUKTACH TERUMO 65 3\n4 Przeznaczenie, ogólny opis i funkcje produktu Przeznaczenie i ogólny opis Komunikator danych TERUFUSION (to oprogramowanie) jest przeznaczony do instalacji na komputerze osobistym w następujących celach. (1) Zatwierdzanie i zmiana konfiguracji pomp i systemu statywów. (2) Odbiór plików historii pracy pompy i zapisywanie ich poza systemem. (3) Wysyłanie bibliotek leków do pomp i odbiór bibliotek leków z pomp. Funkcje Wysyłanie biblioteki leków Pozwala na wysyłanie bibliotek leków do TERUFUSION Infusion Pump Type LM oraz TERUFUSION Syringe Pump Type SS (tylko dla modeli z funkcją biblioteki leków). Odbieranie historii Pozwala na odbieranie historii z TERUFUSION Infusion Pump Type LM/LF oraz TERUFUSION Syringe Pump Type SS histories. (Tylko dla pomp z funkcją zewnętrznej komunikacji (RS-232C) lub z funkcją bezprzewodowej sieci LAN) Odebrane pliki historii mogą zostać wyświetlone dla każdego urządzenia. Ustawianie konfiguracji łączności Pozwala ustawić konfigurację łączności pompy/statywu (bezprzewodowa sieć LAN lub przewodowa sieć LAN). Uprawnienia udzielane zalogowanym użytkownikom W celu zapobiegania wysyłaniu bibliotek leków oraz wprowadzaniu zmian w zarządzaniu systemem, użytkownikowi można przydzielać uprawnienia i ograniczać dostępny zakres użytkowania. 4\n5 Przeznaczenie, ogólny opis i funkcje produktu Konfiguracja systemu Ten program pozwala na komunikację z pompami (lub statywami), odbiór plików historii pompy oraz wysyłanie bibliotek leków. Schemat konfiguracji systemu Komunikator danych TERUFUSION Analizator dawek z menedżerem biblioteki leków TERUFUSION [Serwer] Szpitalna sieć LAN Zapisywanie danych Statyw [Użytk.] Pompa 5\n6 Środki ostrożności Aby zapewnić bezpieczne i poprawne użytkowanie systemu, należy przestrzegać wszystkich środków ostrożności. Nieprzestrzeganie środków ostrożności i błędne użytkowanie systemu może powodować uszkodzenia mienia lub obrażenia ciała. Poniżej przedstawiono symbole używane w tej instrukcji oraz ich znaczenie: Przestrogi To oznaczenie poprzedzające środek ostrożności oznacza, że nieprzestrzeganie podanego środka ostrożności powoduje ryzyko obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia. Użytkowanie Przestrogi <Środki ostrożności dotyczące użytkowania> Przed użyciem tego oprogramowania sprawdź komputer osobisty i wszystkie urządzenia peryferyjne. Jeśli cokolwiek pracuje nieprawidłowo, nie używaj tego oprogramowania. [Funkcje oprogramowania mogą nie działać lub może spaść wydajność.] Pamiętaj, aby okresowo wykonywać kopie zapasowe danych, aby zapobiec utracie danych w razie nieprawidłowego działania komputera osobistego lub urządzenia peryferyjnego. Zarządzaj danymi z ostrożnością, aby zapobiec bezprawnemu wykorzystaniu danych użytkownika. Usuwaj pliki utworzone podczas korzystania z tego oprogramowania pojedynczo. [Pliki utworzone przez użytkownika nie zostaną usunięte podczas dezinstalacji.] Po wysłaniu biblioteki leków do pompy, treść przesłana do pompy powinna zostać zweryfikowania dla potwierdzenia. <Ważne podstawowe środki ostrożności> Nie instaluj tego oprogramowania na wielu komputerach pracujących w tej samej sieci ani nie używaj go w ten sposób. [Zarządzanie używanymi pompami oraz konserwacja i zarządzanie (w tym zarządzanie wersjami) biblioteki leków mogą nie być przeprowadzane poprawnie.] Używaj tego oprogramowania po sprawdzeniu załączonych dokumentów pod kątem leków i urządzeń medycznych używanych w połączeniu. Z oprogramowania powinni korzystać jedynie użytkownicy, którzy dokładnie zapoznali się z instrukcją. Nie wprowadzaj modyfikacji do tego oprogramowania. [Może to prowadzić do nieprawidłowego działania oprogramowania.] <Interakcja (używanie tego oprogramowania wraz z materiałami lub urządzeniami medycznymi)> [Środki ostrożności dotyczące jednoczesnego użytkowania] Podczas instalacji tego oprogramowania należy wybrać język wyświetlacza pompy dopasowany do ustawienia języka pompy. [Takie działanie uniemożliwi zapisywanie bibliotek leków utworzonych tym oprogramowaniem w pompach.] Po rozpoczęciu korzystania z tego oprogramowania nie zmieniaj ustawień języka pompy. [Jeśli ustawienia języka są różne, zapis bibliotek leków utworzonych tym oprogramowaniem w pompach jest niemożliwy.] Wysyłanie danych musi być dokonane z plikami biblioteki leków utworzonymi za pomocą Analizatora dawek z menedżerem biblioteki leków TERUFUSION lub Menedżera biblioteki leków TERUFUSION. [Interfejs formatu plików nie jest gwarantowany.] Podczas korzystania z Analizatora dawek z menedżerem biblioteki leków TERUFUSION lub Menedżera biblioteki leków TERUFUSION w celu zmiany miejsca docelowego zapisu lub konfiguracji łączności dopilnuj, aby dokonać takich samych zmian ustawień tego oprogramowania. [Współdzielenie plików itp. już nie będzie możliwe.] 6\n7 Przygotowanie Ogólne informacje o procesie Podczas korzystania z tego systemu korzystaj z następującego schematu przebiegu procesów. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skorzystaj z instrukcji obsługi poszczególnych programów. 1. Przygotowanie Potwierdź wymagania systemowe (specyfikacje, układ komputera, środowisko komunikacyjne) Wybór leku użytego przez pompę Ustawienia udostępnianego folderu (historia, biblioteka leków) Ustawienia serwera / użytkownika Komunikator danych TERUFUSION Ustawienia Konfiguracja łączności, Ustawienia pompy / statywu Zapis środowiska komunikacyjnego 2. Realizacja Instalacja Rejestracja użytkownika Ustawienia systemowe Ustawienia leków pacjenta Historia Analiza Tworzenie Biblioteki Pobieranie Historii 3. Obsługa Aktualizacja Biblioteki Obsługa Pompy 7\n8 Przygotowanie Wymagania systemowe Wymagania systemowe Interfejs komunikacyjny [System operacyjny] Microsoft Windows XP Professional SP2 i nowsze, wersja 32-bitowa (x86) / 64-bitowa (x64) Microsoft Windows Vista Business, wersja 32-bitowa (x86) / 64-bitowa (x64) Microsoft Windows Vista Enterprise, wersja 32-bitowa (x86) / 64-bitowa (x64) Microsoft Windows Vista Ultimate, wersja 32-bitowa (x86) / 64-bitowa (x64) Microsoft Windows 7 Professional, wersja 32-bitowa (x86) / 64-bitowa (x64) Microsoft Windows 7 Enterprise, wersja 32-bitowa (x86) / 64-bitowa (x64) Microsoft Windows 7 Ultimate, wersja 32-bitowa (x86) / 64-bitowa (x64) [Pamięć] Zalecane 512 MB lub więcej [Taktowanie procesora] Zalecany Intel 2 GHz lub szybszy [Dysk twardy] Zalecane 10 GB lub więcej wolnego miejsca na dysku [Urządzenie] Napęd DVD-ROM [Rozdzielczość ekranu] 1024 x 768 pikseli lub wyższa Zgodny z RS-232C, IEEE802.11b, 100BASE-TX * Odnieś się do instrukcji obsługi pompy i statywu. Zgodne urządzenia Nazwa produktu Model Numer katalogowy Funkcja komunikacji zewnętrznej TERUFUSION Infusion Pump Type LF TE-LF600 TE-LF602XXX RS-232C TERUFUSION Infusion Pump Type LM TE-LM700 TE-LM702XXX RS-232C TE-LM800 TE-LM800XXX Bezprzewodowa sieć LAN TERUFUSION Syringe Pump Type SS TE-SS700 TE-SS702XXX RS-232C TE-SS800 TE-SS800XXX Bezprzewodowa sieć LAN TERUFUSION Communication Rack System TE-RS800 TE*RS800N03 RS-232C, bezprzewodowa sieć LAN oraz przewodowa sieć LAN (XXX = EN1, EN2, DE1, FR1, IT1, IT3, NL1, RU1, ES1, SV1, NO1, DA4, PL1, HU1, SK1) 8\n9 Przygotowanie Sposób instalacji Kroki instalacji oprogramowania na komputerze są podane poniżej. Przestrogi Instalację tego oprogramowania powinien przeprowadzić użytkownik o uprawnieniach administratora komputera. Nowa instalacja 1) Włóż instalacyjną płytę DVD do napędu DVD-ROM komputera. Program instalacyjny uruchomi się automatycznie. Jeśli program nie uruchomi się automatycznie, kliknij dwukrotnie plik "setup.exe" na płycie DVD, aby go uruchomić. Zostaną wyświetlone wymagania dotyczące tego oprogramowania. Windows Installer 4.5 Redistributable Microsoft.NET Framework 3.5 SP1 Microsoft Visual C Service Pack 1 Redistributable Package MFC Security Update Uwagi Środowisko pracy do zainstalowania różni się w zależności od zainstalowanego środowiska komputera. 2) Kliknij przycisk [Instaluj], aby rozpocząć instalację wymagań systemowych. Uwagi Po zainstalowaniu pakietu redystrybucyjnego może wyświetlić się wiadomość monitująca o ponowne uruchomienie systemu. Kliknij przycisk [Tak], aby ponownie uruchomić komputer. 9\n10 Przygotowanie 3) Kliknij przycisk [Dalej]. Zostanie wtedy wyświetlony ekran "Obsł. systemy operacyjne oraz spec.". 4) Sprawdź wymagania systemowe tego programu, a następnie kliknij przycisk [Dalej]. Zostanie wtedy wyświetlony ekran "Umowa Licencyjna". 10\n11 Przygotowanie 5) Jeśli zgadzasz się z treścią umowy licencyjnej po jej przeczytaniu, kliknij przycisk opcji [Akceptuję warunki Umowy licencyjnej]. Można wtedy wybrać przycisk [Dalej]. Kliknij przycisk [Dalej]. Zostanie wtedy wyświetlony ekran "Wejdź do folderu instalacyjnego.". 6) Wybierz folder instalacji. Uwagi Domyślny folder instalacji programu będzie się różnił dla 32-bitowych i 64-bitowych wersji systemu. Wersja 32-bitowa: C:\_Program Files\_Terumo_CQI\_CQI_comm_tool Wersja 64-bitowa: C:\_Program Files(x86)\_Terumo_CQI\_CQI_comm_tool Kliknij przycisk [Dalej]. Jeśli na wybranym dysku twardym nie ma dość miejsca, wyświetli się ostrzeżenie. Zostanie wtedy wyświetlony ekran "Ustawienia systemowe". 7) Wybierz folder, z którego będzie odczytywana biblioteka leków. Uwagi Domyślny folder odczytu biblioteki leków różni się w zależności od tego, czy używany jest system Windows XP, czy system Windows Vista lub nowszy. Windows XP: C:\_Documents and Settings\_All Users\_ Application Data\_Terumo_CQI\_libraryset Windows Vista i nowsze: C:\_ProgramData\_Terumo_CQI\_libraryset Kliknij przycisk [Dalej]. Zostanie wtedy wyświetlony ekran "Ustawienia systemowe". 11\n12 Przygotowanie 8) Wybierz folder docelowy zapisu historii pompy. Uwagi Domyślny folder docelowy zapisu historii pompy różni się w zależności od tego, czy używany jest system Windows XP, czy system Windows Vista lub nowszy. Windows XP: C:\_Documents and Settings\_All Users\_ Application Data\_Terumo_CQI\_history Windows Vista i nowsze: C:\_ProgramData\_Terumo_CQI\_history Kliknij przycisk [Dalej]. Zostanie wtedy wyświetlony ekran "Język instalacji". Uwagi Folder docelowy zapisu historii pompy jest wykorzystywany przez Analizator dawek z menedżerem biblioteki leków TERUFUSION do analizy historii. Zobacz instrukcję obsługi Analizatora dawek z menedżerem biblioteki leków TERUFUSION, aby uzyskać więcej szczegółów. 9) Wybierz pole listy [Język wyświetlania oprogramowania]. Wybierz język wyświetlania ekranu dla tego programu. 10) Wybierz pole listy [Język wyświetlacza pompy]. Wybierz język wyświetlania używany przez pompy. Dostępne języki wymienione są w instrukcjach obsługi pomp. Przestrogi Nie można nawiązać połączenia z pompami mającymi inne języki wyświetlania. Jeśli niniejszy program jest zainstalowany ze złym ustawieniem językowym, należy go odinstalować i zainstalować ponownie Kliknij przycisk [Dalej]. Zostanie wtedy wyświetlony ekran "Rozpocznij kopiowanie plików". 12\n13 Przygotowanie 11) Kliknij przycisk [Dalej]. Rozpocznie się instalacja oprogramowania. Po zakończeniu instalacji wyświetli się ekran "InstallShield Wizard zakończył instalację". 12) Kliknij przycisk [Zakończ], aby zamknąć ekran "InstallShield Wizard zakończył instalację". 13\n14 Przygotowanie Naprawa instalacji 1) Włóż instalacyjną płytę DVD do napędu DVD-ROM komputera. Program instalacyjny uruchomi się automatycznie. Jeśli program nie uruchomi się automatycznie, kliknij dwukrotnie plik "setup.exe" na płycie DVD, aby go uruchomić. Podczas uruchamiania instalatora sprawdzany jest stan instalacji programu. 2) Program może być naprawiony lub usunięty na tym ekranie. Po wybraniu przycisku wyboru [Napraw] 1) Kliknij przycisk [Tak]. Podczas przeprowadzania napraw, ustawienia, wliczając w to foldery, zostaną przywrócone do wartości domyślnych. Po wybraniu przycisku wyboru [Usuń] 1) Kliknij przycisk [Tak]. Program zostanie odinstalowany. 14\n15 Przygotowanie Dezinstalacja 1) Kliknij [Start] - [Wszystkie programy]. 2) Kliknij [TERUFUSION Data Communicator] - [Odinstaluj]. Pojawi się wiadomość potwierdzenia dezinstalacji. Uwagi Dezinstalacji nie można przeprowadzać, gdy program jest uruchomiony. Dokonaj dezinstalacji po zamknięciu programu. Podczas dezinstalacji zainstalowane pliki zostaną usunięte. Pamiętaj, aby zrobić wymagane kopie zapasowe przed dokonaniem dezinstalacji. 15\n16 Przygotowanie 3) Kliknij przycisk [Tak] aby rozpocząć dezinstalację. Po ukończeniu dezinstalacji zostanie wyświetlony ekran "InstallShield Wizard zakończył instalację". 4) Kliknij przycisk [Zakończ]. Dezinstalacja zakończy się. Przestrogi Wszystkie pliki nieusunięte podczas dezinstalacji należy usunąć ręcznie. 16\n17 Kroki podczas użytkowania Przedstawienie programu Zainstaluj. >[Patrz strona 9] Uruchom program. >[Patrz strona 20] Zaloguj się. >[Patrz strona 20] Ustaw informacje użytkownika. >[Patrz strona 24] Skonfiguruj narzędzie. (Kopie zapasowe, miejsce zapisu plików itd.) >[Patrz strona 28] Konfiguracja Łączności Ustawienia Podstawowych Informacji (Wymagane do połączenia przez sieć przewodową/bezprzewodową LAN) >[Patrz strona 32] Zarejestruj pompy i statywy. >[Patrz strona 40] Zamknij ten program. >[Patrz strona 23] Ustawienia konfiguracji łączności (Wymagane do połączenia przez sieć przewodową/bezprzewodową LAN) Uruchom program. >[Patrz strona 20] Zaloguj się. >[Patrz strona 20] Podłącz statywy do komputera. (RS-232C) >[Patrz strona 60] Zapisz ustawienia konfiguracji łączności. (Po zapisaniu uruchom ponownie pompę/statyw) >[Patrz strona 44] Zmień ustawienia konfiguracji łączności. (Po zapisaniu uruchom ponownie pompę/statyw) >[Patrz strona 49] Zamknij ten program. >[Patrz strona 23] 17\n18 Wysyłanie biblioteki leków Uruchom program. >[Patrz strona 20] Zaloguj się. >[Patrz strona 20] Podłącz pompy (lub statywy) do komputera. >[Patrz strona 60] Wybierz pompę docelową. >[Patrz strona 51] Wyślij bibliotekę leków. >[Patrz strona 52] Zamknij ten program. >[Patrz strona 23] Odbieranie historii pompy Uruchom program. >[Patrz strona 20] Zaloguj się. >[Patrz strona 20] Podłącz pompy (lub statywy) do komputera. >[Patrz strona 60] Wybierz pompę wysyłającą dane. >[Patrz strona 54] Odbierz historię pompy. >[Patrz strona 55] Zamknij ten program. >[Patrz strona 23] 18\n19 Przeglądanie stanu komunikacji Uruchom program. >[Patrz strona 20] Zaloguj się. >[Patrz strona 20] Przeglądaj stan komunikacji. >[Patrz strona 57] Zamknij ten program. >[Patrz strona 23] 19\n20 Uruchamianie i zamykanie programu Uruchamianie tego programu 1) Kliknij dwukrotnie na ikonie skrótu na pulpicie. Gdy program się uruchomi, zostanie wyświetlony ekran "Zaloguj". Program można również uruchomić klikając [Start] - [Wszystkie programy] - [TERUFUSION Data Communicator] - [TERUFUSION Data Communicator]. Logowanie do programu Ekran logowania 1) Wprowadź ID użytkownika do "ID użytk.". 2) Wprowadź hasło do "Hasło". Podczas pierwszego logowania po instalacji wprowadź następujące ID i hasło użytkownika z uprawnieniami administratora systemu. ID użytk.: [administrator]/hasło:  3) Kliknij przycisk [Zaloguj]. Po zalogowaniu jako zarejestrowany użytkownik zostanie wyświetlony ekran "Menu główne". Kliknij przycisk [Anuluj], aby wyjść z programu. Uwagi Pierwsze hasło jest takie same, jak ID użytk. (ID użytkownika). Ekran zmiany hasła 1) Jeżeli ID użytkownika i hasło są takie same, zostanie wyświetlony ekran "Zmień hasło". 2) Wprowadź nowe hasło złożone ze znaków alfanumerycznych (wyłączając spacje) w wierszu "Hasło". 3) Wpisz to samo hasło w wierszu "Powtórz hasło" celem weryfikacji. 4) Kliknij przycisk [OK]. Po zarejestrowaniu nowego hasła zostaje wyświetlony ekran "Menu główne". Kliknięcie przycisku [Anuluj] spowoduje wyświetlenie ekranu "Zaloguj". Uwagi Hasło jest wyświetlane jako gwiazdki (*). Po wprowadzeniu niezarejestrowanego ID użytkownika lub błędnego hasła zostanie wyświetlone ostrzeżenie. 20\n21 Ekran menu głównego Po zalogowaniu zostaje wyświetlony ekran "Menu główne". Nazwa wyświetlonego ekranu zależy od uprawnień zalogowanego użytkownika. Uprawnienia użytkownika można ustawić na ekranie "Edycja listy użytkow.". Kliknij nazwę ekranu aby przejść do poszczególnych ekranów ustawień. Ekrany współdzielone Górna część jest wspólna dla wszystkich ekranów Wyświetla nazwę i wersję tego programu. 2. Wyświetla nazwę wybranego ekranu. 3. Wyświetla nazwę zalogowanego użytkownika. 4. Kliknięcie [Zabl.] sprawia, że oprogramowanie przechodzi do trybu blokady. 5. Kliknij [Wyjdź], aby wyjść z programu. 21\n22 Ekran Odblokuj Ekran "Odblokuj" zostaje wywołany kliknięciem [Zabl.] w prawym górnym rogu ekranu współdzielonego. 1) Aby odblokować, wprowadź hasło. 2) Kliknij przycisk [Odblokuj]. Jeśli zostało wprowadzone prawidłowe hasło, ekran wyświetlany przed zablokowaniem pojawi się ponownie. Kliknięcie przycisku [Wyłącz] spowoduje wyświetlenie ekranu "Potwierdź". 3) Kliknięcie przycisku [Tak] spowoduje wyłączenie tego oprogramowania. Kliknięcie przycisku [Nie] spowoduje wyświetlenie ekranu "Odblokuj". Uwagi Ten program nie może być wyłączony podczas wymiany danych z pompami (lub statywami). 22\n23 Zamykanie tego programu Zamykanie tego programu 1) Kliknij [Wyjdź], aby wyjść z programu. Zostanie wyświetlony ekran "Potwierdź". 2) Kliknięcie przycisku [Tak] spowoduje zamknięcie tego oprogramowania. 23\n24 Ustawianie danych użytkowników Ekran Edycja listy użytkow. Kliknięcie [Dod.] lub [Edyt.] na ekranie listy spowoduje wyświetlenie ekranu dodawania i edycji danych użytkowników Wyświetla ID użytkownika. Można wprowadzić ID użytkownika składający się z maksymalnie 30 znaków alfanumerycznych. 2. Wyświetla nazwę. Nazwa może mieć długość do 30 znaków. 3. Wyświetla uprawnienia dostępu. Można je wybrać z listy. 4. Kliknięcie przycisku [Inicjalizuj] spowoduje inicjalizację hasła. 5. Kliknij przycisk [OK], aby zapisać edytowane informacje. 6. Kliknij przycisk [Anuluj] w celu usunięcia edytowanych informacji. Uwagi Pierwsze hasło jest ID użytk. Jeśli zostanie wprowadzone ID użytk. uprzednio zarejestrowanego użytkownika, zostanie wyświetlone ostrzeżenie. Wzory uprawnień' Poniżej podano 5 wzorów uprawnień, które można wybrać dla tego oprogramowania. Wzór Uprawnienia do zarządzania Uprawnienia odbioru historii Uprawnienia wysyłania systemem pompy biblioteki leków : Dopuszczalny : Niedopuszczalny 24\n25 Uprawnienia i dostępne ekrany Poniższa tabela przedstawia ekrany dostępne dla każdego uprawnienia. Menu 1 Menu 2 Opis funkcji Uprawnienia Uprawnienia Uprawnienia wysyłania do zarządzania odbioru historii biblioteki systemem pompy leków Stan Wyświetlanie stanu komunikacji Nr kom. pompy "Zmiana ustawienia środowiska komunikacji pompy" Tabela kom. pompy "Zapisywanie ustawienia środowiska komunikacji do pompy" Historia pompy Odbieranie historii pompy Wysyłanie i "<IP>: "Pompa Infuzyjna" <IP> Biblioteka leków odbieranie Odbiór/Wysyłanie biblioteki leków IP" <SP> Biblioteka leków "<SP>: "Pompa Strzykawkowa" Odbiór/Wysyłanie biblioteki leków SP" Nr kom. statywu "Zmiana ustawienia środowiska komunikacji statywu" Tabela kom. statywu "Zapisywanie ustawienia środowiska komunikacji do statywu" Lista pomp Dod./Edyt./Usuń pompę Lista stat. Dod./Edyt./Usuń statyw Lista użyt. Dod./Edyt./Usuń dane użytkownika "Ustawia miejsce zapisu kopii Konfiguracja narzędzi Ust. zapasowych i plików" systemowe "Ustaw środowiska komunikacji Ust. łączności pompy i statywu na bezprzewodowy LAN lub przewodowy LAN. (przy używaniu bezprzewodowej sieci LAN, przewodowej sieci LAN)" : Dopuszczalny : Niedopuszczalny Przestrogi Uprawnienia administracji systemu zezwalają na zmianę zakresu użytkowania innych użytkowników. Zachowaj ostrożność podczas nadawania uprawnień zarządzania systemem. 25\n26 Rejestracja danych użytkownika 1) Wybierz [Lista użyt.] na ekranie "Menu główne". Wyświetli się lista danych użytkowników. 2) Aby dodać nowego użytkownika kliknij [Dod.] na dole ekranu. Zostanie wyświetlony ekran "Edycja listy użytkow.". 3) Wprowadź ID i nazwę użytkownika. 4) Wybierz wzór uprawnień. 5) Kliknięcie przycisku [OK] spowoduje rejestrację edytowanych danych użytkownika. Edycja danych użytkownika 1) Aby zmienić ustawienia istniejących użytkowników, wybierz użytkownika do edycji z listy użytkowników. 2) Kliknij [Edyt.] na dole ekranu, lub podwójnie kliknij na wybranym użytkowniku. Zostanie wyświetlony ekran "Edycja listy użytkow.". 26\n27 Usuwanie danych użytkownika 1) Aby usunąć użytkownika, wybierz użytkownika do usunięcia z listy użytkowników. 2) Kliknij [Usuń] na dole ekranu, a zostanie wyświetlony ekran "Potwierdź". Uwagi Nie można usunąć zalogowanego użytkownika. 3) Kliknięcie przycisku [Tak] spowoduje usunięcie danych użytkownika. 27\n28 Konfiguracja narzędzi Ustawienia kopii zapasowej plików konfiguracji i logów oraz ustawienia miejsc zapisu historii i miejsc odczytu biblioteki leków mogą zostać dokonane. (Oprogramowanie wykorzystuje te ustawienia.) Wybierz [Konfiguracja narzędzi] na ekranie "Menu główne" Wybranie zakładki [Konfig. kopii zapasowej] ustawia konfigurację kopii zapasowej. 2. Wybranie zakładki [Zapisz ustaw. ścieżki] ustawia miejsce docelowe zapisu plików. 28\n29 Konfig. kopii zapasowej Można ustawić warunki i lokalizację kopii zapasowej tego programu. Ekran konfiguracji kopii zapasowej Można wybrać plik, którego kopia zapasowa zostanie wykonana. 2. Kliknięcie przycisku [Tw. Kopię Zap] spowoduje natychmiastowe utworzenie kopii zapasowej. 3. Kliknij przycisk [Wybierz] aby wybrać folder, w którym będzie przechowywana kopia zapasowa. Możliwe jest również wpisanie nazwy folderu bezpośrednio do pola tekstowego. Można wybrać foldery zlokalizowane na zewnątrz (folder współdzielony, napęd zewnętrzny itd.). 4. Zaznacz pole wyboru [Aut. kopia zap], aby uruchomić funkcję automatycznego wykonywania kopii zapasowych. 5. Określa okres między wykonywaniem kopii zapasowych. Możliwe ustawienia to 1, 7, 30, 60, 90, 120 lub 180 dni. 6. Czas wykonywania kopii zapasowej może być ustawiony na 0:00 do 23: Kliknij przycisk [Potwierdź], aby sfinalizować ustawienia. 29\n30 Ustawianie celu kopii zapasowej 1) Zaznacz pola wyboru, aby wybrać informacje, które mają być kopiowane. 2) Kliknij przycisk [Wybierz] w "M-ce docelowe kopii zap.", aby wybrać folder docelowy kopii zapasowej. 3) Kliknij przycisk [Potwierdź], aby zapisać ustawienia. Ustawianie automatycznej kopii zapasowej 1) Zaznacz pole wyboru [Aut. kopia zap]. Niniejsze oprogramowanie można ustawić tak, by kopia zapasowa była tworzona przy wychodzeniu z programu. 2) Wybierz okres czasu między wykonywaniem kopii zapasowych. 3) Wprowadź czas rozpoczęcia kopii zapasowej. 4) Kliknij przycisk [Potwierdź], aby zapisać ustawienia. Uwagi Automatyczne kopie zapasowe będą dokonywane przy zamykaniu tego programu. Wybrany okres czasu między kopiami zapasowymi określa liczbę dni do wykonania kopii zapasowej od czasu wykonania ostatniej kopii zapasowej. Jeśli minęła liczba dni wybranego okresu oraz minął wybrany czas kopii zapasowej, kopia zapasowa zostanie wykonana podczas zamykania programu. 30\n31 Ustawienia miejsca docelowego zapisu plików Możliwe jest ustawienie folderów odczytu biblioteki leków i zapisu historii pompy wspólnych z Analizatora dawek z menedżerem biblioteki leków TERUFUSION bądź Menedżera biblioteki leków TERUFUSION. Ekran Zapisz. ustaw. ścieżki Wybranie "Plik historii" ustawia folder zapisu historii otrzymanych z pomp jako pliki. Kliknij przycisk [Wybierz], aby wybrać folder. Możliwe jest również wpisanie nazwy folderu bezpośrednio do pola tekstowego. 2. Wybranie "Plik biblioteki leków" ustawia folder odczytu plików biblioteki leków, które mają być wysłane do pomp. Kliknij przycisk [Wybierz], aby wybrać folder. Możliwe jest również wpisanie nazwy folderu bezpośrednio do pola tekstowego. 3. Kliknij przycisk [Potwierdź], aby sfinalizować ustawienia. Uwagi Pliki w folderze docelowym zapisu określonym na tym ekranie są używane do przeprowadzania analizy przez Analizator dawek z menedżerem biblioteki leków TERUFUSION. Po zakończeniu analizy zostaną one przeniesione z tego folderu. Upewnij się, aby nie wybrać następującego folderu używanego przez ten program. Windows XP: C:\_Documents and Settings\_All Users\_Application Data\_Terumo_CQI\_CQI_comm_tool\_History Windows Vista i nowsze: C:\_ProgramData\_Terumo_CQI\_CQI_comm_tool\_History 31\n32 Ustawienia podstawowych informacji Przy łączeniu z pompami i statywami przez sieć LAN, należy ustawić konfigurację łączności. Wybierz [Ust. łączności] na ekranie "Menu główne". Konfiguracja łączności zarówno pomp, jak i statywów może mieć po 10 wzorów ustawień. Komunikacje pompy i statywu mogą być wybrane z utworzonych ustawień konfiguracji łączności. Ustawienia konfiguracji łączności Wybierz zakładkę [Tabela komunik. pompy] lub zakładkę [Tabela kom. statywu], aby ustawić konfigurację łączności. Ekran Tabela komunik. pompy Wybierz z listy ustawienia konfiguracji łączności do edycji lub wyczyszczenia. 2. Kliknij [Eksport pliku], aby wyeksportować zarejestrowane ustawienia konfiguracji łączności do pliku. 3. Kliknij [Edyt.], aby zmienić ustawienia konfiguracji łączności dla wybranego nr. tabeli. Otworzy się ekran "Edycja tabeli komunikacji pompy" lub ekran "Edycja tabeli komunik. statywu". 4. Kliknij [Wyczyść] aby przywrócić ustawienia konfiguracji łączności dla wybranego nr. tabeli do stanu domyślnego. 32\n33 Wyświetlanie ekranu Edycja tabeli komunikacji pompy lub ekranu Edycja tabeli komunik. statywu 1) Kliknij zakładkę [Tabela kom. pompy] lub [Tabela kom. statywu]. 2) Wybierz ustawienia konfiguracji łączności, które mają zostać zmienione. 3) Kliknij [Edyt.] na dole ekranu lub dwukrotnie kliknij na wybranych ustawieniach konfiguracji łączności. Zostanie wyświetlony ekran "Edycja tabeli komunikacji pompy" lub "Edycja tabeli komunik. statywu". 33\n34 Edycja komun. pompy Ekran tabel Edycja komun. statywu Ekran tabel Odnieś się do rozdziału "Zawartość ustawień konfiguracji łączności" na następnej stronie, aby zapoznać się z wyjaśnieniami dot. pozycji nr 1 do nr 19, które można ustawić na ekranie "Edycja tabeli komunikacji pompy" lub "Edycja tabeli komunik. statywu". 34\n35 Zawartość ustawień konfiguracji łączności Nr Nazwa ustawienia Zawartość Ustawienie dotyczy (zmiana dotyczy) 1. Nazwa kom. Nazwa, którą można wybrać do Dowolny ciąg znaków (do 24 znaków) zidentyfikowania konfiguracji łączności 2. Standard sieci bezprz. Wybierz czy będziesz używał Dla pomp wybierz WYŁ/b Standard sieci bezprz. IEEE Statywy ustaw na b b 3. SSID Identyfikator punktu Ciąg znaków ASCII (od 1 do 32 znaków dostępowego poza "<", ">", "&", '"' i "'") 4. Rodz. zabezpiecz. Format szyfrowania i ustawienia Wybór spośród OTW., siły WEP-5(key1), WEP-13 (key1), WEP-5(key2), WEP-13 (key2), WEP-5(key3), WEP-13 (key3), WEP-5(key4), WEP-13 (key4), WPA-PSK/TKIP, WPA -PSK/AES, WPA2-PSK/TKIP, WPA2-PSK/AES 5. Tryb wprow. Ustawienia dla metody Można wybrać między zapisem wprowadzenia klucza szesnastkowym/ascii/zapisem szyfrującego alfanumerycznym. Zawartość możliwa do wyboru w trybie wprowadzania jest różna w zależności od metody kodowania i siły. Dla WEP-XX: Zapis szesnastkowy/ascii Dla WPA lub WPA2: Zapis szesnastkowy/alfanumeryczny 6. Klucz PSK/WEP Ustawienia kodowania klucza Zasady wprowadzania są różne w zależności od metody kodowania, siły oraz wybranego trybu wprowadzania. Wprowadzić można liczbę znaków z następującego zakresu cyfr. Dla WEP-5 ASCII ustawione na 5 znaków Zapis szesnastkowy ustawiony na 10 znaków Dla WEP-13 ASCII ustawione na 13 znaków Zapis szesnastkowy ustawiony na 26 znaków Dla odnoszących się do WPA Od 8 do 63 znaków alfanumerycznych Zapis szesnastkowy od 16 do 126 znaków Wartość domyślna Puste Pompa: WYŁ Statyw: b Puste OTW. Zapis szesnastkowy Puste 35\n36 Nr Nazwa ustawienia Zawartość Ustawienie dotyczy (zmiana dotyczy) 7. Powiadomienia okresowe To ustawienie należy wybrać, Wybierz WŁ/WYŁ jeśli komunikat ma być wysyłany z pomp (lub statywów) regularnie w ustawionych odstępach czasu. 8. Powiad. o zdarzeniu To ustawienie należy wybrać, Wybierz WŁ/WYŁ jeśli komunikat ma być wysyłany z pompy (lub statywu), gdy wystąpi zdarzenie (rozpoczęcie infuzji lub wystąpienie alarmu itp.). 9. Wybór WLAN/LAN Ustawienie metody połączenia Wybierz z Brak, LAN, WLAN, LAN lub LAN (dotyczy tylko statywów) WLAN 10. Ustawienia IP LAN Ustawienie dla pobierania Wybierz DHCP/ręczny adresu IP dla połączenia przewodowego LAN (dotyczy tylko statywów) 11. Maska podsieci LAN Ustawienie maski podsieci dla Wprowadzić można dane w zakresie od połączenia przewodowego LAN do (dotyczy tylko statywów) 12. Bramka domyślna LAN Ustawienie bramki domyślnej dla Wprowadzić można dane w zakresie od połączenia przewodowego LAN do (dotyczy tylko statywów) 13. Ustawienia IP WLAN Ustawienie dla pobierania Wybierz DHCP/ręczny adresu IP dla połączenia bezprzewodowego LAN 14. Maska podsieci WLAN Ustawienie maski podsieci dla Wprowadzić można dane w zakresie od połączenia bezprzewodowego do LAN 15. Bramka domyślna WLAN Ustawienie bramki domyślnej Wprowadzić można dane w zakresie od dla połączenia bezprzewodowej do sieci LAN 16. IP docelowe Ustaw adres IP komputera, który Wprowadzić można dane w zakresie od łączy pompy (lub statywy) z do siecią LAN 17. Nr portu Ustaw numer portu dla Wprowadzić można dane w zakresie od 1 komputera, który łączy do pompy (lub statywy) z siecią LAN (wprowadź do komunikacji z tym oprogramowaniem) 18. Odst. między łącz.[s] Ustaw długość odstępu czasu Wprowadzić można dane w zakresie od 1 w jakim ma być wysyłane do 600(s) powiadomienie okresowe 19. Czas oczek. na odbiór[s] Ustawia czas oczekiwania na Wprowadzić można dane w zakresie od 1 odbieranie komunikatów, po do 60(s) potwierdzeniu połączenie jest utrzymywane Wartość domyślna WYŁ WYŁ Brak DHCP Puste Puste DHCP Puste Puste Puste Puste Puste Puste 36\n37 Ustawienia konfiguracji łączności 1) Edytuj ustawienia konfiguracji łączności. 2) Kliknięcie przycisku [OK] spowoduje zapisanie edytowanych ustawień konfiguracji łączności. 37\n38 Wybieranie ustawień konfiguracji łączności Wybierz ustawienie środowiska komunikacji, które ma zostać użyte. Kliknij w zakładkę [Wybór numeru konfiguracji komunikacji pompy] lub [Wybór numeru konfiguracji komunikacji statywu] Wybierz rodzaj, który ma zostać ustawiony. 2. Wybierz numer ustawień konfiguracji łączności, które mają zostać użyte. Wybór jest niemożliwy przed kliknięciem [Edyt.]. 3. Kliknij przycisk [OK], aby zrealizować wybraną zwartość. 4. Kliknij przycisk [Anuluj] w celu usunięcia wybranej zawartości. 5. Kliknij [Eksport pliku], aby wyeksportować wybrany numer ustawień konfiguracji łączności do pliku. 6. Kliknij [Edyt.], aby umożliwić wybór numeru ustawień konfiguracji łączności. Zaznacz Wyświetlone rodzaje pomp odpowiadają numerom katalogowym, tak jak to pokazuje poniższa tabela. Rodzaje pomp Numer katalogowy TE-LF602N TE-LF602XXX TE-LM702A TE-LM702XXX TE-LM800A TE-LM800XXX TE-SS702N TE-SS702XXX TE-SS800N TE-SS800XXX (XXX = EN1, EN2, DE1, FR1, IT1, IT3, NL1, RU1, ES1, SV1, NO1, DA4, PL1, HU1, SK1) 38\n39 Rejestracja numeru ustawień konfiguracji łączności 1) Wybierz rodzaj, który ma zostać ustawiony. 2) Kliknij [Edyt.]. 3) Wybierz numer ustawień konfiguracji łączności, który ma zostać użyty. 4) Kliknij przycisk [OK]. Ustawienia zostaną zapisane. 39\n40 Zarządzanie informacjami o pompie/statywie Wybierz [Lista pomp] na ekranie "Menu główne", a wyświetli się ekran do zarządzania informacjami pompy. Umożliwia rejestrację pompy, usunięcie oraz edycję informacji o urządzeniu. Wybranie [Lista stat.] z ekranu "Menu główne" umożliwia rejestrację statywu, usunięcie oraz edycję informacji o urządzeniu. Ekran zarządzania informacjami o pompie/statywie Tutaj wybierz pompę, dla której mają zostać zmienione ustawienia. Wyświetlone zostaną następujące informacje o urządzeniu: "Kategoria", "Rodz.", "S/N", "Pseudonim", "Adres IP", "Adres MAC". Jeśli połączenie sieciowe nawiązane jest z niezarejestrowaną pompą, informacje o urządzeniu zostaną zarejestrowane przy użyciu informacji odczytanych z połączenia. 2. Kliknij [Eksport pliku], aby wyeksportować do pliku zapisane informacje o pompie. 3. Kliknij [Dod.], aby zarejestrować nową pompę. Otworzy się ekran "Edytuj dane pompy". 4. Kliknij [Edyt.], aby zmienić informacje o wybranej pompie. Otworzy się ekran "Edytuj dane pompy". 5. Kliknij [Usuń], aby usunąć informacje o wybranej pompie. 40\n41 Wyświetlanie ekranu rejestracji/edycji informacji o pompie/statywie 1) Aby dodać nową pompę/statyw, kliknij [Dod.] na dole ekranu. Otworzy się ekran "Edytuj dane pompy"/ekran "Edytuj dane statywu". 2) Zmieniając istniejące ustawienia pompy, z ekranu "Lista pomp"/ekranu "Lista stat." wybierz pompę do edycji. 3) Kliknij [Edyt.] lub kliknij dwa razy wybraną pompę/statyw. Zostanie wyświetlony ekran "Edytuj dane pompy" /ekran "Edytuj dane statywu". Edycja ekranu danych pompy\n42 Edycja ekranu danych statywu Wyświetla rodzaj urządzenia. Można to zmienić wybierając z listy. 2. Wyświetla pochodzenie. Zmian można dokonać poprzez wprowadzenie danych w zakresie od 0000 do FFFF lub wybierając z listy. 3. Wyświetla numer seryjny. Można zmienić wprowadzając 10 cyfr. 4. Te informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i nie można ich zmienić. 5. Wyświetla kategorię urządzenia. Zależy to od numeru modelu, tak więc te informacje mają charakter wyłącznie informacyjny. 6. Wyświetla pseudonim. Ustawienia można zmienić na składające się z nie więcej niż 20 znaków. 7. Wybierz rodzaj sieci LAN dla ustawień konfiguracji łączności. Dla statywu wybierz [Konfiguracja komentarzy(wlan)] lub [Konfiguracja komentarzy(lan)], aby ustawić konfigurację łączności. Dla pomp konfiguracja łączności może być ustawiona wyłącznie na [Konfiguracja komentarzy(wlan)]. 8. Wyświetla adres IP. Ustawienia mogą być zmienione w zakresie od do Dla DHCP ustawienia są wyłączone. 9. Wyświetla metodę ustawienia adresu IP jako [Ręczna] lub [DHCP]. Zostanie wyświetlona zawartość ustawiona na ekranie "Edycja tabeli komunikacji pompy" lub na ekranie "Edycja tabeli komunik. statywu". Nie można tego zmienić na tym ekranie. 10. Kliknij przycisk [OK], aby zapisać edytowaną zawartość. 11. Kliknij przycisk [Anuluj], aby usunąć edytowaną zawartość. 42\n43 Ustaw informacje o pompie/statywie 1) Ustaw informacje o pompie, która ma zostać zarejestrowana. 2) Kliknij przycisk [OK], aby zapisać informacje o pompie po edycji. 43\n44 Zapisywanie konfiguracji łączności Konfiguracja łączności ustawiona za pomocą zarządzania informacją pompy/statywu w Ust. łączności będzie przypisana do pompy lub statywu. 1) Aby zapisać ustawienia konfiguracji łączności, kliknij [Tabela kom. pompy] na ekranie "Menu główne". Dla statywów, kliknij [Tabela kom. statywu]. Aby zmienić ustawienia, kliknij [Nr kom. pompy] dla pomp oraz [Nr kom. statywu] dla statywów. Wtedy zostanie wyświetlony ekran "Wybór pompy" lub "Wybór statywu". Ekran wyboru pompy Wybierz pompę, aby ustawić konfigurację łączności. Pompy w sieci, które są aktualnie podłączone są wyświetlane pogrubioną czcionką. 2. Kliknięcie przycisku [Wróć] spowoduje powrót do ekranu "Menu główne". 3. Kliknij przycisk [Dalej], aby przeprowadzić kontrolę połączenia dla pomp. 44\n45 1) Zaznacz pole wyboru dla pompy, która ma zostać podłączona. Uwagi Jeśli z ekranu "Menu główne" zostaną wybrane następujące ekrany, nie można wybrać kilku pomp (lub statywów) jednocześnie. [Nr kom. pompy] [Tabela kom. pompy] [Nr kom. statywu] [Tabela kom. statywu] Kliknij przycisk [Dalej]. Zostanie wyświetlony ekran sprawdzenia przyłącza pompy. Ekran sprawdzenia przyłącza pompy Wybierz pompę, aby zakończyć sprawdzanie przyłącza. Zaznacz to pole, aby przycisk [Przerw.] był dostępny. 2. Kliknij przycisk [Przerw.], aby zakończyć sprawdzanie przyłącza. Zostanie wyświetlony komunikat o zakończeniu sprawdzania przyłącza, a po zakończeniu zostanie wyświetlony ekran "Menu główne". 3. Wyświetla postęp sprawdzania przyłącza. 4. Kliknij przycisk [Wyb. pon.], aby zakończyć sprawdzanie przyłącza i powrócić do ekranu "Wybór pompy". 5. Jeśli sprawdzanie zakończy się normalnie, zostanie wyświetlony przycisk [Dalej], pozwalający na dokonanie wyboru. 45\n46 1) Zostanie wyświetlony komunikat, jeśli połączenie może zostać zatwierdzone. 2) Kliknij przycisk [Dalej], aby zapisać konfigurację łączności. Zostanie wyświetlony ekran "Tabela kom. pompy" lub "Zmień numer komunikacji pompy". 46\n47 Kom. pompy Ekran tabel/kom. statywu Ekran tabel Wybierz konfigurację łączności ustawioną z ustawieniami konfiguracji łączności pompy lub ustawieniami konfiguracji łączności statywu, które mają być użyte, a następnie przypisz do pompy (lub statywu) Wyświetla ustawienia konfiguracji łączności, które mają zostać zapisane. 2. Wyświetla postęp podczas zapisywania ustawień konfiguracji łączności. 3. Kliknij przycisk [Zapisz], aby zapisać ustawienia konfiguracji łączności. 4. Wyświetla ustawienia konfiguracji łączności, które mają zostać odczytane. 5. Wyświetla postęp podczas odczytywania ustawień konfiguracji łączności. 6. Kliknij przycisk [Czyt.], aby odczytać i wyświetlić ustawienia pompy. 7. Kliknij przycisk [Przerw.], aby zakończyć odczytywanie lub zapisywanie. 8. Kliknij przycisk [Wyb. pon.], aby powrócić do ekranu "Wybór pompy", a następnie wybierz inną pompę. 9. Kliknięcie przycisku [Zak] spowoduje powrót do ekranu "Menu główne". 47\n48 1) Kliknięcie przycisku [Zapisz] spowoduje zapisanie ustawień konfiguracji łączności, które mają być użyte dla pompy. Uwagi Tło ustawień, w których nie dokonano konfiguracji łączności, będzie wyświetlone na szaro. Tło jest różowe, kiedy ustawienia IP dla Ustawień środowiska komunikacji są wybrane z [Ręczna], a adres IP nie został wybrany dla ustawień środowiska komunikacji. Ustawienia konfiguracji łączności z tłami w tych kolorach nie mogą zostać użyte przez pompę. Aby zastosować zapisane ustawienia, należy uruchomić pompę (lub statyw) jeszcze raz. 48\n49 Zmiana kom. pompy. Ekran nr./zmiana kom. statywu. Ekran nr Wybierz nr ustawień konfiguracji łączności, który ma zostać użyty, a następnie przypisz do pompy (lub statywu) Wyświetla i umożliwia wybór nr. ustawień konfiguracji łączności do przypisania. Po zastosowaniu ustawień dokonanych w wyborze ustawień sieci, zostanie wyświetlona liczba zastosowanych ustawień łączności. Nic nie zostanie wyświetlone, jeśli nie zastosowano żadnych ustawień łączności. 2. Nic nie jest wyświetlane. 3. Wyświetla postęp podczas zapisywania nr. ustawień konfiguracji łączności. 4. Kliknij przycisk [Zapisz], aby zapisać nr ustawień konfiguracji łączności. 5. Wyświetla zastosowany nr ustawień konfiguracji łączności. 6. Wyświetla odczytane ustawienia konfiguracji łączności. 7. Wyświetla postęp podczas odczytywania ustawień konfiguracji łączności z pompy. 8. Kliknij przycisk [Czyt.], aby odczytać i wyświetlić ustawienia pompy. 9. Kliknij przycisk [Przerw.], aby zakończyć odczytywanie lub zapisywanie. 10. Kliknij przycisk [Wyb. pon.], aby powrócić do ekranu "Wybór pompy", a następnie wybierz inną pompę. 11. Kliknięcie przycisku [Zak] spowoduje powrót do ekranu "Menu główne". 49\n50 1) Wybierz numer tabeli ustawień konfiguracji łączności, który ma zostać użyty w "Nr konfig. łączn.". 2) Kliknij przycisk [Zapisz], aby przypisać numer konfiguracji łączności do pompy. Uwagi Aby zastosować zapisane ustawienia, należy uruchomić pompę (lub statyw) jeszcze raz. 50\n51 Zarządzanie biblioteką leków Umożliwia wysyłanie lub odbieranie plików biblioteki leków. Wybierz [<IP> Biblioteka leków] lub [<SP> Biblioteka leków] na ekranie "Menu główne". Zostanie wyświetlony ekran "Wybór pompy". Ekran wyboru pompy Kliknij "Wyb. wszystko", aby wybrać wszystkie pompy z listy. 2. Kliknij "Wycz. wszys.", aby odznaczyć wybór wszystkich aktualnie wybranych pomp. 3. Wybierz pompę, aby wysłać lub odebrać plik biblioteki leków. (Można wybrać wiele pomp.) 4. Kliknięcie przycisku [Wróć] spowoduje powrót do ekranu "Menu główne". 5. Kliknij przycisk [Dalej], aby wyświetlić ekran "Bilioteka leków". 51\n52 Ekran biblioteki leków Kliknij przycisk [Wybierz], aby ustawić folder docelowy, w którym mają być zapisywane jako pliki otrzymane biblioteki leków z pomp. 2. Kliknij przycisk [Odbierz], aby rozpocząć odbieranie biblioteki leków od pompy. 3. Można wybrać plik biblioteki leków, który ma zostać wysłany do pompy. Wyświetla określony folder jako ustawienie domyślne z [Konfiguracja narzędzi] - [Zapisz ustaw. ścieżki]. 4. Kliknij przycisk [Wyczyść], aby wyczyścić zapisane w pompie pliki biblioteki leków. 5. Kliknij przycisk [Wyślij], aby rozpocząć wysyłanie pliku biblioteki leków do pompy. 6. Wyświetla postęp "wysyłania i odbierania" biblioteki leków. 7. Kliknij przycisk [Przerw.], aby zatrzymać "odbieranie lub wysyłanie" biblioteki leków. 8. Kliknij przycisk [Zak], aby zakończyć "odbieranie lub wysyłanie" biblioteki leków. Wróć do ekranu "Menu główne". Przestrogi Należy używać plików biblioteki leków utworzonych za pomocą Analizatora dawek z menedżerem biblioteki leków TERUFUSION lub Menedżer biblioteki leków TERUFUSION. Plik biblioteki leków może zostać wysłany do pompy, tylko jeśli ustawiony podczas instalacji język wyświetlacza pompy jest zgodny z ustawieniem języka pompy. 52\n53 1) Wybierz z pola listy [Wysyłanie pliku biblioteki] plik biblioteki leków, który ma zostać wysłany do pompy. 2) Kliknij przycisk [Wyślij]. Rozpocznie się proces wysyłania pliku biblioteki leków do pompy. 3) Podczas wysyłania wyświetlone są rodzaj i numer seryjny pompy oraz pasek postępu wskazujący postęp. 4) Po zakończeniu procesu wysyłania, zostanie wyświetlony wynik wysyłania. 5) Kliknij przycisk [Zak], aby zamknąć ekran biblioteki leków i powrócić do ekranu "Menu główne". 53\n54 Odbieranie historii pompy Odbierz historię pompy od pompy. Wybierz [Historia pompy] na ekranie "Menu główne". Odbieranie historii pompy (wybór pompy) Zostanie wyświetlony ekran "Wybór pompy". Patrz rozdział "Zarządzanie biblioteką leków", aby wyświetlić szczegóły dla "Wyboru pompy". 1) Wybranie [Historia pompy] na ekranie "Menu główne", spowoduje wyświetlenie ekranu "Wybór pompy". Wybierz pompę, której historie chcesz odebrać. (Można wybrać wiele pomp.) 2) Kliknij przycisk [Dalej]. Zostanie wyświetlony ekran "Historia pompy". 54\n55 Ekran Historia pompy Kliknij przycisk [Odbierz], aby rozpocząć odbieranie historii pompy. 2. Wyświetla historię pompy. "Postęp" monitoruje stan postępu odbioru. Zostanie wyświetlona liczba odebranych historii/liczba historii do odebrania. "Stan" wyświetla stan łączności z pompą. Podczas łączenia, wyświetlane jest "CONT", kiedy historia pompy zostanie pomyślnie odebrana, wyświetlane jest "PASS", a gdy odebranie plików historii pompy nie powiedzie się, wyświetlane jest "FAIL". "Rodz." wyświetla rodzaj pompy. "S/N" wyświetla numer seryjny pompy. "Pseudonim" wyświetla pseudonim pompy. 3. Stan odbioru historii pompy jest wyświetlony jako "Liczba odczytanych pomp/całkowita liczba pomp do odczytania". 4. Kliknij przycisk [Przerw.], aby zakończyć odbieranie historii pompy. 5. Kliknięcie przycisku [Zak] spowoduje powrót do ekranu "Menu główne". 55\n56 1) Kliknij przycisk [Odbierz], aby rozpocząć odbieranie historii pompy od pompy. Zostanie wyświetlony ekran "Odbieranie historii pompy". 2) Podczas odbierania, "Postęp" wyświetli "Liczba odebranych historii/liczba historii do odbioru", jako wskaźnik postępu. [Pasek postępu] wyświetla postęp jako "Liczbę odebranych pomp/całkowitą liczbę pomp do odbioru". 3) Po zakończeniu odbierania wynik zostanie wyświetlony w "Stan". 4) Kliknij przycisk [Zak], aby zakończyć odbieranie historii pompy i powrócić do ekranu "Menu główne". Uwagi Gdy wybranych jest kilka pomp, a odbiór nie powiedzie się, w "Stan" zostanie wyświetlone "FAIL" i zostanie rozpoczęty proces odbioru dla następnej pompy. 56\n57 Przeglądanie stanu pompy lub statywu Wybierz [Stan] z ekranu "Menu główne", aby wyświetlić ekran stanu. Ekran stanu Wybierz rodzaj. Umożliwia to filtrowanie wyświetlonych informacji według rodzaju. 2. Wybierz lub wprowadź numer seryjny. Umożliwia to filtrowanie wyświetlonych informacji według numeru seryjnego. Od 0 do (maksymalnie 10-cyfrowa liczba) Numer seryjny pomp (lub statywów) jest filtrowany przy użyciu dopasowania prefiksu. 3. Wyświetla datę i czas aktualizacji biblioteki leków, datę i czas aktualizacji konfiguracji łączności, datę i czas odbioru historii, datę i czas zmiany konfiguracji łączności pompy (lub statywu) wraz z jej rodzajem, numerem seryjnym oraz pseudonimem. Wybierz pompę (lub statyw), aby wyświetlić jej szczegółowe informacje z listy. Aktualizacja oraz odczytane daty i czasy dla danych, które nie są odczytywane lub zapisane są wyświetlane jako "-" Aktualizacje oraz odczytane daty i czasy dla funkcji, które nie mogą być odczytane lub zapisane są wyświetlane na szaro. Jeśli aktualizacja biblioteki leków lub aktualizacja konfiguracji łączności lub zmiana konfiguracji łączności nie powiedzie się, data aktualizacji zostanie wyświetlona na czerwono. 4. Kliknij [Eksport pliku], aby wyeksportować do pliku wszystkie informacje o stanie pompy i statywu. 5. Kliknij [Wyświetl historię], aby wyświetlić ekran "Pojedyncza historia" dla wybranej pompy (lub statywu) osobno dla każdego urządzenia. 57\n58 Ekran Pojedyncza historia Wyświetla rodzaj pompy (lub statywu), numer seryjny oraz pseudonim. 2. Wybierz pozycję, aby wyświetlić informacje szczegółowe. 3. Kliknij [Eksport pliku], aby wyeksportować do pliku informacje o historii wybranej pompy (lub statywu). 4. Kliknij [Sprawdź szczegóły], aby wyświetlić szczegółowe informacje o wybranej pompie (lub statywie). Jeśli wybrana jest historia pompy, zostanie wyświetlony ekran "Historia pompy". W przeciwnym razie zawartość odczytanych lub wysłanych plików zostanie otwarta w edytorze tekstu. 5. Kliknij [Wróć], aby powrócić do ekranu "Stan". 58\n59 Ekran Historia pompy Wyświetla rodzaj, numer seryjny i pseudonim pompy. 2. "Wyświetl okres" może zostać zmienione z wysuwanego menu lub bezpośrednio wprowadzając. 3. Wyświetla historię pompy. Patrz instrukcja obsługi pompy, aby uzyskać szczegóły. 4. Kliknij [Eksport pliku], aby wyeksportować do pliku historię pompy. 5. Kliknij [Wróć], aby powrócić do ekranu "Pojedyncza historia". 59\n2013-03 Analizator dawek z menedżerem biblioteki leków Instrukcja obsługi Przechowuj niniejszą instrukcję obsługi w łatwo dostępnym miejscu, aby można z niej było łatwo skorzystać w przyszłości. Przeczytaj


Specjalista/ka ds. obsługi finansowej projektów - Fundacja na rzecz Nauki PolskiejFundacja na rzecz Nauki Polskiej\nStrona Główna Oferty Pracy FNP Specjalista/ka ds. obsługi finansowej projektów\nPion Koordynacji Finansowej, Zespół ds. Obsługi Finansowej Projektów\n[ Specjalista/ka ds. obsługi finansowej projektów - 318 KB ]


Rozwiązano: Przejęcie własności nad wizytówką mojej firmy w go... - Oficjalne Forum reklamodawców Google\nPrzejęcie własności nad wizytówką mojej firmy w go...\nPrzejęcie własności nad wizytówką mojej firmy w google\nKilka lat temu firma, która tworzyła dla mnie stronę internetową stworzyła również moją wizytówkę Google. Założył to pracownik tej firmy ( i jest przypisany jako właściciel wizytówki do dziś) , który w żaden sposób nie jest z moją firmą w chwili obecnej związany. Przez kilka lat nie widziałem potrzeby posiadania własności do tej wizytówki (był to mój duży błąd). Jakiś czas temu jak chciałem wprowadzić aktualne zdjęcia zauważyłem potrzebę posiadania własności do wizytówki. Obserwując support zweryfikowałem dostęp, poprosiłem o udzielenie mi uprawnień właściciela, jednak zostało mi przydzielone tylko funkcja menedżera ds. komunikacji.\nZweryfikowałem kto posiada właściwość do wizytówki skontaktowałem się z tą firmą ale w/w firma robi mi ogromne problemy nad przekazaniem jej. Zastawiają się urlopem, faktem że osoba ta już nie pracuje, informacją że nie mają dostępu do konta, ogólnie firma robi wszystko co w ich mocy by nie oddać mi mojej własności.\nKontaktowałem się z tą sprawą z wsparciem google poproszono mnie bym wypełnił formularz podszywanie się i na tym się zatrzymałem. Otrzymałem taką odpowiedź:\n„Zapoznaliśmy się z Twoim zgłoszeniem dotyczącym podszywania się pod inne osoby i z przykrością musimy poinformować, że zgłosiłeś raport w złym miejscu lub skorzystałeś z niewłaściwej procedury w naszym narzędziu do rozwiązywania problemów. Prześlij raport ponownie w odpowiednim miejscu lub odwiedź Centrum pomocy, by znaleźć odpowiednią ścieżkę raportowania.”\nProszę o pomoc. Gdyż walczę z tematem bardzo długo i po dzisiejszej rozmowie z w/w firmą gdy otrzymałem informację, że oni nie mają dostępu do tego meila ( który jest ustawiony jako właściciel) ręce mi opadły. Generalnie mam tej firmy dość widzę że się nie dogadamy. Jakie kroki poczynić??\nZaakceptowane przez autora tematu: Gama W\nDot.: Przejęcie własności nad wizytówką mojej firmy w google\nTo poniżej to tylko moja prywatna opinia, zrobisz jak będziesz uważał, ja nie ponoszę odpowiedzialności za to, co zrobisz.\nSkontaktuj się pisemnie (mail) z pomocą Google Moja Firma i napisz, że jesteś menedżerem ale chcesz przejąć własność, ale masz problem z kontaktem z obecnym właścicielem. Powołaj się na to, że narusza to wytyczne: https://support.google.com/business/answer/3038177\nPoproś ich by Ci pomogli bo ktoś narusza te wytyczne (nie chce Ci przekazać własności) lub CHOĆBY poinformowali, czy to konto (właściciela) jest aktywne. Jeśli jest aktywne, a oni Ci mówią, że nie mają dostępu - pogadaj z prawnikiem..\nLub napisz do tej firmy list "Wezwanie do zwrotu prawa własności intelektualnej" pod groźbą dochodzenia roszczenia odszkodowawczego - u mnie taki list zadziałał :-)


Przewodnik po Bali dla tych, którzy mają tylko kilka dni\nPrzychodzi taki dzień w życiu kobiety (jakieś 70 lat wcześniej, niż w życiu mężczyzny), kiedy dobija do powszechnie akceptowalnej daty ważności. Co tu począć? Możliwości są trzy:\nA: zawinąć się w garsonkę (koniecznie za kolano),zapłakać nad swoim smutnym losem, pociągając nosem nad butelką wódki/whiskey/koktajlem z jarmużu\nB: wzruszyć ramionami i nie robić nic\nC: wzruszyć ramionami, spakować kilka kolorowych, powiewających na wietrze kiecek, wsadzić kwiat we włosy i ruszyć na Bali.\nMoje oficjalnie stare jestestwo wybrało opcję C.\nJeśli z tej, lub innej okazji znajdziecie się na Bali, i będziecie mieli tak haniebnie mało czasu jak my (4,5 dnia), to może przydać się Wam Krótki Przewodnik Po Bali Dla Tych, Którzy Zaraz Muszą Wracać Do Roboty.\nPo pierwsze: Nie bądźcie zbyt ambitni w wyznaczaniu sobie kolejnych miejsc, które „koniecznie musicie zobaczyć lub umrzeć”. Odpuśćcie. Mimo,że Google maps optymistycznie wskazuje, że obskoczenie kilku światyń jest jak najbardziej do zrobienia w ciągu jednego dnia, to rzeczywistość brutalnie sprowadzi Was na ziemię. Korki i wszędobylski burdel (excusez le mot) na drogach skutecznie zniechęcą Was do odhaczenia wszystkich punktów z listy Ambitnego Turysty. Kolejnym czynnikiem demobilizującym są hordy turystów i sprzedawców, którzy umiejętnie zabijają klimat najpopularniejszych miejsc, głównie przepięknych świątyń. Polecam więc okroić swoją listę i zobaczyć mniej, ale na spokojnie. My wybraliśmy:\nUbud – to tu poczujecie najbardziej klimat Bali.\nPlantację kawy luwak, czyli najdroższej kawy na świecie, wytwarzanej z ziaren, które wydobywane są z odchodów uroczego zwierzątka luwak 🙂 Jedna z rzeczy, której przed śmiercią chciał spróbować bohater grany przez Jacka Nickolsona w filmie “The Bucket List” 🙂 Warto!\nPola ryżowe – choć zawładnęli nimi bezpowrotnie turyści i sprzedawcy, to wciąż jest to widok powalający na kolana swoim bezkresem i intensywnością barw. My zaliczyliśmy zarówno najsłynniejsze, najbardziej upstrzone turystami Tegalalang, (polecam wybrać się tam wcześnie rano, nawet o 7. Mało ludzi i nie potrzeba natychmiastowej reanimacji od upału) oraz mniej popularne, a conajmniej równie piękne Jatiluwih\nPotato Head Beach Club– miejsce to polecily mi koleżanki z Sydney (dzięki, dziewczyny!). Warto zarezerwować sobie z dużym wyprzedzeniem łóżko (im wcześniej, tym lepiej!). Muzyka, bar w basenie, basen „zlewajacy” sie z morzem, długaśna lista fikuśnych i przepysznych drinków, dobre jedzenie – można tu spokojnie spędzić cały dzień. Zwłaszcza, jeśli akurat świętujecie dobicie do swej daty przydatności 🙂\nSeminyak – zupełnie inne oblicze Bali, bardziej “nowoczesno-pubowo-klubowe”.\n(Pura=Światynia) Tirta Empul – święte źródła, w których wierni zażywają rytualnych kąpieli. Pozycja obowiązkowa!\nMonkey Forest – nie dość, że to przepiękne miejsce samo w sobie, to jeszcze pełne szalonych małp, które można obserwować w ich naturalnym środowisku. Pokochały moją powiewającą suknię, zdaje się, że balijskie małpy znają się na modzie 🙂\nPura Gunung Kawi – przygotujcie się na chodzenie po setkach schodów, jednak zdecydowanie warto zmobilizować mięśnie!\nPura Tanah Lot polecana szczególnie podczas zachodu słońca, malownicza świątynia znajdujaca się na skale.\nKochane Bali wrócę! Następnym razem na dłużej!\nTegallalang Rice Field Bali\nIn the jungle near Ubud\nRice field Jatiluwih Bali\nTags: bali, indonezja, przewodnik po bali\nWszystko, co musicie wiedzieć o Rainbow Mountain w Peru


Polak potrafi, ale potrzebuje pieniędzy, również na naukę\nMamy nadzieję, że słyszeliście o platformie crowdfundingowej (crowdfunding to finansowanie społecznościowe) PolakPotrafi.pl! To pierwsza i z pewnością największa taka platforma, która umożliwia zebranie pieniędzy na rozwijanie własnego pomysłu. A pomysły są różne, również związane z nauką. To przykłady projektów, na które warto zwrócić uwagę i które możecie wesprzeć.\nKatarzyna Konarzewska, 27.03.2017, Tagi: nauka, nauka w polsce, ekologia, projekty badawcze, crowdfunding, pieniądze, PolakPotrafi, Urszula Kaczorowska, Einstein, Zaćmienie Słońca


Świece, Fiat i LPG | gazeo.pl\nFirma NGK Spark Plug Europe została wyłącznym dostawcą świec zapłonowych do dwupaliwowych, zasilanych LPG i benzyną silników montowanych w samochodach marki Fiat. Jednostki napędowe wyposażone w świece NGK trafią pod maski większości modeli włoskiego producenta, a także dwóch z oferty spokrewnionej z Fiatem Lancii.\nNGKŚwieca zapłonowa ZKR7AI-8 - wkrótce pod maską każdego Fiata z fabryczną instalacją LPG\nZe względu na konieczność spełnienia normy emisji spalin Euro 5 oraz trudniejszymi warunkami pracy świecy zapłonowej w silniku zasilanym gazem, wybór padł na model ZKR7AI-8 z katalogu produktów NGK. Została ona wykonana z metali szlachetnych i wyposażona w spawany laserowo irydowy wierzchołek elektrody środkowej, o średnicy 0,6 mm. Odległość pomiędzy elektrodami wynosi zaś 0,8 mm. W sumie oznacza to, że do uzyskania zapłonu wystarcza niższe napięcie ładunku elektrycznego, a zapłon staje się pewniejszy. Zastosowanie irydu wydłuża natomiast żywotność świecy. Jak deklaruje firma NGK, odstęp między elektrodami świecy pozostaje stały w całym okresie jej eksploatacji.\nŚwiece NGK ZKR7AI-8 będą pracować w znanych fiatowskich jednostkach ośmiozaworowych - o pojemności 1,2 l i mocy 69 KM oraz o pojemności 1,4 l i mocy 77 KM - oraz szesnastozaworowych (1,4 l, 90 KM). Silniki takie wprawiają w ruch pokaźną część modeli turyńskiego producenta: Pandę, 500, Ideę, Grande Punto i Bravo. Za sprawą technicznego podobieństwa niektórych samochodów w ramach koncernu Fiat, taka sama jednostka 1,4 8V, oczywiście również „uzbrojona” w świece NGK, znajdzie się w dwóch Lanciach - produkowanej w Tychach Ypsilon oraz minivanie Musa, tożsamym z Fiatem Idea i będącym jego elegantszą odmianą. Życzymy owocnej współpracy!


Ferie z qulturką w MGOK! – Więcbork\nFerie z qulturką w MGOK!\n15 lutego 2017 Katarzyna Włodarczak\nMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku zaproponował dla dzieci z gminy Więcbork Ferie z Qulturką. W atrakcyjny sposób zachęcono dzieci do odwiedzania miejscowego ośrodka kultury, pod pretekstem zajęć artystycznych i wyjazdów rekreacyjnych. Zajęcia cieszyły się ogromną frekwencją, co może prognozować w przyszłości świadomymi odbiorcami kultury.\nW pierwszym tygodniu ferii odbyły się zajęcia wokalne i kulinarne w WDK w Sypniewie. Wspaniała zabawa podczas warsztatów przygotowanych przez Panią Agatę p.n. „Wyśpiewaj swoje marzenia” zaowocowała wspólnym estradowym wykonaniem piosenki „Dłonie” przy akompaniamencie instrumentów perkusyjnych. Natomiast młodzi adepci sztuki kulinarnej ubrani przepięknie w fartuszki kuchenne, przygotowali specjały Master Chefa. Dzieci udekorowały pizze ulubionymi przysmakami i upiekły ją według tajemnej receptury. W oczekiwaniu na wypiek mali kucharze komponowali owocowe koktajle. A na deser przyrządzono przepyszne pączki z czekoladą. Wszystko według tajemnej receptury Pani Moniki.\nW tym samym czasie w MGOK w Więcborku odbywały się warsztaty teatralne „Zabawa w teatr i zabawa w rymy” to świetna okazja do wejścia na scenę i spróbowania swoich sił w roli, którą tylko reżyser, czyli Pani Renia, wie jak należy odegrać. Nie jest to łatwe, ale wspólnymi siłami można wiele.\nKolejny dzień to wyjazd na łyżwy do Złotowa. Takie wyjazdy to doskonała alternatywa dla rodziców, którzy pracują w tygodniu i nie mają możliwości wyjazdów z dziećmi. Pod okiem Pani Brygidy i Pana Sławka jazda po zamarzniętej tafli z niewymuszoną gracją to wspaniała zabawa, która przyciągnęła wielu chętnych.\nCzwartek to typowo artystyczny dzień. W Sypniewie powstawały przepiękne zimowe pejzaże pod bacznym okiem Pani Brygidy, który pokazała jak z niczego zrobić coś, a w dodatku coś co jest piękne i zrobione własnoręcznie. Powstałe prace przyozdobią ściany niejednego domu. Świetna zabawa była również podczas zajęć teatralnych, na których tworzono mini spektakle, reżyserowane przez samych uczestników. Przebieranki i zabawy ze słowem pod okiem Pani Moniki i Pani Brygidy dały początek artystycznym inspiracjom.\nA w Więcborku w ten dzień małe gwiazdy estrady w studiu nagrań realizowały dźwięki pod czujnym okiem Pani Agaty i Pana Sławka. Utwór „Dłonie”, wyszedł na tyle dobrze, że młodzi artyści postanowili opublikować go na profilu społecznościowym.\nRadosny autobus wypchany do ostatniego miejsca ruszył do kręgielni w Chojnicach. Jak już wspominaliśmy na naszym profilu na portalu społecznościowym, strike zdarzały się rzadko i nielicznym, natomiast rynny czyszczone były przez każdego. Ten wypad to dla niektórych pierwsze, jak do tej pory, spotkanie z kulą i kręglami bliskiego stopnia, ale na pewno nie ostatnie. Opiekunowie (Pani Monika, Pani Agata, Pan Sławek i Pani Brygida) stanęli na czele drużyn, które w przyjaznej atmosferze rywalizowały o tytuł Mistrza Bowlingu.\nW drugim tygodniu swoje umiejętności jazdy na lodzie szlifowaliśmy jeszcze dwukrotnie i z jeszcze większą gracją. Wyjazd do kina na animowany hit tej zimy „Sing” przyciągnął wielu chętnych.\nRównież w Więcborku odbyły się zajęcia kulinarne. Zainteresowanie było na tyle duże, że aby zaspokoić wszystkich małych zdolnych kucharzy ruszyły dwie grupy na podbój smaków. Pyszne pączki, pizza, owocowe koktajle powstawały w środę od rana do późnych godzin popołudniowych. Natomiast osoby, które miały ochotę na zajęcia manualne tworzyły pejzaże zimowe oraz cudeńka z rolek po papierze. Powstałe prace będą świetną pamiątką tych niezapomnianych ferii.\nA na zakończenie Ferii z Qulturką Zabawa Karnawałowa w Świetlicy w Puszczy. Panie z Puszczy przygotowały wspaniały poczęstunek w postaci rozgrzewającego rosołu oraz pieczonych kiełbasek. Instruktorzy MGOK w Więcborku przygotowali dla uczestników przeróżne gry i zabawy oraz konkurs na najlepiej przebraną osobę. Największą atrakcją okazała się jednak loteria fantowa, która przyniosła wiele radości i niepewności co kryje się pod wylosowanym numerkiem.\nWszystko co dobre szybko się kończy i Ferie z Qulturką 2017 dobiegły końca, jednak świetna zabawa i doborowe towarzystwo sprawiło, że każdy wróci do szkoły pełen zapału do nauki i zdobywanie jeszcze lepszych wyników w nauce. Do zobaczenia na zajęciach w czasie ferii letnich.\nUwaga! Dotacje dla organizacji! Do 5 tyś zł!\nCzesław Mozil wystąpił w MGOK\n1 sierpnia 2018 Magdalena Starzecka\nWyniki badań próbek wody ujęcie Lubcza i Sypniewo\n23 czerwca 2016 Magdalena Starzecka\n5 lutego 2016 Magdalena Starzecka\nDziecięca Liga Taneczna\nOstrzeżenia meteorologiczne Nr 22/2019 – silny wiatr\ncałodniowy Dziecięca Liga Taneczna – Studio...\nDziecięca Liga Taneczna – Studio...\nDnia 16 czerwca 2019 roku w Szkole Podstawowej Nr 1 w Więcborku odbędzie się “Dziecięca Liga Taneczna”, uczestnikami będą dzieci\n11:00 Dziecięca Liga Taneczna – Więcbo...\nDziecięca Liga Taneczna – Więcbo...\nCze 16@11:00 – 14:00\n10:00 Turniej Sołectw ‘2019 – Suchorączek\nTurniej Sołectw ‘2019 – Suchorączek\nCze 30@10:00 – 13:00\n13:00 Parafiada w Sypniewie\nParafiada w Sypniewie\nLip 7@13:00 – 14:00\nW niedzielę 7 lipca odbędzie się kolejna – 10 Parafiada w Sypniewie. Jak co roku Sypniewska Parafiada integruje mieszkańców, którzy\n13:00 Turniej JANA – “Baśka”\nTurniej JANA – “Baśka”\nLip 14@13:00 – 16:00


Przemienniki częstotliwości - Katalog Ebno\nW uzwojeniu wirnika, pod wpływem wirującego pola magnetycznego, będzie indukowała się o wartości skutecznej. Na skutek tej w zwartym uzwojeniu wirnika popłynie prąd. Prąd w stanie biegu jałowego silnika jest mały (prąd ten odpowiada stratom mocy na tarcie oraz stratom w rdzeniu z histerezy i prądów wirowych), toteż na wykresie wskazowym prąd ten pominięto. W silniku indukcyjnym pierścieniowym przy otwartym uzwojeniu wirnika po doprowadzeniu napięcia do stojana wirnik pozostanie nieruchomy. Wartość będzie natomiast znacznie większa niż w wirniku wirującym.\nSłowa kluczowe: Dobór falowników, przekładnie, falowniki, falownik, styczniki, motovario, lenze, silniki, regulacja napędów, regulatory, dystrybutor, Softstarty


ᐉ Sprzątanie po remoncie Sieradz - cennik, opinie │ OTOmistrz\nSprzątanie po remoncie w Sieradzu\nSprzątanie po remoncie – to usługa, którą dedykujemy zarówno klientom indywidualnym, jak i firmom oraz przedsiębiorstwom produkcyjnym. Mimo wysokiej jakości naszych prac gwarantujemy także przystępny cennik sprzątania pobudowanego w Sieradzu i indywidualną obsługę każdego klienta.\nSprzątanie po remoncie Sieradz\nZamawiając sprzątanie mieszkania po remoncie w Sieradzu, nasi klienci mogą być pewni, że do czyszczenia powierzchni dobierzemy odpowiednie środki czyszczące, a na dany obiekt przyjedzie taki zespół sprzątający, który szybko i skutecznie poradzi sobie z realizacją zlecenia. Dodatkowo rzetelnie wyceniamy cenę za metr sprzątania po remoncie (przed rozpoczęciem prac specjalista z naszej firmy przyjeżdża do klienta, dokonuje wyceny i ustala wszelkie dodatkowe szczegóły), a więc po podpisaniu z nami umowy, klient na pewno wie, ile kosztuje sprzątanie mieszkania po remoncie.\nO usługach sprzątanie po remoncie w Sieradzu\nSprzątanie po remoncie w Sieradzu jest przeprowadzane z pomocą silnych środków, które jednak nie reagują z powłokami, a to oznacza, że w efekcie sprzątania nie wystąpi negatywny wpływ ani na kolor, ani na teksturę żadnej nawierzchni. Prawdziwi eksperci w dziedzinie sprzątania po budowlanego dobrze wiedzą, jakich środków czyszczących trzeba użyć, aby uzyskać maksymalny efekt i niczego nie zniszczyć.\nSprzątanie po remoncie w Sieradzu można zamówić zostawiając zapytanie na stronie lub dzwoniąc do naszego menadżera, który szczegółowo odpowie na wszelkie pytania i ustali listę usług oraz odpowiedni termin i godzinę przyjazdu naszych pracowników. Osoby, które zatrudniamy są wstępnie sprawdzone i przeszkolone, dlatego odpowiadamy za rzetelność i jakość świadczonych przez nich usług.\nSprzątanie po remoncie w Sieradzu - Opinie\nCennik sprzątania po remoncie w Sieradzu nieprzyjemnie mnie zaskoczył, więc długo szukałam firmy, której mogłabym zlecić tę usługę. W końcu znalazłam się na tej stronie i złożyłam zamówienie. Super fachowcy. Niedługo będziemy podpisywać umowę o abonamencie na sprzątanie mojego biura.\nW ogóle nie martwiłem się taką sprawą, jak sprzątanie po budowie w Sieradzu: Państwo w tej firmie dobrze znają się na tej pracy, a więc musiałem tylko wstępnie podpisać dokumenty i na końcu zaakceptować wykonanie zlecenia. W przyszłości zlecę sprzątanie po budowie wyłącznie tym fachowcom, a ekipa sprzątająca, która działała na moim obiekcie zdecydowanie zasługuje na dobre wynagrodzenie!\nOd czego zależy сennik sprzątania po remoncie w Sieradzu\nDo wykonania sprzątanie po remoncie w Sieradzu po remoncie można użyć:\nWszystko to pozwala efektywnie realizować różnego typu zlecenia, działając na każdym z obiektów maksymalnie szybko, co w efekcie przekłada się na niską cena sprzątania po remoncie w Sieradzu.\nCzęsto zadawane pytania dotyczące sprzątania po remoncie w Sieradzu\n⭐ Ile kosztuje sprzątanie po remoncie w Sieradzu?\nIle kosztuje sprzątanie domu po remoncie? Na naszej stronie mamy cennik sprzątania pobudowlanego, jednak podane w nim kwoty mogą ulegać zmianom. Cena sprzątania po remoncie w Sieradzu zależy od następujących czynników:\nTak. Oprócz standardowych procedur: odpylanie na sucho, następnie czyszczenie na mokro, zawsze w trakcie sprzątania po remoncie pomieszczenia mieszkalnego instalowane jest urządzenie do głębokiego oczyszczania powietrza, które zbiera kurz, cząstki budowlane znajdujące się w powietrzu i tworzące zapach placu budowy. Cennik sprzątania po budowie w Sieradzu i remoncie tego typu znajduje się na naszej stronie.


Kalinowski: Czas skończyć z fikcją. 80 proc. beneficjentów dopłat to jedynie właściciele ziemscy - komentarze - Finanse i prawo\nKalinowski: Czas skończyć z fikcją. 80 proc. beneficjentów dopłat to jedynie właściciele ziemscy\nbrzoza 2021-05-20 08:47:00\nI jak tu głosować na PO cz PSL jak to Pis potwierdził że będzie chciał utrzymać dalej powyżej miliona beneficjentów a jedynym kryterium jest by dochód rolniczy był dochodem podstawowym . Czyli silniejsi rolnicy nie połażą łapę na na małych gospodarstwach . A duże gospodarstwa zarządzane choćby z Bahamów mają prawników którzy udowodnią wszystko każdemu.\nBrzoza, ogarnij się chłopie 2021-05-20 11:54:40\nPiszesz : Cieszy Cię , że PIS utrzyma "przy życiu " ponad milion małych rolników ? Rozumiem co to jest mały beneficjent i co to jest utrzymanie "przy życiu" (biednie , bez możliwości życia na poziomie robotnika w mieście czyli nadal bez wszystkich zębów , z samochodem ze szrotu, z dziećmi które powielą brak wykształcenia swoich rodziców i dziadków) tylko czy to jest cel godny pochwały ? Byłoby sensowne ustalenie perspektywy do tego miliona biedoty . Ile lat - ten milion- ma biedować, czy następne pokolenie też ma być tym kolejnym milionem biednych beneficjentów ?\nRaban 2021-05-18 21:03:00\nW pelni popieram, ale panie Kalinowski KRUS to też patologia, więc należy z nią skończyć !\nO co Raban ? 2021-05-20 11:58:35\nKRUS , to jest dla tego miliona beneficjentów o których z zachwytem pisze "brzoza" . Natomiast dla tych 400 tysięcy rolników , którzy są przedsiębiorcami - obniżona składka na KRUS , to jest ...pryszcz. Przy przychodach w granicach kilkuset tysięcy , to podciągnięcie składki do tysiąca zł na miesiąc , stanowi jeden procent dochodu , dwa procent ?\nmnemonic222 2021-05-22 21:19:52\nJak tacy "przedsiębiorcy" to niech płacą zus i podatki jak pracujący ludzie...\nDyskusja schodzi "na psy" 2021-05-18 17:48:20\nIstotą wystąpienia kalinowskiego jest obawa , że "prawdziwi rolnicy " nie wykorzystają środków unijnych ponieważ właściciele , którzy udostępniają ziemię sąsiadom - sami tych środków nie wykorzystują , a i rolnikom faktycznie uprawiającym grunty nie dają uprawnień (wynikających z dzierżawy pisemnej lub ustnej) do występowania o te dopłaty. Sumująć ; Kalinowski pisze głupio ponieważ problem leży w mentalności polegającej na strachu wyzbycia się ziemi , jeżeli będzie zawarta umowa dzierżawy . Aż się dziwie jego stanowisku bo w sumie to niegłupi gość.\nBarbara 2021-05-18 16:23:18\nPanie Kalinowski a kiedy zrobicie prządki za nie zapłacone faktury rolnikom Bardzo wdzięczna grupa społeczna której można nie zapłacić i bujać się na jej krzywdzie a co z niezasadnymi wiecznie trwającymi kontrolami? .Dlaczego zawiadamiający nie ponosi odpowiedzialności za fałszywe powiadomienia no i co gdy jest to anonim komu urzędnik w końcu udziela? odpowiedzi\nEmilijann 2021-05-18 05:50:03\nPamiętam jak Kalinowski robił spot wyborczy pod hasłem znam problemy wsi i jej mieszkańców I obiecywał... Zabrać się powinno dopłaty bezpośrednie i pośrednie cenę za dzierżawę i produkty rolne niech ustali rynek\nstefan 2021-05-17 20:20:37\nA gdyby normalnie się zachowywali wielcy rolnicy, za opłata w czasie wykonali pracę to by się wyjaśniło, kto lubi gospodarować, choćby na 20 ha, a kto wymusza sprzedaż ziemi większym. Mówili że to tylko górale potrafią, a widać i Ostrołęka też.\n8 lat rządzili ... i 2021-05-17 12:58:21\nto chociaż ta ziemia jest uprawiana , a KOWR / krajowy ośrodek wsparcia rolnictwa - dawna ARR / pobiera dopłaty bezpośrednie z UE do posiadanych w zasobach a nie dzierżawionych ziem do pełnego areału ... a nie jak rolnikowi BP arimr obcinają zacienienia ... tu Panie Kalinowski jest fikcja i patologia - wieloletnia - i kryminalna . Było by więcej dla uprawiających rolników do podziału !!! było , a tak prezesi KOWR mają full wypas za free - nieprawdaż ?\nTaka prawda 2021-05-17 14:23:24\nKOWR nie pobiera dopłat do ziemi bo nie może. Zresztą nikt nie ma prawa pobierać dopłat do ziemi której nie uprawia a minimum do uzyskania dopłaty bezpośredniej to jest utrzymanie gruntu w czarnym ugorze. A co do KOWRU czy tam dawnej ANR to nie powinno takie coś istnieć gdyż ziemia z ich zasobów powinna dawno temu zostać sprzedana. Swoją drogą znam przypadki gdzie kilkudziesięcio hektarowe kawałki bdb ziemi (II, III) klasa stoją odłogiem gdyż KOWR nie potrafi (może nie chce) rozpisać na nie przetargu. Ale niestety tak to jest jak ludzie z miasta biorą się za rolnictwo.\nG..no prawda 2021-05-17 22:58:44\nNie masz pojęcia o rzeczy ale piiiiszeeeesz . Czytaj najpierw na stronach KOWR a pisz potem\nbrzoza 2021-05-17 16:27:56\nKrajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa był i jest beneficjentem pomocy udzielanej rolnikom w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a także wsparcia w ramach płatności bezpośrednich – przyznaje Ministerstwo Rolnictwa. płatności bezpośrednie - 100 016,67 ha, żródło farmer 29.01.2021 i inne nap prsk\nAdam 2021-05-17 08:52:07\nW pierwszej kolejności to zabrać dopłaty Rolno środowiskowe które są fikcją.\nrolnik65 2021-05-18 07:52:07\ntu masz rację,proste zasady całą pulę podzielić na hektary ,zlikwidować wszelkie programy typu młody rolnik ,modernizacje i inne które są tylko po to by trzymać chłopa za mordę i by tak hulał jak oni zagrają\nDodo 2021-05-17 06:19:03\nPan Kalinowski takie limitu na mleko wynegocjował że 2 lata po wejściu już pol\nWwwwwwwww 2021-05-17 05:13:14\nDo paki sprzedaż majątku narodowego szwabom tymi z psl (...) za stołki\nDhdhdh 2021-05-17 17:01:40\nBardziej SLD - jak u nas Szkoci kupowali ziemie w latach 90 po 3,5 tys a teraz sprzedają po 2 mln przy obwodnicy Gdańska….\nbrzoza 2021-05-16 22:03:54\nPrawda jest taka że jak dzięki prawdziwemu rolnikowi zlikwiduje się milion beneficjentów to PIS ma pozamiatane w wyborach. Nastąpi konsolidacja gospodarstw silnych ekonomicznie które wytrzymają parę lat suszy i strat i przejmą ziemię od słabszych rolników którzy teraz tak liczą że sami się obłowią na nie szczęści innych. Ślamazarność PIS zapewnia że struktura wsi będzie zmieniała się powoli i zapobiegnie to wyludnieniu się wsi w sposób nagły. Zasoby ludzkie na wsiach mogą okazać się kluczowe w przyszłości .\nArsen 2021-05-16 21:36:00\nCała prawda o dzierżawie gruntów ,najwyższy czas na zmiany.\nbrzoza 2021-05-16 14:45:17\nPowinno się zabrać wszystkie mieszkania w których właściciel nie mieszka osobiście . Panie Kalinowski niech pan pierwszy dobrowolnie odda nadmiar metrażu potrzebującej rodzinie lub potrzebującemu singlowi. Moi rodzice mieli w mieszkaniu dodatkową osobę bo metraż był za duży. Gratulacje dla Kalinowskiego stara dobra szkoła z lat 60.\nmnemonic222 2021-05-16 18:54:21\nIdąc twoim tokiem rozumowania, to powinno się zabrać ziemię, której człowiek nie kupił, a dostał. A także tę której nie uprawia. Jasno widać, że się niczego w życiu nie dorobiłeś i żyjesz cudzym kosztem...\nbrzoza 2021-05-16 21:41:31\nDokładnie propozycje zabrania mieszkań , nadmetraż , nieprawdziwi rolnicy , są reliktem epoki słusznie minionej i wynikają z zawiści a jak się okazało niektórzy rolnicy czym maja więcej ziemi tym bardziej chcą ją wyrwać tym słabszym lub tym którzy ją posiadają .Kiedyś to się nazywało rozkułaczanie gdzie naiwni niszczyli gospodarstwa 5 lub 10 hektarowe by tworzyć nowoczesne PGR które skończyły się strajkami robotników niemających co włożyć do garka . Ale nienawiść jest najsilniejsza po miłości i niejedna partia zbije na niej swój brudny kapitał.\nmnemonic222 2021-05-16 22:04:23\n@brzoza Rozkułaczano, kułaków czyli bogatych chłopów a nie małorolnych, wszystko ci się pomyliło, wracaj do szkoły.\nbrzoza 2021-05-16 22:41:18\n1946 r Dopiero podniesienie normy nowo tworzonych gospodarstw do 7 ha przejściowo zwiększyło zainteresowanie chłopów parcelacją. 1949 r W praktyce jednak nowe gospodarstwa w Wielkopolsce były jeszcze większe i sięgały 10–12 ha. Szczególnie ostro byli zwalczani bogatsi chłopi, czyli tzw. kułacy, ogłoszeni przez partię wrogami państwa. Najbardziej znane przypadki terroru w trakcie tworzenia spółdzielni miały miejsce na terenie powiatu gryfickiego w 1951 r., jednak podobne metody były stosowane w całym kraju. Spróbuj konikami zaorać 10 ha . 10 ha to duże gospodarstwo więcej niż 10 miało tylko 10% chłopstwa , a więcej niż 20 ha miał 1procent i to głównie w zachodniopomorskim i na mazurach.\nA to ciekawe 2021-05-16 12:06:17\nKOWR jako KTO ? Właściciel czy producent ? 2021-05-16 11:46:41 Zaraz, zaraz , a KOWR to bierze dopłaty do 100 tysięcy hektarów jako producent czy jako właściciel ? Przecież ma - na terenie Polski - szesnastu "oraczy" wyłonionych w przetargach i mulczuje lub podoruje albo kosi na 100 tysiącach ha . To jest pewne bo publikowane na stronach KOWR . Te 100 tysięcy ha nie wprowadza do dzierżaw bo dopłaty , to pewny grosz.\nDo bacy 56 2021-05-16 12:03:37\nTy baca 56 , jesteś jednym z najlepiej wykształconych forumowiczów , a czasem pier...lisz jak byś był po ośmiu klasach i to na miernych .Nie ma żadnych kategorii dopłatowców. Dopłaty są do powierzchni i rodzaju produkcji . Wyłącznie ! Dopłaty są generowane (w UE, USA, Rosji i Chinach) w celu ochrony pieniądza przed inflacja. Za tę samą ilość pieniędzy - konsument powinien kupić tyle samo żywności. Od wysokości inflacji zależą wynagrodzenia w budżetówce , emerytury i renty; dlatego każdy rząd jest zainteresowany by produkcja rolna była choć minimalnie opłacalna i generowała stałą nadwyżkę żywności (czyli chodzi o to by użytkownik gruntu nie zbankrutował). Dopłaty mają znaczenie dla banków ; kapitał nie ulega dewaluacji. Dopłaty są ważne dla inwestorów; 30 lat temu hektar kosztował tysiąc złotych (3 tony pszenicy ) , 20 lat temu - 3,8 tyś (8 ton ) , 10 lat temu - 11 tysięcy (ok. 20 ton ) , aktualnie 40 tysięcy (45 ton pszenicy ) . Co wynika z tej wyliczanki ? Reszta to propaganda dla "suwerena" . Weźcie pod uwagę ; ten stary dziad proponuje 2-3 godziny historii , a dzieciaki z mojej wsi przychodzą do mnie bo nikt w domu nie potrafi podłączyć dzieciaka do nauczania on line.\n? 2021-05-16 13:12:53\nDo ''do bacy 56'' - przyznaj się ile masz ziemi oddanej w dzierżawę, do której bierzesz dopłaty, mimo, ze dopłata jest dla tego, kto uprawia?\nodpowiadam 2021-05-16 15:05:19\n65 hektarów , dzierżawa , umowa notarialnie potwierdzona, zgłoszona do starostwa i wpisana do księgi wieczystej . Dopłaty (bo to młody rolnik , plus częściowo za motylkowe) są dla niego wyższe (o ok. 300 zł) niż czynsz.\nA po co 2021-05-16 18:12:02\nA po co im on line , wykształcą się (wykształciuchy) , będą zarabiać po 7 tysięcy na miesiąc i będą głosować na ateistów z PO i Lewicy , a nie daj Boże na PSL (który już nie chce nosić na księdzem baldachimu), a taki Kosiniak nie jest przeciwny (jak nasz św JP II ) prezerwatywom.\nmnemonic222 2021-05-16 18:50:38\nNajlepiej tak jak ty niech się nie uczą, nie pracują, żyją na socjalu całe życie i powtarzają za księdzem...\ndo mnemonic222 2021-05-16 19:07:05\nmnemonic222 , jakbyś się uczył , to być rozumiał czym jest ironia i sarkazm . A tak ? Tylko potrafisz pisać , chociaż i tyle dobrego.\nmnemonic222 2021-05-16 20:50:50\n@do mnemonic222 To nie były żadne "ironia" i "sarkazm", tylko głupota człowieka, który się nie uczył i nie pracuje. Myśli, że wszyscy żyją tak jak on i wszystkim wszystkiego zazdrości. Kup sobie słownik i idź do szkoły zamiast używać słów których nie rozumiesz. Nie potrafisz nawet zdania sklecić, wracaj do szkoły, bo te zdalne nauczanie ci nie służy, potrafisz tylko trolować gimbusiu śmieszny.


Lene bjerre – elementy dekoracyjne do Twojego domu | Apetyt Na Wiedzę\nIstnieją na rynku marki, które już na pierwszy rzut oka kojarzą się z elegancją oraz wykwintnością. Tak jest między innymi ze znaną i bardzo popularną marką Lene Bjerre, która w swojej ofercie posiada różnorodne elementy dekoracyjne do domu i mieszkania. Niewątpliwą zaletą produktów tej marki jest bardzo duża dbałość o szczegóły – produkty są dopracowane w każdym calu i dzięki temu przyciągają wzrok oraz zachwycają każdego odbiorcę. Produkty marki charakteryzują się ponadto bardzo dobrą jakością materiałów z których zostały wykonane oraz dużą wytrzymałością. Na uwagę zasługuje też mnogość produktów, które można znaleźć w ofercie marki – dzięki szerokiemu asortymentowi każdy klient z pewnością znajdzie coś, co mu się spodoba i trafi w jego gusta. Produkty marki zostały sprawdzone przez setki klientów, a o wysokiej jakości produktów świadczą między innymi opinie zadowolonych klientów.\nWśród popularnych produktów marki Lene Bjerre można znaleźć między innymi doniczki lene bjerre na kwiaty oraz osłonki na nie. Utrzymane są one w różnorodnej kolorystyce, którą można dopasować do pozostałych elementów wystroju wnętrza w danym pomieszczeniu. W ofercie firmy można znaleźć również bogato zdobione ramki na zdjęcia, świeczniki oraz lampiony, a także szereg różnorodnych, innych dodatków do wystroju wnętrza. Przedmioty oferowane przez firmę prezentują się bardzo elegancko i świetnie sprawdzą się zarówno we wnętrzach urządzonych w stylu minimalistycznym, jak również tych orientalnych czy klasycznych.


Jak dobrać bukiet ślubny? – Aktualizuje ślubne – wszystko o ślubach\nOdpowiednie dobranie bukietu ślubnego jest istotne, ponieważ stanowi idealne uzupełnienie kreacji. Powinien być dobrany do sylwetki, kreacji oraz musi przez kilka godzin pozostać w nienaruszonej kondycji bez dostępu do wody. Poniżej opisane porady powinny rozwiać wiele wątpliwości, które z pewnością się pojawią.\nWzrost i figura, a bukiet ślubny\nPanna Młoda o filigranowej budowie i niskim wzroście powinna zdecydować się na bukiet, który nie będzie długi ani kaskadowy, gdyż dodatkowo skróci on sylwetkę. Warto zwrócić również uwagę na kształt, ponieważ kwiaty przypominające berło również mogą niekorzystnie wpłynąć na całość kreacji. Można, więc podsumować, że im drobniejszej budowy Panna młoda bukiet ślubny powinien być mniejszy i skromniejszy.\nWyższy wzrost świetnie pasuje do długich bukietów składających się z wielu kwiatów, które w całości prezentują się bardzo okazale. Świetnie wyszczuplą sylwetkę oraz zachowają proporcje całej kreacji.\nNajpopularniejsze są z pewnością róże. Często dobiera się do nich goździki, tulipany, storczyki lub dalie. Wybór kwiatów zależy głównie od pory roku – warto dowiedzieć się, które kwiaty kwitną w porze, w której planowany jest ślub. Zapewni to świeżość oraz okazałość kwiatów.\nKolejnym z kryteriów doboru kwiatów do bukietu ślubnego jest kształt samego bukietu. Jest to zależne od tego czy bukiet ma być wachlarzem, czy berłem.\nOczywiście nie można zapomnieć o kwiatach dla świadkowej oraz butonierce dla Pana Młodego i świadka – powinny one komponować się z bukietem Młodej.\nGdy dobór kwiatów w dalszym ciągu jest dla nas niejasny warto sięgnąć o poradę do profesjonalnego florysty, który posiadając doświadczenie skomponuje idealny bukiet ślubny wpasowujący się zarówno do budowy ciała Panny Młodej, jak i do sukni ślubnej.\nBukiet ślubny jest bardzo istotnym elementem całej ceremonii i aby świetnie komponował się na zdjęciach i nie tylko powinien zostać dobrany do sukni ślubnej, budowy ciała Panny Młodej oraz do kwiatów świadka, świadkowej oraz Pana Młodego.\nInformacje o ślubach i weselach


[dyskusja] Czy Rosja unicestwi ISIS – Piotr Bein's blog Piotra Beina\n[dyskusja] Czy Rosja unicestwi ISIS\nPB: Anty-koalicja Rosja-Iran-Syria-Irak-(Chiny?) napina muskuły. Może przegonić ISIS z Syrii/Iraku i okolic, ale najgorsi islamiści są z Zach. Chin i Azji Śr., Czeczeni (Emirat Kaukaski obejmuje także Dagestan, Inguszetię, Osetię, Kabardo-Bałkarię i Karaczajo-Czerkiesję). Są mobilni, zdeterminowani,okrutni, bezwzględni i wściekle fanatyczni na podst. prymitywnego, średniowiecznego islamu (salafici-takfirzy). Wierzą, że z pominięciem prawa szarii mogą zdefiniować innowierca i wykonać wyrok nawet na muzułmaninie.\nAndrzej Szubert: pigemeje kokietuja caly swiat Francem… A Franz kokietuje Putina.\nCo do katolików – trudno jest określić ich rzeczywistą liczbę. Gdyby doliczyć tzw. “wierzących niepraktykujących”( taka kategoria też istnieje hehehe) to jest ich ponad miliard. Gorliwych katolików jest znacznie mniej – nawet nie 800-900 tys.\nPB: Pigemeje kokietuja caly swiat Francem, ktory pszewodzi ilu — 800-900 mln (nominalnych, nie tak oddanych religii jak muzulmanie) katolikow globalnie? Muzulmanow jest 1.6 mld.\nAndrzej Szubert: Panie Andrzeju, Na stronie Sputnika znajdzie Pan informacje o ostatnim spotkaniu prezydenta Putina z “Frankiem” z Watykanu. Wystarczy wygoglować “Prezydent Putin, papież Franciszek Sputnik: https://www.google.de/?gws_rd=ssl#q=prezydent+putin+papie%C5%BC+franciszek+sputnik\nDla prezydenta Putina były to przede wszystkim spotkania prestiżowe – marionetki żydo-banksterskie go unikały a papież przyjął i nazwał go “aniołem pokoju”. Było to przełamywanie blokady nałożonej przez marionetki na niego. Jak by nie było papież reprezentuje ponad miliard katolików. I z nim propaganda żydo-banksterska nadal trochę się liczy.\nOsobiście nie cierpię Watykanu, ale w tym wypadku zachował się porządnie. Odciął się od żydo-banksterskich kłamstw (co na to rebe Rydzyk i jego załgana antyrosyjska szczekaczka?).\n“Okazuje się, że papież w rzeczywistości podziela stanowisko Rosji, że na Ukrainie trwa wojna domowa — podczas gdy pozycja Zachodu opiera się na założeniu, że nieszczęśliwa Ukraina stała się ofiarą rosyjskiej agresji.” http://pl.sputniknews.com/opinie/20150610/500596.html#ixzz3nFNHaMwa\nAle większego znaczenia, poza prestiżowym, tym spotkaniom bym nie przypisywał. Katolicy w Rosji to znikoma ilość – 0,5 %. Ich kokietować prezydent Putin nie ma potrzeby. Jest raczej na odwrót.\nAndrzej Dziąba: Panie Andrzeju! Sukces Rosji i Prezydenta Putina to efekt suwerenności. Zastanawia mnie, o czym Putin rozmawiał podczas dwóch spotkań z Papieżem Franciszkiem? Gdybym to wiedział, sformułowałbym być może oryginalna tezę. Może Pan wie, o czym rozmawiali?. Na pewno nie o “dupie Maryni”.\nAndrzej Szubert: Panie Andrzeju, Nie wiem czy możemy uważać się za partnera Rosji. Jesteśmy mikroskopijną niszą internetową. Jednak promowanie partnerstwa Polski z Rosją uprawiam od lat. A prezydenta Putina podziwiam i szanuję.\n“Póki co cieszy mnie, że prezydent Putin wykorzystując pułapkę, w którą zapędziły się marionetki polityczne żydo-banksterów, z hukiem powrócił na scenę światowej polityki. I że jawnie już wspiera legalne władze Syrii.\nSzkoda tylko, że Polska nie ma takiego sojusznika… A jeszcze bardziej szkoda, że nie ma takiego PREZYDENTA.” https://opolczykpl.wordpress.com/2015/09/30/wejscie-smoka-czyli-prezydent-putin-wychodzi-z-cienia/\nAndrzej Dziąba: Panie Andrzeju! Putina od Obamy i tego żydo – banskterskiego tałatajstwa różni szacunek dla prawa. To jakiś, gdyż Rosja jest przedstawiana jako kraj bezprawia. Musimy się z Rosją skomunikować i zacząć wspólnie działać.\nAndrzej Szubert: Powracam do poruszonego niedawno tematu – zwracam honor rosyjskiemu publicyście! Niemniej i ja miałem częściowo rację. Prezydent Putin gotów jest wysłać samoloty przeciwko ISIS – pod warunkiem zgody ONZ. http://www.gloswielkopolski.pl/artykul/8957016,putin-rosja-jest-gotowa-by-prowadzic-naloty-na-pozycje-isis-w-syrii-potrzeba-tylko-zgody-onz,id,t.html\nNo i przede wszystkim Putin gotów jest to zrobić w ramach wsparcia dla legalnego rządu prezydenta Asada, co bardzo nie podoba się marionetce Bananowi Obamie. Przecież po to m.in. bandyci stworzyli ISIS aby Asada ubić. Ale odmówić Rosji jest marionetce Bananowi głupio, bo by wyszło szydło z worka, że USrael wcale nie chce pokonania ISIS.\nRosja widzi, że ISIS zagraża nie tylko legalnym władzom Syrii, ale i rosyjskiej bazie wojskowej w Syrii. http://xportal.pl/?p=22723\nI stąd ta ofensywa dyplomatyczna mająca na celu uzyskanie akceptacji na rosyjskie działania militarne w Syrii. Działania legalne w świetle prawa międzynarodowego. Co odróżnia Rosję od bandyckiego żydo-NATO.\nNa marginesie – dlaczego ISIS nie atakuje w kierunku na Izrael lub na bazy USraela u Saudów? A atakuje w kierunku na rosyjskie bazy?\nDziwni są ci fundamentaliści islamscy – ich najwięksi wrogowie – Izrael i USrael jakoś nie są głównym celem ich ataków.\nJest to przy okazji ogromny sukces prestiżowy prezydenta Putina. Od lutego ubiegłego roku żydo-propaganda przedstawia go jako “agresora” krymskiego odpowiedzialnego za “aneksję” Krymu i za wojnę w Donbasie (w rzeczywistości najazd bandyckich banderowskich hord na Donbas). Prezydent Putin przedtawiany był od tego czasu jako czary i zły charakter. A tutaj nagle ukazuje się jako ten, który jest w stanie powstrzymać ISIS w Syrii. Oby tylko nie dał się wciągnąć w żydo-banksterską pułapkę.\nTaa, a zaraz potem unicestwi NATO. To tak jakby Michalkiewicz napisał: Zachód unicestwi ruską razwiedkę 🙂 Chciałby, ale to niemożliwe. Publicysta to nie Kreml. Poza tym Putin byłby durak zapowiadając taką politykę. Co najwyżej wynegocjuje z zapadem, by ISIS trzymał się z dala od Krymu, Kaukazu, Czeczeni… i nie ruszali ruskiej bazy w Syrii. W Donbasie od początku walczą islamiści po stronie junty góralskiej. Członkowie ISIS z Krymu, Tatarzy Krymscy mogą jeszcze zabłysnąć, gdy zapad zdecyduje się na chucpę z odbiciem Krymu.\nU.S Backed ISIS Invading Europe As Migrants!!\nHungary to Declare State of Emergency Over Immigration Crisis\nFrench Security Detects ISIS Terrorist in Refugee Camp\n50 Spies Say Reports On ISIS Are Being Altered By Higher Ups To Make Things Appear Rosy\nJak Rosja radzi sobie z nielegalnymi migrantami\nKontener z pomocą dla migrantów pełen broni\nWięcej na obu moich blogach\nAndrzej Szubert: Nie jest to oficjalne stanowisko Kremla a przypuszczenia publicysty.\nRosji oczywiście zależy na uratowaniu rządu Asada i wspiera go militarnie. Natomiast czynne zaangażowanie się Rosji w wojnę z ISIS uważam za wykluczone z kilku zasadniczych względów.\n1. Rosja byłaby w stanie zaangażować się w tę wojnę gdyby:\n– była to operacja zalegalizowana rezolucją Rady bezpieczeństwa ONZ,\n– gdyby miała pewność, że nie zostanie wciągnięta w zasadzkę przez\nUSrael i żydo-banksterów.\n2. Rosja zapewne wie, że ISIS to “islamski” twór made in Izrael,\nUSrael, Mossad i CIA.\n3. Rosja musiałaby mieć pewność, że przystąpieniu jej do walki z ISIS\ntowarzyszyć będzie całkowite zaniechanie wsparcia finansowego i\nmilitarnego ISIS ze strony jej bandyckich zachodnich patronów. A\ntakiej gwarancji Rosja nie dostanie. Zresztą bandyci z zachodu\nzaprzeczą, że zbroją ISIS. Z nią nie trzeba by było nawet walczyć –\nwystarczyłoby przestać ją zbroić. Po tygodniu zabrakłoby im amunicji.\n4. USrael nie po to stworzył ISIS, aby Rosji przypało w udziale jego\nrozwalenie, co byłoby prestiżowym ogromnym sukcesem Rosji i\nupokorzeniem USraela. Który udaje że walczy z ISIS i niczego nie\n5. USrael zrobi wszystko, aby zablokować jakąkolwiek inicjatywę Rosji\nmogącą poprawić sytuację prezydenta Asada i pozycję międzynarodową\n6. ISIS jest bandytom potrzebna do kilku celów:\n– utrzymywanie na zachodzie psychozy strachu przed islamskim terroryzmem,\n– wygodny pretekst do zmasowanej militarnej obecności bandytów z\nUSraela i NATO w regionie Bliskiego Wschodu,\n– pchanie krystowierców do wojny z islamem,\n– rozwalenie Syrii i doprowadzenie do upadku Asada,\n– zamęt w świecie islamu z celem końcowym – ostatecznym rozwiązaniem\n7. Aby to osiągnąć konieczna jest wojna szyitów z sunitami oraz islamu\nz krystowierstwem. Aby na koniec cała pozostała tylko gwiazda Dawida.\nI dlatego nie wierzę, że sprawa ISIS zostanie szybko zażegnana, a tym\nbardziej przy udziale Rosji. Która byłaby w stanie opracować strategię\nzniszczenia ISIS, ale czego nie zaakceptują żydo-banksterzy


Propozycje nowych rozwiązań dot. prawa budowlanego - Budownictwo\nPropozycje nowych rozwiązań dot. prawa budowlanego\nObowiązkowa remediacja przy inwestycjach mieszkaniowych? Posłanka postuluje zmiany\nProjekt Kodeksu budowlanego na rządzie w I kwartale 2018 r.\nUstawa inwestycyjna może stać się „matką” wszystkich specustaw budowlanych


Zaczęły się przygotowania do budowy lotniska regionalnego w Szymanach - Inwestycje\nZaczęły się przygotowania do budowy lotniska regionalnego w Szymanach\nPAP • 27 lutego 2014 - 15:29\nO rozpoczęciu prac poinformował PAP w czwartek Leszek Krawczyk, prezes budującej port lotniczy spółki samorządowej Warmia i Mazury.\nMaya Meridius, 2014-05-03 23:27:14\nTo lotnisko to kolejny lotniskowa bezmyślność samorządowa w tym kraju. Z całą pewnością nie uzyska nawet połowy zakładanej liczby pasażerów, a samorząd - zamiast finansować pilniejsze wydatki - będzie latami dokładał do kaprysu tych, co zdecydowali o budowie tego lotniska.\nFan lotnisk, 2014-02-28 15:36:53\nAle przecież w całej tej lotniskowej zabawie nie chodzi o to, że nie może być więcej lotnisk! Być może nawet powinny być w każdym województwie, tylko, tak jak wszystko inne, w szczególności tworzone za publiczne (czyli NASZE) pieniądze, także i lotniska powinny powstawać zgodnie z prawem (polskim i ...europejskim, bo przecież jednak w UE jesteśmy) i zgodnie ze zdrowym rozsądkiem - czyli tam, gdzie to rzeczywiście ma ekonomiczny sens! Inaczej finansowanie takich inwestycji to tylko wyrzucanie publicznych (powtórzę - NASZYCH) pieniędzy w błoto! rozwiń\nTata-Dyrektor, 2014-02-28 12:34:09\nRozwija się jakiś antylotniskowy, kretyński, medialny amok w Polsce. Nie można pozostawiać bez lotnisk wielkich regionów kraju. A jak ci wiekowi turyści z Deutschlandu mają się dostać na Masuren? Autobusu mogą już nie przeżyć! Był okres, gdy do Szyman dojeżdżała bez problemu raz w tygodniu obsługa z... Warszawy. To nie musi być wielkie lotnisko, ale wystarczy że będzie. Z czasem zarobi na siebie. Szkody tylko tych pajacowatych komentarzy... rozwiń