Aloes dla zdrowia i urody. Właściwości i zastosowanie terapeutyczne – wydawnictwo Jedność. – Katecheza według Natana\nStrona główna/Bez kategorii/Aloes dla zdrowia i urody. Właściwości i zastosowanie terapeutyczne – wydawnictwo Jedność.\nJednak mimo tylu osiągnięć w dziedzinie medycyny warto też w leczeniu wykorzystywać medycynę naturalną, znaną przez nasze babcie. Właściwości terapeutyczne aloesu znane są od czasów starożytnych, kiedy to liczne cywilizacje uznawały tę roślinę na równi z bóstwem, przypisując jej niemal magiczną i cudowną moc,skuteczną w leczeniu różnego rodzaju bólu. Dopiero w przeciągu ostatnich dziesięcioleci rozpoczęto naukowe badania nadrzeczywistymi właściwościami aloesu, który znajduje powszechne zastosowanie w różnych produktach, zarówno leczniczych jak i upiększających.\nKsiążka„Aloes dla zdrowia i urody. Właściwości i zastosowanie terapeutyczne” jest swoistym kompendium wiedzy, a jego autorzy pokazują jak wykorzystać w różnych sytuacjach chorobowych moc tkwiącą w tej roślinie. Aloes ma ogromną moc w leczeniu licznych dolegliwości. W książce znajdziemy przepisy i porady dotyczące zastosowania terapeutycznego aloesu w przypadku różnych chorób.\n„Aloes dla zdrowia i urody…”jest to pozycja warta polecenia, gdyż z jej pomocą zostanie rozwiązana nie jedna dolegliwość. W książce znajdziemy informacje w jakiej chorobie i jak stosować aloes i dlaczego właśnie on nam pomoże. Dodatkowo dołączone są komentarze przypominające o czym należy pamiętać w konkretnej dolegliwości oraz piękne, kolorowe ilustracje.\n„Aloes dla zdrowia i urody …” podzielony jest na rozdziały:\n-uzdrawianie naturą: naturoterapia i fitoterapia,\n-aloes w historii,\n-trzy gatunki aloesu,\n-skład chemiczny aloesu,\n-od rośliny do gotowego produktu,\n-zastosowanie terapeutyczne aloesu,\n-przepis ojca Romana Zago,\n-aloes i zwierzęta.\nPolecam tę książkę, bo jest to wspaniały skarbiec wiadomości o właściwościach i zastosowaniu aloesu na liczne choroby wraz z technikami przygotowania go.\nAutorzy: Raiser Ulrike (tekst); Stoppele Mario, Pianigiani Giulia, Zanetti Laura (ilustracje)\nAutor aw|2018-12-11T20:04:52+02:00Grudzień 11th, 2018|Bez kategorii|0 komentarzy


Opowieść o nietypowym zamówieniu - Swiat idei i inspiracji\nCzy zastanawiałeś się jaki jest twój stosunek do innych ludzi ? Czy dajesz im swoją całą miłość i wartość wewnętrzną, czy dzielisz się z nimi tylko ochłapami swojego jestestwa ? Pamiętaj o tym, że jaki masz stosunek do samego siebie, taki masz stosunek do drugiego człowieka. Ta historia ukazuje prawdę o prawdziwości naszego wnętrza. Posłuchaj tej historii o bardzo nietypowym zamówieniu.\nNietypowe zamówienie, opowieść o lenistwie i kombinatorstwie\nW pewnym miasteczku żył bardzo bogaty człowiek. Posiadał on niezliczone bogactwa i posiadłość oraz był najbardziej wpływowym człowiekiem w swojej okolicy. Jako człowiek bogaty i wpływowy lubił wykorzystywać swoją hierarchię do pomagania innym ludziom i zawsze szukał kogoś, kogo mógłby wesprzeć swoim bogactwem.\nPewnego dnia zauważył, że człowiek, który u niego pracował i zajmował się wykonywaniem remontów różnych budynków w jego gospodarstwie, żyje bardzo ubogo. Jego dom jest bardzo zniszczony, dach przecieka i jest brudny. A ten człowiek nie ma pieniędzy na wyremontowanie własnego domu. Postanowił więc mu pomóc. Któregoś dnia poszedł do niego i powiedział następującą rzecz:\nPotrzebuję kogoś kto wybuduje mi duży piękny dom i chciałbym Cię poprosić żebyś to zrobił.\nZapłacę ci za to bardzo dużo pieniędzy. Będziesz mógł naprawdę dużo zarobić.\nBardzo Cię proszę, abyś wybudował ten dom najlepiej jak potrafisz.\nUżył do niego najlepszych materiałów, zatrudnił najlepszych pracowników budowlanych. Zostawiam Ci tutaj ogromną sumę pieniędzy, żebyś to wszystko mógł wykonać. To co Ci zostanie z tych pieniędzy zostaw dla siebie. Ja wyjeżdżam na pół roku. I za 6 miesięcy jak wrócę proszę, aby dom był skończony. Wtedy zapłacę Ci za twoja pracę.\nTak powiedziawszy wyjechał w dalekie strony. Ubogi człowiek na początku bardzo sie ucieszył.\nJak do tej pory nie miał takiego zlecenia i tylu pieniędzy. Niestety w pewnym momencie, kiedy rozpoczął budowę wygrała w nim chciwość i nieuczciwość. Pomyślał, że jak będzie mógł sobie zostawić pieniądze za niewykorzystane materiały, to może zrobić ten projekt bardziej po kosztach.\nKupił najtańsze materiały, wynajął najgorszych a zarazem najtańszych robotników. I wszystko zrobił absolutnie po kosztach. Wiedział, że ten dom nie będzie jakościowo dobry, ale z zewnątrz zrobił tak, aby wszystko wyglądało wspaniale. Wiedział, że w środku nie jest za dobrze i prawdopodobnie za pięć lub dziesięć lat dom będzie wymagał generalnego remontu. No i wtedy pan go zatrudni do remontu tego domu.\nW ciągu pół roku dom powstał. Po 6 miesiącach jego Pan wrócił i przyszedł zobaczyć rezultaty swojego zlecenia. Mężczyzna pokazał mu dom, który wybudował i powiedział:\nPanie przygotowałem dla ciebie najlepszy możliwy dom. Zatrudniłem najlepszych pracowników i kupiłem najlepsze jakościowo materiały. Zostały zupełnie grosze z tych pieniędzy co mi zostawiłeś. Oto dom dla ciebie.\nWtedy Pan wziął od niego klucze. Przekazał mu te klucze z powrotem i powiedział:\nTen dom to mój prezent dla ciebie. Chciałby, abyś Ty i twoja rodzina zamieszkali w tym domu. Niech on wam służy na długie lata. Bądźcie w nim szczęśliwi.\nPrzez kolejne lata można wtedy było zobaczyć tego człowieka jak chodził wokół swojego domu i mamrotał: mogłem to wszystko zrobić lepiej, gdybym tylko wiedział, że to dla mnie.\nTags: lenistwo, nietypowe zamówienie, obluda


ᐅ Najlepszy Pianka Do Ciała 2021 » Ranking & Opinie\nNajlepsze Pianka Do Ciała 2020/2021 – Ranking & Opinie\nSkincair Pro Age Body pianka do ciała 200 ml\nNawilża, zapewnia większą sprężystość skóry i wygładza jej strukturę.\nSkincair Hydro Body pianka do ciała 200 ml\nIntensywnie nawilża skórę i nadaje jej jedwabisty blask.\n70,95 PLN 13,90 PLN Shipping\nBABOR Spa Relaxing Bi-Phase pianka do ciała 200 ml\nDwufazowa pielęgnacja ciała z ekskluzywnym ekstraktem z komórek macierzystych gruszki szampańskiej marki BABOR. Poprzez wstrząśnięcie powstaje delikatna piana, która łączy pielęgnujące właściwości olejku do ciała z dobrymi właściwościami wchłaniania balsamu do ciała, nie pozostawiając tłustej warstwy. Olejek z rzeżuchy łąkowej, pantenol i skwalan chronią skórę przed wysuszeniem i pomagają odbudować warstwę lipidową. Skóra jest intensywnie nawilżona oraz miękka i gładka w dotyku.\nPAYOT Sunny Magic Mousse à Bronzer pianka do ciała 200 ml\nPrzyspieszacz opalania już miesiąc przed kąpielą słoneczną przygotowuje skórę do pięknej, równomiernej opalenizny. W tym celu wygładza ją i stymuluje produkcję melaniny.\nBetty Barclay Beautiful Eden pianka do ciała 200 ml\nDelikatnie kremowa pianka do ciała o zapachu Betty Barclay Beautiful Eden zawiera cenne składniki nawilżające, które chronią skórę przed wysychaniem i zostawiają ją gładką i miękką.\nNIVEA Body Mousse Samtweiche Pflege pianka do ciała 200 ml\nAksamitny mus do ciała NIVEA Body Mousse Aksamitna Pielęgnacja został wzbogacony intensywnie pielęgnującym serum NIVEA oraz masłem shea. Lekka, puszysta konsystencja łatwo się rozprowadza, szybko wchłania i przez 48 godzin zapewnia skórze intensywne nawilżenie. Pozostawia skórę odczuwalnie bardziej miękką już po pierwszym zastosowaniu.\nNIVEA Body Mousse Reichhaltige Pflege pianka do ciała 200 ml\nKremowy mus do ciała NIVEA Body Mousse Odżywcza Pielęgnacja został wzbogacony zapewniającym głęboką pielęgnację serum NIVEA oraz cennym olejkiem migdałowym. Kremowa, odżywcza konsystencja łatwo się rozprowadza, szybko wchłania i przez 48 godzin zapewnia skórze intensywne nawilżenie. Pozostawia skórę odczuwalnie bardziej miękką już po pierwszym zastosowaniu.\nGreenland Fruit Emotions Papaya-Lemon pianka do ciała 200 ml\nOdżywczy balsam do ciała w musie marki Greenland wygładza i pielęgnuje skórę dzięki luksusowej konsystencji. Otul się miękką, owocową chmurką po prysznicu. Odkryj nową generację balsamów do ciała!\nGreenland Fruit Emotions Dragon Fruit-White Tea pianka do ciała 200 ml\n1 Najlepsze Pianka Do Ciała 2020/2021 – Ranking & Opinie\n1.1 Pianka Do Ciała ranking – Zwyciezca testu roku 2020\n1.2 Co nalezy wziac pod uwage przy zakupie Pianka Do Ciała\n1.3 Wiecej zródel o Pianka Do Ciała\n1.4 Ciekawe filmy o Pianka Do Ciała\nPianka Do Ciała ranking – Zwyciezca testu roku 2020\nNa tej stronie znajdziesz szczególowe informacje o Slowo Boze. Oprócz porównania produktów, znajdziesz tu równiez aktualna liste bestsellerów, a takze inne artykuly i odpowiednie filmy wideo. Informacje na tej stronie sa oparte na aktualnych raportach z testów oraz na opiniach klientów Pianka Do Ciała, które zostaly przez nas przeanalizowane i podsumowane. W tym przypadku nie przeprowadzilismy wlasnego testu na slowo kluczowe. Sa to dane zagregowane z róznych zródel, które sa prezentowane w postaci wyraznego porównania. W ten sposób mozemy zapewnic jak najwieksza obiektywnosc.\nPrzedstawione wczesniej zwyciezcy testu Pianka Do Ciała sa wynikiem listy bestsellerów Amazon w odpowiedniej kategorii produktów. Lista, a w szczególnosci zamówienie, opiera sie na danych dotyczacych sprzedazy i ocenach nabywców. Znaczenie tych wyników jest duze, poniewaz recenzje Pianka Do Ciała sa oparte na rzeczywistych doswiadczeniach z produktami. Pozwala to na dokonanie porównania bez koniecznosci testowania samych produktów. W sumie oszczedzasz mnóstwo wysilku, czasu i pieniedzy.\nCo nalezy wziac pod uwage przy zakupie Pianka Do Ciała\nKazdy, kto chce kupic Pianka Do Ciała, powinien rozwazyc pewne kryteria. Podsumowalismy najwazniejsze czynniki ponizej w liscie kontrolnej, aby pomóc Ci w podjeciu decyzji o zakupie. Jesli wezmiesz pod uwage te kryteria, na pewno znajdziesz optymalny produkt w kategorii Pianka Do Ciała.\nProducent: Czy sa jacys renomowani producenci dla Pianka Do Ciała?\nSprawozdania z badan: Czy sa jakies sensowne i dobrze uzasadnione raporty z testów na Pianka Do Ciała?\nFundacja Konsumentów: Jaki jest wniosek organizacji konsumenckiej na temat Pianka Do Ciała?\nWynik testu: Który produkt jest zwyciezca testu w kategorii Pianka Do Ciała?\nCena: Jaki jest dostepny budzet i czy Pianka Do Ciała jest dostepny za rozsadna cene?\nZ powyzszej listy mozesz zidentyfikowac kilka produktów, które moga byc dla Ciebie odpowiednie. Nastepnie wystarczy je porównac i ocenic, aby znalezc najlepszy dla Ciebie produkt w kategorii Pianka Do Ciała. W wielu przypadkach sensowne jest zamawianie kilku produktów na raz. W ten sposób masz szanse porównac rózne modele i znalezc swojego wlasnego zwyciezce.\nWiecej zródel o Pianka Do Ciała\nNa kolejnych stronach znajdziecie Panstwo dalsze informacje i artykuly oraz recenzje Pianka Do Ciała. Nasza rada: spójrz na wszystkie wymienione zródla dla odpowiednich i uzyskac najlepsze mozliwe informacje o produktach przed zakupem okreslonego.\nPonadto, kupujacy moga zazwyczaj uzyskac przydatne informacje na gutefrage.net lub innych portalach konsumenckich. Dla kategorii produktów Pianka Do Ciała dostepne sa juz pewne oceny i zalecenia dla klientów. Bezposrednia wymiana z innymi nabywcami, którzy przeprowadzili juz praktyczny test, czyni portal szczególnie cennym.\nCiekawe filmy o Pianka Do Ciała\nFilmy do porównania Pianka Do Ciała nie zostaly wybrane przez nas osobiscie. Jednakze, zgodnie z nasza ocena, filmy sa na tyle istotne, ze mozna je rozpatrywac w zwiazku ze wspomnianymi raportami z badan. Zasadniczo, przy podejmowaniu decyzji o zakupie zawsze mozemy polecic poszukiwanie odpowiednich filmów dla danego produktu. Dla tej kategorii produktów sensowne jest wyszukiwanie „najlepszy Pianka Do Ciała” na YouTube!\nPianka Do Ciała jest teraz dostepny u wielu producentów. Dlatego nie zawsze jest latwo podjac dobra decyzje o zakupie. Na podstawie obiektywnych kryteriów zakupu, które przedstawiamy Panstwu na tej stronie, wybór produktu moze byc dokonywany systematycznie. Upraszcza to caly proces zakupowy dla Pianka Do Ciała. Istotnym elementem sa sprawozdania z badan w kategorii produktów (np. z Fundacja Konsumentów). Wyniki testów Pianka Do Ciała powinny byc zawsze brane pod uwage, aby znalezc dobry produkt.\nPonadto, renomowane czasopisma branzowe, takie jak konsumenci.org lub chip.pl, oferuja stale aktualizowane listy najlepszych w wielu kategoriach produktów. Dlatego sensowne jest przeszukiwanie tych zródel w poszukiwaniu list najlepszych Pianka Do Ciała’a z roku 2020/2021. Poza listami, w wiekszosci przypadków znajdziesz równiez pomocne informacje – zwlaszcza o zwyciezcach testów.\nUzytkownicy 240 przyznali temu przewodnikowi srednia ocene 4.95 na 5 gwiazdek.\nKategorie Zdrowie i uroda Tagi Pianka Do Ciała Zobacz wpisy


Berlin-Mitte, Niemcy - Berlińskie muzea od A do Z - Altes Museum (7) | mamaMa - Geoblog.pl\nGeoblog.pl mamaMa Podróże Jestem w podróży...choćby tylko w głowie 2021 Berlińskie muzea od A do Z - Altes Museum (7)\nBerlińskie muzea od A do Z - Altes Museum (7)\nPrzejechano 3228 km\nCo to za nazwa - Stare Muzeum (Altes Museum)! Zatrważa na samym wstępie, obiecuje powagę i dostojność. Zapowiedź ciężkiej strawy.\nI gdy stanie się plecami do budynku to symboliczność powala. Przed Starym Muzeum, na południu, stoi (odbudowany) pałac Hohenzollern – symbol świeckiej władzy. Po stronie zachodniej, czyli z prawej, znajduje się Zeughaus (Zbrojownia) reprezentujący siłę militarną. Po stronie wschodniej, lewej, potężna katedra jako uosobienie boskiej władzy, a za nami, na północy, świątynia sztuki, służąca edukowaniu narodu, czyli symbol pewnego siebie mieszczaństwa. Dokładnie tak wyobraził to sobie i zaplanował naczelny architekt królewskich Prus – Karl Friedrich Schinkel. Jego król zlecił mu zaprojektowanie budynku godnego przyjąć zakupione kolekcje sztuki Giustiniani (w 1815 roku) i Edwarda Solly. Pierwszy nabytek to 158 obrazów z XVI i XVII wieku, drugi to ponad 3 tysiące obrazów zadłużonego angielskiego maniakalnego zbieracza. Fryderyk III zachwycał się ideą braci Humboldt, którzy chcieli udostępnienia sztuki szerokiej publiczności. Według nich zwykłe społeczeństwo nie powinno być odizolowane od piękna i artyzmu, wprost przeciwnie – ich wystawianie miało przysłużyć się dydaktycznie.\nStare Muzeum powstało w latach 1825-1830 i jest do dziś jednym z najwspanialszych obiektów architektury okresu klasycyzmu. Monumentalna kolumnada 18 żłobkowanych kolumn jońskich, wspaniała rotunda nawiązująca do rzymskiego Panteonu, przestrzenny hol i okazałe schody – zarówno z zewnątrz ze swoją klarowną formą, jak i precyzyjną strukturą wnętrza nie pozostawiają cienia wątpliwości, że chodzi tutaj o klasycystyczną doskonałość.\nPrzyznaję, że zawsze przechodzą mnie ciarki, gdy znajduję się w tym pruskim czworokącie. Stare Muzeum spłonęło wprawdzie doszczętnie w czasie II wojny światowej, ale odbudowano je wiernie według schinklowskich planów. Jak podejść do takiej klasyki nie tylko z nie bardzo lubiącym trudnych muzeów mężem, ale przede wszystkim z 7-latkiem?\nPrzy stoliku na piętrze czeka na nas sympatyczna pani, która przekazuje pomarańczową torbę, w której znajdują się rekwizyty (chusty, żmije, brody i wąsy itp) wraz z aparatem fotograficznym. Dostajemy również zdjęcia rzeźb, które mamy odnaleźć i zrobić sobie z nimi ustylizowane selfie. Zabawa w poważnych ścianach na całego. Przede wszystkim samo wyszukiwanie postaci okazało się być ogromną radością. Porównywanie podobnych, dostrzeganie szczegółów, które wykluczały identyczność z tym na zdjęciu i dużo śmiechu ochoczo tolerowanego przez obsługę. Ciemnoskórzy panowie z pobłażaniem pozwalali nam przybliżać się do figur i przyglądali się wygibasom oraz minom, które miały wyglądać jak oryginał. Takiego dziecięcego zapału nie widziałam już od dawna w dostojnym i wyciszonym miejscu. Brawo za pomysł na przybliżanie w taki właśnie sposób muzeum całej rodzinie. Na końcu oddaliśmy pani aparat, a ta wydrukowała nam parę zdjęć w przenośnej drukarce, co było ukoronowaniem w rankingu sympatii. Nasz 7-latek do dziś twierdzi, że właśnie w tym muzeum jak do tej pory najbardziej mu się podobało;)\nW Starym Muzeum (Altes Museum) nie znajdziemy już królewskich obrazów. Te rozsiane są po innych muzeach unescowej wyspy. Od 1904 roku prezentuje kolekcję Sztuki Antycznej (Antikensammlung) w postaci artefaktów sztuki i kultury Greków, Etrusków i Rzymian. Obiekty zapierają dech w piersiach, ale i przytłaczają ilością. Jednak warto!\nP.S. W związku z tym, że większość odwiedzonych do tej pory przez nas muzeów znajduje się w centrum Berlina jest jeszcze jeden powód, dla którego 7-latek ochoczo zgadza się na muzealne wizyty. Odkryty przez przypadek lokal Frittenwerk, serwujący frytki, ale pod taką postacią, że naprawdę trudno im się oprzeć;)\notwarte poza poniedziałkiem od 10.00 do 18.00\nwstęp: 10,00 €, ulgowy 5,00€\nDanach - 2021-10-29 18:01\nTeż chętnie poddałaby się takiej zabawie , jak frytki zobaczyłam to pociekła mi ślina , a gdzie Twoje selfie ?\nzula - 2021-10-30 16:54\nSchuchajmy dzieci ...one wiedzą co najlepsze! Wspaniale zorganizowane.\nZdjecia są tak piękne jakby były wybrane z najlepszego albumu!\nmarianka - 2021-11-08 09:11\nAle super! Chyba nawet mają zdystansowaną czterolatkę taka zabawa mogłaby porwać! Brawo Altes Museum!\nPs. Też liczyłam na Twoje selfie :)


GPW: WIG 20 zdołał utrzymać się ponad 1500 pkt - Puls Biznesu - pb.pl\nGPW: WIG 20 zdołał utrzymać się ponad 1500 pkt\nopublikowano: 02-12-2003, 16:17\nSesja zakończyła się niewielkimi zmianami indeksów. Nadspodziewanie duży wzrost na pierwszej grudniowej sesji nie doczekał się kontynuacji. Tym razem podaż była dużo aktywniejsza niż dzień wcześniej. Mimo to szanse na dalsze zwyżki nie zostały zaprzepaszczone. WIG 20 zdołał utrzymać się powyżej 1500 pkt.


Pracownik uzależniony od alkoholu – jak sobie z tym radzić? | Ta-Praca.pl\nAutor Stanisław Mackiewicz · 3 kwietnia 2015\nSpożywanie alkoholu w miejscu pracy lub stawienie się na stanowisku pod jego wpływem jest poważnym naruszeniem kodeksu pracy. Może być podstawą do zwolnienia dyscyplinarnego – praca pod wpływem alkoholu zagraża innym pracownikom, narusza obowiązki pracownicze oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Zwolnienie dyscyplinarne jest najcięższą karą, stosuje się ją, jeśli zawiodą inne metody zdyscyplinowania niesfornego pracownika – upomnienie, nagana lub kara pieniężna. Jednak obecnie podejście pracodawców zmienia się – zamiast surowo karać uzależnionego od alkoholu pracownika, co prowadzi do utraty przez niego pracy i dalsze, być może tragiczne dla niego konsekwencje nałogu, pracodawca może spróbować pomóc mu w rozpoczęciu leczenia.\nJak pracodawca może pomóc uzależnionemu od alkoholu pracownikowi?\nJeśli uzależniony jest dobrym specjalistą i sprawdzał się dotychczas na swoim stanowisku, pracodawca z pewnością nie będzie chciał stracić dobrego fachowca i zaufanego pracownika. Wczesnym rozpoznaniem uzależnienia i pomocą w wyjściu z nałogu powinna oczywiście w pierwszej kolejności zająć się rodzina i bliskie osoby – jednak pracodawca zamiast go zwalniać i pogarszać jego sytuacje, może podjąć próbę udzielenia pomocy w leczeniu. Uzależnienia od alkoholu w pracy nie da się ukryć – pracownik pod wpływem alkoholu lub stale spożywający duże jego ilości nie będzie wykonywał swoich obowiązków dobrze, poza tym częsta absencja i niezgodne z normami zachowanie z pewnością mogą wzbudzić podejrzenia. Istnieją liczne programy wspierania pracowników, obejmujące pomoc w sytuacjach wpływających destrukcyjnie na ich kondycję psychiczną – również w przypadku uzależnień. Pracodawca podejrzewający, że jego pracownik jest alkoholikiem nie musi od razu surowo karać – powinien na początku spróbować nakłonić go do podjęcia terapii, uświadamiając, jakie dalsze konsekwencje mogą go czekać, jeśli nie zacznie się leczyć. Nagana i zwolnienie dyscyplinarne powinny być ostatecznością, jeśli pracownik znacząco narusza porządek pracy, przychodzi pod wpływem alkoholu i nie ma zamiaru rozpocząć terapii. W interesie pracodawcy jest jednak podjęcie próby pomocy – być może uda się nakłonić uzależnionego do leczenia, a jeśli okaże się ono skuteczne i pracownik wyjdzie z nałogu, firma odzyska dobrego i zaufanego profesjonalistę.\nKiedy pracodawca powinie zwolnić pracownika uzależnionego od alkoholu?\nPodjęcie leczenia i determinacja w osiągnięciu sukcesu zależą wyłącznie od alkoholika. Ważne jest wsparcie bliskich osób, jednak ostateczna decyzja o terapii i niezłomność podczas jej trwania należą do osoby uzależnionej. Jeśli nałóg pracownika zaburza prawidłowe funkcjonowanie firmy, zagraża bezpieczeństwu i narusza dobre imię firmy a do tego uzależniony nie chce się leczyć – pracodawca nie ma wyjścia i musi zastosować wobec niego kary, włącznie ze zwolnieniem dyscyplinarnym. Należy pamiętać, że prywatne sprawy pracownika nie powinny mieć wpływu na jakość wykonywanych przez niego zadań a rolą pracodawcy jest zachowanie jak najwyższego standardu usług świadczonych przez firmę. Nie może więc pozwolić sobie na ciągłe tolerowanie wykroczeń zatrudnionej osoby, nawet jeśli jej problemy wynikają z choroby jaką jest alkoholizm. Jeden pracownik uzależniony od alkoholu może dezorganizować działanie całej firmy i utrudniać innym wykonywanie obowiązków, i chociaż reguły postępowania w takiej sytuacji nie są jasno określone przepisami – pracodawca musi postąpić zgodnie z wartościami firmy, jednocześnie zapewniając prawidłowe jej funkcjonowanie.\nUzależnienie od alkoholu to ciężka choroba, z której wyjście nie jest łatwe, wymaga siły i determinacji. Pomoc takiej osobie zawsze jest wskazana, zarówno w początkowej fazie, przez namawianie alkoholika na rozpoczęcie terapii jak i w trakcie jej trwania poprzez podtrzymywanie na duchu, dawanie wsparcia i upewnianie, że wyleczenie pozwoli mu powrócić do normalnego życia. Pracodawca również może się do tego przyczynić, deklarując pomoc i wsparcie. Jednak jeśli pijący pracownik nie zauważa problemu, zaniedbuje swoje obowiązki i nie podejmuje leczenia – wówczas pracodawca musi działać zdecydowanie, uświadamiając takiej osobie możliwe konsekwencje, a w razie konieczności stosując karę zwolnienia dyscyplinarnego.\nDziękujemy serwisowi leczyc.pl, który zajmuje się leczeniem problemów alkoholowych, za pomoc w stworzeniu tego poradnika.\nTags: Leczenie alkoholu\nNastępny artykuł PIT-37 rozliczać z małżonkiem czy samodzielnie?\nPoprzedni artykuł Profesjonalne meble łazienkowe w twojej firmie


Ruszyła kampania "Oddaj cukier!" / Wiadomości Polska\nRuszyła kampania "Oddaj cukier!"\n( fot. aldenchadwick / Foter / CC BY )\nZOBACZ WIĘCEJ A.Duda i J.Bush o bezpieczeństwie w Europie Choroba i cierpienie mogą być szkołą życia W Polsce zaniedbuje się profilaktykę HIV/AIDS Rak. Jak zapanować nad lękiem? Nie będzie komisji śledczej ws. podsłuchów Wielkie żaglowce przypływają do Szczecina Projekt umożliwiający składanie wniosków online\nW Polsce na cukrzycę choruje nawet 3 mln osób, ale co trzecia z nich o tym nie wie i nie leczy się. Lepiej wykryć chorobę wcześniej i poddać się leczeniu niż stracić wzrok, nogę i niezależność - przekonują organizatorzy nowej kampanii "Oddaj cukier!".\nProblem stanowi również to, że wciąż niechętnie wykonujemy badania kontrolne, dlatego około jedna trzecia z 3 mln osób z cukrzycą nie wie o swoim schorzeniu i nie leczy się, tłumaczył prof. Czupryniak. - Cukrzyca nie boli, rozwija się bezobjawowo i często pierwszym widocznym jej objawem jest np. zawał serca lub niegojące się owrzodzenia stóp, które grożą amputacją - powiedział diabetolog. Przypomniał, że w Polsce co roku z powodu cukrzycy 14 tys. osób przechodzi amputację nogi, a 3,5 tys. jest poddawanych dializie z powodu niewydolności nerek spowodowanej przez chorobę.\n- Tymczasem, dzięki odpowiedniemu leczeniu cukrzycy chory może zachować niezależność i normalnie funkcjonować - powiedział prof. Czupryniak.\nWłaśnie z tego powodu edukacja osób z cukrzycą, m.in. na temat zmiany dotychczasowych nawyków powinna stanowić niezbędny element ich leczenia, oceniła obecna na konferencji pielęgniarka i edukatorka diabetologiczna, Beata Stepanow, prezes Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej. - Jednak, pomimo wielu podejmowanych działań edukacyjnych, nadal świadomość naszego społeczeństwa na temat cukrzycy typu 2, terapii oraz powikłań występujących na skutek niewłaściwie kontrolowanej cukrzycy jest niska - podkreśliła.\nNa potwierdzenie tego przytoczyła rezultaty badania przeprowadzonego przez jej stowarzyszenie w 2012 r. Wykazało ono, że aż 40 proc. pacjentów z cukrzycą oraz ich bliskich nie wie, jaki jest najniższy bezpieczny poziom glukozy we krwi. Tymczasem, PTD zaleca, by nie spadał on poniżej 70 mg/dL (miligramów na decylitr krwi). Jest to o tyle ważne, że wiele metod leczenia cukrzycy, nie tylko insulinoterapia, ale też różne starsze leki doustne, powoduje niedocukrzenia (tzw. hipoglikemie), które mogą być groźne dla zdrowia i życia.\n- Jak to ujął przed prawie 100 laty dr Elliot P. Joslin, założyciel Joslin Diabetes Center, najważniejszego ośrodka diabetologicznego na świecie: "Pacjent z cukrzycą, który wie najwięcej - żyje najdłużej" - podsumował prof. Małecki.\nCelem kampanii pt. "Oddaj cukier!" (www.oddajcukier.pl) jest edukowanie osób z cukrzycą na temat zasad właściwej kontroli choroby, możliwości uniknięcia jej poważnych powikłań, takich jak ślepota, uszkodzenie nerek, zawał serca, udar mózgu czy amputacja nogi i zachowania niezależności. Sponsorem kampanii jest firma Janssen-Cilag Sp. z o.o. Patronat merytoryczny nad akcją objęło Polskie Towarzystwo Diabetologiczne.\nTagi: cukrzyca, cukrzyca typu 2, kampania edukacyjna, zdrowie


sinGRAPH - projektowanie stron www, projekty graficzne, pozycjonowanie stron, kampanie reklamowe\nOd początku swojego istnienia, firma sinGRAPH dostarcza swoim Klientom kompleksowe usługi i rozwiązania marketingowe.\nKażde nowe zadanie traktujemy w pełni indywidualnie, ponieważ zależy nam na dopasowaniu oferty do specyfiki branży, którą reprezentują nasi Klienci. Dzięki tej elastyczności i kreatywności, jesteśmy w stanie sprostać nawet tym najbardziej wymagającym. W efekcie powstają unikalne i ponadczasowe projekty, które cieszą oczy przez lata.\nBranding to złożony proces kreowania marki. Nasza agencja oferuje kompleksową obsługę pozwalającą stworzyć spójny przekaz marketingowy. W ramach opracowywanej koncepcji brandingu tworzymy między innymi pełną identyfikację wizualną, materiały reklamowe i nowoczesne strony internetowe.\nTworzone przez nas projekty graficzne łączą ze sobą użyteczność oraz walory estetyczne. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam na opracowanie skutecznych i nieszablonowych projektów. Cenimy profesjonalizm, dlatego nasze projekty spełniają wszystkie standardy drukarskie.\nOferujemy kompleksowe usługi w zakresie poligrafii i druku. Realizujemy między innymi ulotki reklamowe, foldery, katalogi, teczki ofertowe, plakaty, wizytówki, papier firmowy i wiele innych. Dla każdego zlecenia przygotowujemy indywidualny projekt graficzny. Doradzamy także w doborze odpowiedniego formatu i rodzaju papieru.\nSkutecznie zaprojektowana strategia pozwala w unikalny sposób zaprezentować markę i jej atuty. Dla naszych Klientów przygotowujemy koncepcję kompletnych strategii. W ramach prac nad strategią realizujemy działania w zakresie namingu, tworzenia wizerunku marki, opracowania planu marketingowego uwzględniającego kampanie reklamowe i działania promocyjne.\nProwadzimy działania promocyjne, które pozwalają zaistnieć serwisom internetowym. Zapewniamy profesjonalne podejście, mające na celu optymalizację witryn i poprawę widoczności w wyszukiwarce. Kompleksowa kampania SEO/SEM to szereg skoordynowanych działań zapewniających skuteczną promocję w sieci.\nMarketing społecznościowy to działania reklamowe i wizerunkowe skupione wokół mediów społecznościowych. Oferujemy prowadzenie firmowego fanpage na portalu Facebook. Umożliwiamy także skorzystanie z dodatkowych narzędzi takich jak posty promowane i reklama na Facebooku.\nStrony i sklepy interentowe\nTworzymy serwisy internetowe zgodne z obowiązującymi standardami. Mądrze zaplanowana struktura serwisu, przejrzysty i funkcjonalny design, nowoczesność, to tylko niektóre cechy wyróżniające nasze produkty. Cenimy indywidualne podejście do Klienta, dlatego zapewniamy unikalny projekt graficzny oraz oprogramowanie spełniające wszystkie oczekiwania.\nProjektujemy innowacyjne aplikacje mobilne. Dzięki takim rozwiązaniom nasi Klienci zyskują nieograniczony dostęp do danych. Realizujemy zarówno aplikacje offline, instalowane bezpośrednio na urządzeniu, jak i aplikacje wymagające dostępu do internetu i serwera aktualizującego dane. Działamy w środowisku Androida, iOS oraz Windows Phone.\nKiedy dostępne systemy nie spełniają oczekiwań, oferujemy oprogramowanie dedykowane. Idealnie dopasowane do potrzeb Klienta programy tworzymy według określonych wytycznych. Jesteśmy gotowi dopasować funkcjonalność do każdego profilu działalności, zapewniając możliwość modyfikacji wdrożonych systemów.\nPoligrafia - Skład DTP\nIndentyfikacja & Poligrafia\nBranding & www\nPoligrafia & www\nIdentyfikacja @ Internet\nInternet & Poligrafia\nPoligrafia & Internet & Outdoor\nInternet & Kreacje\nInternet @ Poligrafia\nStrony internetowe dla firm – jak powinny wyglądać?\nWordpress.com czy wordpress.org? Co wybrać?\nJak zbudować nową markę?\nTargetowanie postów na Facebooku – dlaczego warto?


Ciasto-serce na Dzień Matki - Zakumaj.pl\nDzień Matki jest wyjątkowy i powinien zostać odpowiednio uczczony. Nie tylko prezentem, ale również specjalnym podwieczorkiem. Starsze dzieci albo dzieci przy pomocy ojców mogą upiec dla ukochanej mamy specjalne ciasto w kształcie serca. Wydaje się to skomplikowanym zadaniem, lecz nie jest aż tak trudne. Wystarczy podążać za instrukcjami przedstawionymi poniżej.\nPierwszym krokiem do wykonania pięknego tortu jest przygotowanie odpowiednich składników, na biszkopt oraz na krem. Wśród elementów niezbędnych do upieczenia biszkoptu potrzebne są:\n* 4 łyżki mąki pszennej,\n* 1 łyżka cukru waniliowego,\n* 5 jaj,\n* 1 łyżka czerwonego barwnika spożywczego.\n* 1 opakowania kremu karpatka,\n* 2 szklanek mleka,\n* cukru pudru (do ozdoby).\nJuż przed przystąpieniem do mieszania składników rozgrzać piekarnik do temperatury 160 stopni Celsjusza. Biszkopt lubi być wkładany od razu do ciepłego, wtedy nie opadnie i urośnie puszysty.Białka oddzielić od żółtek. Białka ubić na sztywną pianę, po czym dodawać do niej oba rodzaje cukru, po trochu, cały czas miksując, aż piana będzie puszysta i lśniąca.\nDo piany dodawać po 1 żółtku, cały czas mieszając delikatnie. Mąkę połączyć z proszkiem, po czym dodawać do masy po 1 łyżce. Nie przerywać mieszania. Na zakończenie dodać czerwony barwnik.\nFormę do pieczenia w kształcie serca posmarować margaryną, posypać bułką tartą albo kaszą manną. Wlać masę i wsunąć formę do piekarnika na 40 minut. Po upieczeniu ostudzić ciasto i przekroić na 2 równe placki.\nDo garnka wlać 1 szklankę mleka. W drugiej wymieszać krem do karpatki. Gdy mleko w garnku zacznie się gotować, powoli wlewać do niego bazę kremu i cały czas mieszać, żeby nie powstały grudki. Po uzyskaniu gęstej masy pozostawić do ostudzenia.W osobnej misce miksować masło na najniższych obrotach, po czym rozpocząć dodawanie kremu, po 1 łyżce, nie zaprzestając mieszania.\nJeden z biszkoptów ułożyć na płaskim talerzu. Nasączyć go dowolnym płynem – kawa, herbata, herbata owocowa – i posmarować dokładnie przygotowanym wcześniej kremem. Na placek nałożyć drugą warstwę, lekko docisnąć. Całość wstawić do lodówki na 2 godziny. Przed podaniem posypać cukrem pudrem. Podawać mamie z najlepszymi życzeniami i dobrą kawą.


Jakie badania wykonać w przypadku podejrzenia nacieków zapalnych w jamie brzusznej? - Na pytanie odpowiada lek. Łukasz Wroński | WP abcZdrowie\nJakie badania wykonać w przypadku podejrzenia nacieków zapalnych w jamie brzusznej?\nJakie badania wykonać w przypadku podejrzenia naciekow zapalnych w jamie brzusznej? Czy np jezeli taki naciek jest polozony pod jelitem to bedzie widoczny w badaniu?\nUSG jamy brzusznej Interna Gastroenterologia\nNa pierwszy moment, morfologia krwi,OB, CRP, USG brzucha.\nJak postępować przy nacieku po usunięciu wyrostka? – odpowiada Dr n. med. Grzegorz Luboiński\nPodejrzenie procesu rozrostowego w jamie brzusznej – odpowiada Lek. Izabela Ławnicka\nJak wykryć ciało obce w jamie brzusznej? – odpowiada Lek. Agnieszka Barchnicka\nDlaczego mam płyn w jamie brzusznej? – odpowiada Lek. Aleksandra Witkowska\nJakie badania wykonać w przypadku półpaśca? – odpowiada Lek. Aleksandra Witkowska\nInterpretacja wyniku badania jamy brzusznej 41-latki – odpowiada Lek. Krzysztof Gryga\nJak sprawdzić podejrzenie zrostów w jamie brzusznej? – odpowiada Dr n. med. Igor Madej\nO czym świadczy dyskomfort w jamie brzusznej pomimo prawidłowych wyników badań? – odpowiada Lek. Aleksandra Witkowska\nŻółtaczka • Niedrożność jelita • Badanie brzucha • Zespół jelita drażliwego • Ból brzucha • Ból podbrzusza • Wzdęcia brzucha • Ostry brzuch • Układ pokarmowy • Toksyczne zapalenie jelit • Zatrucie alkoholem etylowym • Biegunka • Kamica żółciowa • Badanie przy użyciu sondy żołądkowej • Kolonoskopia • Botulizm • Nudności • Zapalenie przełyku • Krwawienie z przewodu pokarmowego • Wodobrzusze • Polipowatość jelita grubego • Dyskineza dróg żółciowych • Lamblioza • Przewlekłe niedokrwienie jelit • Wymioty • Odbijanie • Gronkowcowe zatrucia pokarmowe • Badanie powłok jamy brzusznej • Gastroskopia • Zapalenie otrzewnej\nBól brzucha - przyczyny, diagnostyka, leczenie • Ból brzucha - przyczyny, diagnostyka, leczenie • Interpretacje badań - OB, CRP, fibrynogen • Ból brzucha - przyczyny i sposoby leczenia • Zapalenie wyrostka robaczkowego - rodzaje, przyczyny i objawy, powikłania, rozpoznanie, leczenie, różnicowanie z innymi chorobami. Zapalenie wyrostka u dzieci • Zapalenie wyrostka robaczkowego - rodzaje, przyczyny i objawy, powikłania, rozpoznanie, leczenie, różnicowanie z innymi chorobami. Zapalenie wyrostka u dzieci • USG jamy brzusznej - wskazania, przygotowanie, przebieg, cena • Nieswoiste zapalenie jelit - wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna • To przeziębienie czy coś poważniejszego? Jak odróżnić infekcje? • Choroby tarczycy - diagnostyka


Truskawki w śmietanie - ciasto - Pieprzyć z fantazją\nTruskawki w śmietanie – ciasto\n30 kwietnia, 2020 1 komentarz Pieprzyć z Fantazją\nTruskawki w śmietanie to pyszne ciasto z truskawkami, masą śmietankowo-serową na spodzie maślanym. Jest bardzo lekkie i z pewnością posmakuje każdemu miłośnikowi truskawek.\nZrobiłam to ciasto na spodzie maślanym a nie tradycyjnym biszkoptowym. Spód jest bardzo stabilny i niesamowicie smaczny. Pięknie komponuje z sezonowymi owocami.\nCiasto bardzo smakowało moim dzieciakom, to dla nich najczęściej przyrządzam jakieś słodkości. Uwielbiam kiedy nie mogą doczekać się aż jedzenie czy ciasto będą już gotowe. Przyjemnością jest patrzeć jak pałaszują z apetytem. To moi najlepsi krytycy kulinarni, zawsze powiedzą co im smakuje a co nie. Zawsze biorę to pod uwagę i następnym razem wprowadzam zmiany albo urozmaicam moje dania i ciasta.\nJeśli macie mrożone truskawki z powodzeniem możecie takich użyć. Rozmrażając jednak należy je włożyć do miski, by nie utracić smacznego soku. Następnie w przypadku tak jak ze świeżymi, należy je zblendować.\nNa spód maślany:\n* 5 dkg masła\n* 1/4 szklanki maślanki\n* 3/4 szklanki mąki\n* ekstrakt waniliowy\n* 250 g serka mascarpone\n* 300 ml śmietanki 30 %\n* 1 łyżeczka ekstraktu waniliowego\n* 60 dkg truskawek\nMiałam blaszkę o wymiarach 21×24 cm.\nUpiekłam spód maślany\nWszystkie składniki były w temperaturze pokojowej. Masło, cukier i jajko utarłam na puszystą masę. Dodałam przesianą mąkę, sól i proszek do pieczenia. Na koniec ekstrakt waniliowy i maślankę. Wszystko dokładnie wymieszałam i przełożyłam do blaszki wyłożonej papierem do pieczenia. Piekłam na złoty kolor ok. 25 minut w 180 stopniach.\nŚmietankę, mascarpone, cukier puder ubiłam na sztywną masę. Ubiłam wszystko razem. Na koniec dodałam ekstrakt waniliowy.\nGotową masę wyłożyłam na ostudzony spód.\nPrzygotowałam mus truskawkowy\nTruskawki rozdrobiłam za pomocą blendera. Galaretki rozpuściłam w 1,5 szklanki gorącej wody i połączyłam z truskawkami. Wstawiłam mus do lodówki i chłodziłam do momentu aż zaczął tężeć.\nWylałam tężejący mus na masę śmietankowo-serową. Wstawiłam do lodówki. Kroiłam dopiero jak ciasto całkowicie stężało.\nSałatka z grillowanego bakłażana i halloumi\nSałatka z szynką i pieczarkami marynowanymi\nTakiego ciasta się nie odmawia 🙂\nZupa pomidorowa na rosole z lanymi kluseczkami\nbiszkopt boczek Boże Narodzenie cebula ciasto drożdżowe cukinia czekolada drób grill grzyby jabłka jajka kakao kapusta kapusta kiszona kotlety kruche ciasto kurczak makaron marmolada mascarpone masło miód mięso mięso mielone mięso z kurczaka mąka nowalijki ogórki owoce papryka pieczarki pomidory ryby sałatka ser ser biały sernik sos pomidorowy szynka truskawki twaróg wigilia ziemniaki śledzie


/TRZ03_manual_pl_24-11-2010_01 by neue formen GmbH & Co. KG - Issuu\nGazomierze Turbinowe TRZ 03 – TRZ 03-L – TRZ 03-K\nUwaga: Papier, niestety, nie aktualizuje się automatycznie, chociaż rozwój techniczny kroczy wciąż do przodu. Dlatego też wydawca niniejszej instrukcji zastrzega sobie prawo do zmian technicznych w opisach i danych tu zawartych bez uprzedniego powiadamiania. Najnowszą wersję tego podręcznika użytkownik może w prosty sposób ściągnąć z naszej strony internetowej www.rmg.com.\nRMG Gazomet Sp. z o.o. Ul. Sarnowska 2 63-900 Rawicz Fax: +48 (0)65 545 02 26 E-mail: marketing@gazomet.pl\nNumery telefonów: Centrala: +48 (0)65 545 02 00 8 Serwis klienta: +48 (0)65 545 02 32 Części zamienne: +49 (0)65 545 02 31\nWPROWADZENIE ............................................................................................... 5 Zakres stosowania .................................................................................................................... 5 Sposób działania i zasady pomiaru .......................................................................................... 6 Dopuszczenia ............................................................................................................................. 7 Normy/Wytyczne ...................................................................................................................... 7 Okres ważności legalizacji ........................................................................................................ 7 Zakresy pomiarowe ................................................................................................................... 8 Rozszerzenie zakresu pomiarowego ........................................................................................ 8 Dokładność pomiarowa ............................................................................................................ 9 Zakres temperatury................................................................................................................... 9 Spadek ciśnienia ..................................................................................................................... 10 Króćiec do pomiaru ciśnienia ................................................................................................. 11 Wykonania gazomierzy do różnych gazów ............................................................................ 11\nWSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA ..................................................................... 12 ZABUDOWA I URUCHOMIENIE ........................................................................ 13 Zabudowa ................................................................................................................................ 13 Typy głowic dla gazomierzy turbinowych .............................................................................. 20 Nadajniki impulsów................................................................................................................. 25\nPomiar temperatury ................................................................................................................ 29 Uruchomienie .......................................................................................................................... 29\nPRACA.............................................................................................................. 31 Przyczyny błędów pomiarowych ............................................................................................ 31 Smarowanie ............................................................................................................................. 33 Wskazówki konserwacji.......................................................................................................... 36 Oznakowanie ........................................................................................................................... 36\nDANE TECHNICZNE ......................................................................................... 39 Zakresy pomiarowe/ wymiary/stopnie ciśnienia typ TRZ 03 ............................................. 39 Zakresy pomiarowe/ wymiary/stopnie ciśnienia typ TRZ 03-L .......................................... 40 Zakresy pomiarowe/ wymiary/stopnie ciśnienia typ TRZ 03-K ......................................... 41 Qmin w zależności od ciśnienia roboczego gazu ziemnego ................................................. 42 Przegląd zastosowanych materiałów ..................................................................................... 43\nWprowadzenie Zakres stosowania Gazomierze turbinowe TRZ03, TRZ03-E i TRZ03-L są miernikami przepływu, które są stosowane do pomiarów rozliczeniowych gazu. Natomiast gazomierz turbinowy TRZ03-K może być stosowany tylko do pomiarów technologicznych (przemysłowych). Wszystkie trzy typy mierzą przepływające ilości gazu w jednostkach objętości przy aktualnym ciśnieniu i aktualnej temperaturze. Tym samym jednostki objętości zostają oznaczone dla warunków pracy. Objętość przepływającego gazu jest wskazana w roboczych m za pomocą liczydła mechanicznego. Dodatkowo gazomierz turbinowy może być wyposażony w nadajniki wysokiej lub niskiej częstotliwości oraz kontaktron. Dzięki temu otrzymuje się impulsy, których liczba jest proporcjonalna do przepływającej objętości. Impulsy te mogą być w dalszym ciągu przetwarzane przez przeliczniki przepływu. 3\nWażniejsze różnice pomiędzy typami TRZ03, TRZ03-E, TRZ03-K względnie TRZ03-L: TRZ 03 - dopuszczony dla pomiarów rozliczeniowych wg DIN 33800 -\ndługość zabudowy: 3 x DN\ndokładność ≤ ± 0,5% (powyżej 0,2 Q )\nTRZ03-E - bez mechanicznego liczydła - tylko z elektronicznym odczytem, -\ndopuszczony dla pomiarów rozliczeniowych wg DIN 33800\ndokładność ≤ ± 0,5% (powyżej 0,2 Qmax)\nTRZ 03-K - dla pomiarów technologicznych (przemysłowych) -\ndługość zabudowy: ≤ 1,5 DN\ndokładność ≤ ± 1,0% (powyżej 0,2 Qmax)\nTRZ 03-L - dopuszczony dla pomiarów rozliczeniowych wg TR G13 / OIML -\nbrak konieczności stosowania odcinka dolotowego\nDla wszystkich typów gazomierzy obowiązuje: • maksymalne ciśnienie robocze: 100 bar (z wyjątkiem gazomierzy z kołem turbiny – 30°) • wielkości gazomierzy od G 40 do G 16000 • zakresowości 1:20; 1:30 lub 1:50 (patrz karty danych) • stosowane przyłącza wg DIN lub ANSI • możliwe dostawy w wykonaniach specjalnych dla gazów agresywnych • możliwe dostawy dla niskich temperatur (< 10 C ) • wszystkie gazomierze do średnicy DN 200 mogą pracować w dowolnym położeniu. o\nSposób działania i zasady pomiaru Działanie gazomierzy turbinowych bazuje na pomiarze prędkości gazu. Przepływający gaz zostaje rozpędzony w kierownicy gazomierza i trafia w określonym przekroju na turbinę. W kierownicy zostają zlikwidowane niepożądane wiry, turbulencje i asymetria strumienia tym samym zminimalizowane ich negatywne oddziaływanie. Turbina jest położona osiowo, a łopatki są ustawione pod określonym katem do strumienia gazu. Prędkość obrotowa turbiny utrzymuje się wewnątrz zakresu pomiarowego (Q – Q ) w przybliżeniu proporcjonalnie do średniej prędkości, a tym samym do wielkości przepływu. Liczba obrotów jest miarą przepływającej objętości. Ruch obrotowy turbiny jest przenoszony za pomocą sprzęgła magnetycznego do bezciśnieniowej głowicy gazomierza. Za sprzęgłem znajduje się nadajnik impulsów HF1 i przekładnia, która zapewnia właściwe przełożenie dla liczydła mechanicznego. Na gazomierzu jest osadzony nadajnik impulsów niskiej częstotliwości LF (kontaktron). min\nNadajnik impulsów wysokiej częstotliwości Kierownica\nNadajnik impulsów niskiej częstotliwości Obudowa liczydła Typ „ F“\nNadajnik impulsów wysokiej częstotliwości\nPompa oleju HF 3\nPomiar ciśnienia Wirnik turbiny\nRys 1. Przekrój gazomierza turbinowego.\nZa turbiną na tym samym wale jest umieszczone koło referencyjne. Dwa nadajniki HF (czujniki zbliżeniowe) przekazują każdorazowo sygnał, gdy łopatka turbiny (HF3) lub koła odniesienia (HF2) przemieszcza się naprzeciw czujnika. Tak powstają dwa przesunięte w fazie impulsy. Uzyskane impulsy mogą zostać przetworzone w celu zliczenia objętości roboczej lub pomiaru przepływu.\nDopuszczenia Typ TRZ 03 jest dopuszczony do pomiarów rozliczeniowych. Posiada następujące dopuszczenia: Dopuszczenie EG Nr D 81.7.211.10 Dopuszczenie krajowe Nr 7.211/93.06 Rejestr DVGW Nr NG-4702BL0600 Typ TRZ 03-K nie posiada dopuszczenia dla pomiarów rozliczeniowych. Posiada jedynie: Rejestr DVGW Nr G96e064 Typ TRZ 03-L jest dopuszczony do pomiarów rozliczeniowych. Posiada następujące dopuszczenia: Dopuszczenie EG Nr D 98.7.211.19 Dopuszczenie krajowe Nr 7.211/98.11 Rejestr DVGW Nr NG-4702BL0600\nNormy/Wytyczne Wszystkie gazomierze turbinowe RMG posiadają badania odporności na zakłócenia wg Zalecenia OIML IR32/89, Aneks A, z istniejącym małymi i dużymi zakłóceniami. Ten rodzaj budowy gazomierzy spełnia tym samym wymagania zabudowy wg wytycznych G 13 Ustęp 1. Jako przepisy kontrolne obowiązują Reguły kontroli PTB, część 4, gazomierz objętościowy gazu w 2. nowo opracowanym wydaniu 1992. Wszystkie gazomierze turbinowe RMG typu TRZ 03 odpowiadają normie DIN 33800.\nOkres ważności legalizacji Legalizowane gazomierze turbinowe typu TRZ03 muszą być poddawane ponownej legalizacji tzw legalizacji wtórnej w regularnych odstępach czasu. Okres ważności legalizacji w Niemczech jest określony w zarządzeniu z 1988 (ze zmianami z 24.09.1992) i wynosi dla gazomierzy bez urządzenia do smarowana 8 lat. Dla gazomierzy turbinowych okres ponownej legalizacji w Polsce wynosi 5 lat. Przykładowow dla gazomierzy RMG TRZ 03 wyposażonych standardowo w urządzenie do smarowania obowiązuje następujące okresy w Niemczech: G 40-G 2 500 G 4 000-G 6 500 G 10 000 i większych\n12 lat 16 lat bezterminowo\nDla ponownej legalizacji gazomierz musi być wymontowany i dostarczony do stanowiska legalizacyjnego.\nZakresy pomiarowe Zakresy pomiarowe znajdują się pomiędzy 10 a 25 000m /h (wg instrukcji). Dla każdej wielkości gazomierza jest przewidziany jeden zakres; jest on ograniczony minimalnym Q i maksymalnym Q przepływem (patrz tabele na stronie 41-44). 3\nW przypadku typu TRZ 03 i TRZ 03-L jest to zakres przepływu, w którym gazomierz musi mieć określone i podane granice błędu. Gazomierze turbinowe typu TRZ 03 posiadają przy legalizacji ciśnieniem atmosferycznym zakres pomiarowy 1 : 30. Przy kontroli wysokociśnieniowej wg Wytycznych Technicznych G 7 (PTB) zakres pomiarowy może być rozszerzony do 1 : 50. Minimalny przepływ Q jest wtedy najniższym punktem kontroli podczas kontroli HP (high pressurewysokociśnieniowej). Gazomierze typu TRZ 03 i TRZ 03-L mogą być stosowane do rozliczeń wewnątrz podanego zakresu przepływu -HP i gęstości. min\nGazomierz typu TRZ 03-K posiadają zakres pomiarowy 1 : 16.\nRozszerzenie zakresu pomiarowego W zakresie 0,2 Q do Q zdolność pomiarowa jest zdefiniowana przez właściwości aerodynamiczne w kanale przypływu jak również przekrój pomiarowy. Przez wielokrotne próby, zarówno przy ciśnieniu atmosferycznym jak i przy wysokim ciśnieniu, przy właściwym wykonaniu, uzyskane odchylenie charakterystyki pomiarowej zakresie przepływu 0,2 Q do Q wynosi < 0,5 %. W dolnym zakresie przepływu zdolność pomiarowa wynika z relacji pomiędzy przepływem gazu napędzającym turbinę, a momentem hamującym obrót, powodowanym przez mechaniczny opór (łożyska i liczydło). Moment napędzający wzrasta liniowo w zależności od gęstości i w kwadracie w zależności od prędkości gazu. Przez fizyczne warunki uzyskuje się dzięki temu w zależności od gęstości roboczej powiększenie zakresu pomiarowego. Dolna granica przepływu przesuwa się w kierunku mniejszego obciążenia. Jako przybliżone wyrównanie stosuje się następujący wzór: max\nQ md ≈ Q min ×\nGęstość robocza ρ można w przybliżeniu określić wzorem:\nρ = (ρ m + 1) × ρ n kg / m 3\nWpływ temperatury nie został w tym wzorze uwzględniony. Q : Q : p : ρ: ρ md\nminimalny przepływ w warunkach roboczych minimalny przepływ gazomierza ciśnienie robocze w (bar) gęstość robocza w kg/m normalna gęstość gazu ρ = normalna gęstość metanu ≅ 0,8 kg/m gęstość powietrza przy 20 C i ciśnieniu 1,01325 (kg/m ) 3\nDokładność pomiarowa Dla zakresu pomiarowego obowiązują następujące granice błędów: Zakres pomiarowy Q do 0,2 Q Granica błędu dopuszczalna * ±2% TRZ 03, TRZ 03-L ±1% TRZ 03-K ±2% * * minimalny dopuszczalny błąd wg zarządzenia legalizacji * DN 40 i DN 50: -3%, + 2 % min\n0,2 Q d0 Q ±1% ± 0,5 % ±1% max\nSprawdza się dotrzymanie granic błędu. To obowiązuje również dla zakresu wysokociśnieniowego.\nRys. 2 Krzywa dokładności gazomierza turbinowego. Powtarzalność , tzn. różnica wartości dwóch pomiarów w identycznych warunkach wynosi: TRZ 03: ≤ ± 0,2 % TRZ 03-K ≤ ± 0,5 % TRZ 03-L ≤ ± 0,2 %\nZakres temperatury Dla wykonań standardowych gazomierzy turbinowych gazu typu TRZ 03, TRZ 0-L i TRZ 03-K dopuszcza się następujące zakresy temperatury medium i temperatury otoczenia: Temperatura medium: -10 C do + 50 C (TRZ 03 i TRZ 03-L dla pomiarów rozliczeniowych) -10 C do + 60 C (TRZ 03, TRZ 03-L, TRZ 03-K dla pomiarów przemysłowych) o\nTemperatura otoczenia -10 C do +60 C o\n(TRZ 03, TRZ 03-L i TRZ03-K)\nSpadek ciśnienia Z uwagi na cechy konstrukcyjne straty ciśnienia gazomierzy turbinowych RMG zostały zredukowane do minimum. Miejsce pomiaru straty ciśnienia znajduje się 1 x DN przed i za gazomierzem. Stratę ciśnienia oblicza się wg następującego wzoru: ∆p = Z • ρ • Q / DN p\n∆p Z ρ Q DN\nstrata ciśnienia współczynnik straty ciśnienia gęstość robocza przepływ w warunkach roboczych średnica nominalna gazomierza\nTyp urządzenia Gazomierz turbinowy TRZ 03 / TRZ 03-K Gazomierz turbinowy TRZ 03-L Prostownica sitowa L1 wg ISO/DIN Prostownica sitowa L2 wg ISO/DIN Prostownica sitowa L3 wg ISO/DIN Prostownica sitowa LP-35 norma-RMG Prostownica rurkowa B 19 wg ISO/DIN\n[mbar] [kg /h] [m /h] [mm] 3\nZ 3000 3600 3150 6300 9450 1260 1260 p\nW przypadku wartości Z przyjmuje się wartość średnią obliczeniową. Ścisła wartość zostaje obliczona ze straty ciśnienia, która zostaje uzyskana przy kontroli objętości. p\nPrzykład obliczenia Obliczenia straty ciśnienia gazomierza turbinowego z przyłączoną prostownicą sitową. TRZ 03, Q = 650 m /h, DN 150, ρ = 1,3 kg/m (gaz ziemny) = 3000, Z = 1260 Z tabeli następujące współczynniki: B\nObliczenie: Z = 3000 + 1260 = 4260 p(ges)\n∆p = 4260 • 1,3 • 650 / 150 = 4,6 mbar 2\nKróćiec do pomiaru ciśnienia Dla przyłączenia przetworników ciśnienia dla korektora objętości, lub manometrów do odczytania ciśnienia pomiarowego występującego w gazomierzu przewidziano przyłącza. To przyłącze jest oznaczone „p ”. r\nWykonania gazomierzy do różnych gazów Rodzaj gazu\nAcetylen Amoniak Argon Biogaz Butan Gaz ziemny Etan Etylen (gaz) Freon (gaz) Hel Dwutlenek węgla Tlenek węgla Powietrze Metan Pentan Propan Propylen (gaz) Tlen Tlen Dwutlenek siarki Siarkowodór (0,2%) Gaz miejski Azot Wodór\nCH NH Ar 2\nCH CH CCl F He CO CO 2\nGęstość przy 0 C 1.013 bar 1,17 0,77 1,78 o\n2,70 0,8 1,36 1,36 5,66 0,18 1,98 1,25 1,29 0,72 3,46 2,02 1,92\nO SO HS\nKorpus gazomierza Specjalny standard Standard specjalny Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Specjalny Specjalny Specjalny Specjalny Standard Standard Specjalny\nUwagi Części aluminiowe powleczone teflonem O-ringi /smarowanie Wkład specjalny\nWykonanie specjalne O-ringi / smarowanie Zmniejszony zakres pom. Z wyjątkiem spożywczych.\nWkład specjalny Wkład specjalny Wykonanie specjalne Wykonanie specjalne Wkład specjalny\nZmniejszony zakres pom.\nWskazówki bezpieczeństwa Gazomierze turbinowe TRZ 03, TRZ 03-L i TRZ 03-K służą do roboczych pomiarów objętości gazów nie agresywnych i palnych. Pomiar gazów agresywnych jest możliwy jedynie za pomocą przewidzianych do tego wykonań specjalnych użycie do pomiarów cieczy jest nie możliwe i prowadzi do zniszczenia urządzenia. Gazomierze turbinowe TRZ 03,TRZ 03-L i TRZ 03-K odpowiadają aktualnym przepisom i normom. Mimo to przy błędach obsługi mogą wystąpić zagrożenia. Osoby instalujące lub obsługujące gazomierze w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem muszą być zaznajomione z normami i przepisami dla strefy zagrożonej wybuchem. Gazomierze turbinowe TRZ 03,TRZ 03-L i TRZ 03-K są dopuszczone dla strefy zagrożonej wybuchem o oznaczeniu: EEx ib IIC T6\nOdpowiednie świadectwa dla nadajników LF i HF są w załączeniu. Należy przestrzegać następujących wskazówek: EX - Zagrożenie wybuchem Ten symbol w instrukcji ostrzega przed zagrożeniem wybuchem; należy zwrócić uwagę na zamieszczone obok instrukcje należy szczególnie zważać na: * wyjścia impulsów należy przyłączyć do iskrobezpiecznych obwodów prądowych Szkody przedmiotowe ten symbol w instrukcji ostrzega przed szkodami rzeczowymi. Wskazówka obok symbolu informuje o tym, jak uniknąć uszkodzenia gazomierza.\nNieuzasadniona ingerencja w urządzeniu powoduje utratę gwarancji.\nZabudowa i uruchomienie Zabudowa UWAGA: Należy przeczytać dokładnie całą instrukcję przed przystąpieniem do montażu i uruchomienia. Gazomierze turbinowe gazu są przyrządami precyzyjnymi i należ obchodzić się z nimi ostrożnie podczas transportu i montażu. Podczas montażu należy zwrócić uwagę na zgodność strzałki na korpusie z kierunkiem przepływu gazu w rurociągu.\nBŁĄD MONTAŻU MOŻE SPOWODOWAĆ USZKODZENIE GAZOMIERZA I STWORZYĆ ZAGROŻENIE OSÓB\nNależy bezwzględnie przestrzegać następujących poleceń:\nGazomierze turbinowe TRZ 03, TRZ 03-L, TRZ 03-K do wielkości DN 200 mogą pracować w dowolnej pozycji, od wielkości DN 250 możliwa jest praca z poziomym przepływem. Jeżeli w zamówieniu określone jest położenie pracy, to gazomierz może być zamontowany tylko w tym położeniu. Należy przy tym uważać aby smarownica położona była od góry.\nNie wolno montować elementów zakłócających strumień gazu bezpośrednio przed gazomierzem (patrz Wytyczne DVGW G 492 I i Wytyczne PTB G 13,z wyjątkiem: TRZ 03-L\nPrzed gazomierzem turbinowym RMG TRZ 03 jest wymagany odcinek dolotowy co najmniej 2 x DN. Odcinek dolotowy musi być prostym odcinkiem rury o tej samej średnicy co gazomierz. W przypadku silnych zakłóceń należy zabudować prostownicę strumienia (patrz tabela na następnej stronie). Za gazomierzem musi być prosty odcinek lub kolano o łącznej długości 2 x DN o średnicy gazomierza. Czujniki temperatury muszą być zabudowane co najmniej w odległości 1 x DN lub przy średnicach większych niż DN 300 w odległości 300 mm. Jeżeli przed gazomierzem są elementy zakłócające (np. reduktor) wymagana jest dodatkowo prostownica sitowa. Zastosowanie prostownic sitowych wg ISO 5167-1 lub typu RMG PL-35. W przeciwieństwie do normalnych kierownic powoduje spadek ciśnienia mniejszy o współczynnik 2,5.\nProstownica strumienia LP-35\nProstownica strumienia -\nPrzed gazomierzem turbinowym gazu RMG TRZ 03-L nie jest wymagany odcinek dolotowy, również gdy mają miejsce silne zakłócenia przepływu np. reduktor. Gazomierz został sprawdzony bez odcinka dolotowego wg Wytycznych Technicznych G 13 (odpowiednio do Wytycznych OIML IR-32/89). Za gazomierzem musi być prosty odcinek lub kolano o łącznej długości 2 x DN o średnicy nominalne gazomierza. Czujniki temperatury wolno montować dopiero w odległości 1 x DN lub przy średnicach większych niż DN 300 w odległości co najmniej 300 mm.\nKąt rozwarcia zwężki, która może być zabudowana przed gazomierzem turbinowym TRZ 03, TRZ 03-L, TRZ 0-K, nie może wynosić więcej niż 30 . o\nAby osiągnąć dokładny wynik pomiaru, gazomierz musi być tak zabudowany pomiędzy kołnierzami, aby uszczelki nie przesłaniały światła rurociągu.\nDla ochrony gazomierza turbinowego przed ciałami stałymi jakie mogą się pojawić w strumieniu gazu, powinno być zabudowane sito po stronie wlotowej do gazomierza. Sito może być wykonane z perforowanej blachy o otworach 3mm.\nPrzyłącze (pr), na korpusie gazomierza jest punktem pomiaru ciśnienia, który przy legalizacji służy jako przyłącze dla miarodajnego ciśnienia mierniczego. Ten punkt pomiar ciśnienia służy do przyłączenia urządzeń pomiaru ciśnienia jak flow-komputer lub przelicznik objętości . Inne przyłącza (jak np. pomiar temperatury) mogą znajdować się na odcinku rurociągu za gazomierzem.\n......................................................................................................................................................................................................... UWAGA: Należy chronić gazomierz turbinowy przed uszkodzeniami, jakie mogą być spowodowane przez silne wahania przepływu, np. przy napełnianiu rurociągów lub wydmuchu.\nUWAGA: Spawanie na rurociągu może być wykonane tylko w bezpiecznej odległości od gazomierza. Ekstremalne temperatury w rurociągu w pobliżu gazomierza mogą spowodować trwałe uszkodzenie gazomierza. UWAGA: Wszystkie elektryczne połączenia pomiędzy gazomierzem a separatorami lub przelicznikiem przepływu należy wykonać z instrukcją obsługi tych urządzeń. Należy sprawdzić pewność połaczeń.\nUWAGA: Ciecze jakie mogą znaleźć się w rurociągu po próbie ciśnieniowej mogą uszkodzić wewnętrzne części gazomierza. Jeżeli konieczna jest próba hydrostatyczna gazomierz należy zastąpić odcinkiem rurociągu o takich samych wymiarach. Należy upewnić się, że po próbie hydrostatycznej w rurociągu niema cieczy.\nDane robocze Zalecane wartości progowe dla maksymalnej trwałości i najwyższej dokładności Maksymalne przeciążenie < 20 % ponad Q , krótkotrwale (< 30 s) Maksymalne zmiany ciśnienia < 0,01 Q /s ≅ 1 % Q /sek Lub obciążenie skokowe np. rozruch od 0 – 100% : > 1000 sek Maksymalna zmiana ciśnienia < 0,1 bar / sek Maksymalna pulsacja przepływu < 5% Wielkość ciał stałych w gazie < 5 μm Smarowanie łożysk: Patrz akapit o smarowaniu Czasokres zależy od stanu gazu Wibracje / wstrząsy mechaniczne: max\nPowyższe środki należy stosować każdorazowo przy uruchomieniu, przed napełnieniem rurociągu podczas uruchomienia gazomierza a w szczególności przy wystąpieniu kilku wielkości progowych. Korygowanie instalacji dla poprawy warunków pomiaru należy podjąć w przypadku wystąpienia jednej z wielkości progowych.\nZapis zbiorczych danych pomiaru (gazomierza i danych roboczych) podczas pracy musi być przeprowadzony przez obsługę, aby wcześnie wykryć i rozpoznać przyczyny możliwych uszkodzeń gazomierza. Usuniecie lub zmianę roboczych stanów krytycznych można osiągnąć prze np. - Sito rozruchowe (MW < 0,15 mm) -\nOsłonę blachą perforowana ( Φ 3-4 mm)\nZawory z napędem sterującym\nKlapy zwrotne (pulsacja, strumień zwrotny)\nWytyczne techniczne G 13 W poniższej tabeli są podane warunki zabudowy dla nowych instalacji wg TRG G 13 i w zestawieniu ułatwiające warunki zabudowy dla gazomierzy turbinowych RMG. Rodzaj zakłóceń\nWarunki zabudowy Wg TR G13\nwlot ≥ 5 DN wylot ≥ 2 DN Wlot ≥ 10 DN\nKolano Kolano przestrzenne Reduktor z tłumikiem Reduktor bez tłumika Dyfuzor\nDyfuzor z wirowym strumieniem\nWarunki zabudowy dla gazomierza RMG Typ TRZ 03 Wlot ≥ 2 DN Wylot ≥ 2 DN\nJako wylot może być zastosowane kolano Nie ma potrzeby uwzględniać zakłóceń przed odcinkiem dolotowym , jeśli wymagania dla zmiennego i pulsującego przepływu są spełnione.\nWlot ≥ 5 DN Wlot ≥ 2 DN Wlot ≥ 5 DN Wlot ≥ 2 DN Dodatkowo 2 prostownice sitowe lub jedna prostownica rurkowa Wlot ≥ 5 DN Wlot ≥ 2 DN Dodatkowo prostownica sitowa Wlot ≥ 5 DN dodatkowo dwie Wlot ≥ 2 DN Dodatkowo jedna prostownice sitowe prostownica sitowa Wlot ≥ 5 DN Wlot ≥ 2 DN Dodatkowo jedna prostownica sitowa Wlot ≥ 5 DN dodatkowo dwie Wlot ≥ 2 DN prostownice sitowe\nPłytowa prostownica strumienia Dla stosowanych prostownic są następujące możliwości wyboru: Prostownica RMG L1-L3 wg ISO 5167-1 i DIN 1952\nCechy Średnica otworów d Grubość płyty e Odstęp płyt a Otwór względny m Strata ciśnien. dvn ∆p\nProstownica RMG LP-35\nISO/DIN d ≤ 0,05 D e≥d 0,5 D ≤ a ≤ 1 D 0,2 ≤ m ≤ 0,4\nL1-L3 0,04 D e=d 0,5 D 0,3 5 – 15 (c ρ/2) 2\nRMG LP-35 O,13 D 0,13 D -0,6 2 (c ρ/2) 2\nProstownice razem z gazomierzem turbinowym RMG spełniają wymagania wytycznych technicznych G13 i są dopuszczone po numerem EWG D 81 / 7.211.10 dla gazomierzy turbinowych gazu.\nUszczelnienia Należy zapewnić aby uszczelki kołnierzowe w przypadku gazomierzy RMG nie przesłaniały światła rurociągu. Jako uszczelki mogą być stosowane wg wymagań odporności i niezawodności wszystkie uszczelki dopuszczone przez DVGW np. -\nzalecane wymiary są podane w poniższej tabeli.\n1,5 do 5 mm\n2“ 3“ 4“ 6“ 8“ 10“ 12“ 16“ 20“ 24“\n107 142 162\n218 273 330 385 497 618 735\n105 136 175 222 279 340 410 515 605 715\nANSI 30 d2 111 149 181 251 308 362 422 540 655 775\n111 149 178 248 305 359 419 537 648 768\n111 149 194 267 321 400 457 565 685 790\nŚruby i nakrętki Śruby ze łbem 6-kątnym wg DIN EN 24014 Nakrętki wg DIN EN 24032 lub DIN EN 28673 UWAGA: Wg instrukcji AD W7 stosować najwyżej do M30 i do max 40 bar. W kołnierzach metrycznych: śruby z dwustronnym gwintem wg DIN 2509 i DIN 2510-1 W kołnierzach wg ANSI/ASME B16.5 1988:\nStosować śruby dwustronne z gwintem przelotowym wg ANSI/ASME B.1.1:1989\nMateriał wg W7 lub materiał ASTM A194 2H\nDobór śrub dwustronnych i nakrętek Ciśnienie\n0 do 480 -50 do 450\nŚruba dwustronna A 193 B6 A 193 B7\nNakretka A 194 Gr.6 A 194 gr.2H\nDobór śrub i nakrętek Ciśnienie nominalne\nDopuszczalna temp. medium\nKlasa wytrzymałości materiał Śruba\nDIN 931 DIN 976 DIN 976 DIN 2510\n-10 do 300 C\nDIN 94 DIN 2510\nTypy głowic dla gazomierzy turbinowych Gazomierze turbinowe gazu RMG mogą być wyposażone w różnego rodzaju głowice liczące. Rozróżnia się głowice liczące typy „A”, „D”, „F”\nGłowica gazomierza typu „F” Nowym standardowym wykonaniem jest głowica gazomierza „F” bez mechanicznego sprzężenia. W tym wykonaniu nie jest możliwe przyłączanie dodatkowych urządzeń mechanicznych. Gazomierz posiada następujące cechy: LF- nadajnik impulsów - Standard: kontaktron - Alternatywny: nadajnik indukcyjny - Opcjonalny: do dwóch dodatkowych nadajników indukcyjnych HF- nadajnik impulsów dostarczany jako opcja, częstotliwość impulsów przy Qmax ca. 100 Hz Stopień ochrony IP 65 Uniwersalny odczyt Głowica gazomierza oraz nadajnik HF-1 można wymienić na miejscu instalacji.\nGłowica gazomierza typu „F-D” Wygląd i właściwości jak w przypadku głowicy typu „F”. lecz z dodatkowego mechnicznym wałkiem prowadzącym zgodnym z EN12261 zamontowanym do góry na głowicy. Kierunek obrotu wałka jest zgodny z kierunkiem obrotu wskazówek zegara: Wymiary i instrukcje do podłączenia patrz opis w głowicy typu „D“. Zwłaszcza zwróc uwagę na maksymalne momenty obrotwe.\nDopuszczalne momenty obrotowe (typ „F-D”)\nGłowica gazomierza typu „A” Starym wykonaniem standardowym jest głowice typu „A” bez mechanicznego sprzęgła. W tym wykonaniu nie możliwe jest przyłączenie dodatkowych urządzeń mechanicznych. Gazomierz posiada następujące cechy: LF- nadajnik impulsów - Standardowy: - Alternatywny:\nkontaktron nadajnik indukcyjny\nHF- nadajnik impulsów dostarczany jako opcja, częstotliwość impulsów przy Q ca. 100 Hz max\nGłowica gazomierza typu „D” W głowicy typu „D” na dwóch mechanicznych wyjściach mogą być montowane pod urzędowa kontrolą dodatkowe urządzenia jak np. rozszerzony licznik impulsów, korektor objętości itp. Przed przyłączeniem mechanicznie napędzanych dodatkowych urządzeń należy sprawdzić, czy zgodne są kierunki i wielkości nominalne obrotów łączonych urządzeń. Moment obrotowy przyłączanego urządzenia nie może być większy niż dopuszczalny podany dla wyjścia mechanicznego.\nNie wolno podnosić urządzenia przy pomocy głowicy gazomierza typu „D”. Gazomierz posiada następujące cechy: LF- nadajnik impulsów - standard: kontaktron - alternatywny: nadajnik indukcyjny - opcjonalny: dodatkowy nadajnik indukcyjny HF- nadajnik dostarczany jako opcja, częstotliwość impulsów Q ca. 100 Hz Możliwe jest przyłączenie dodatkowych urządzeń mechanicznych. max\nKierunek obrotu zgody z ruchem wsk. zegara przeciwny do ruchu wsk.\nzgody z ruchem wsk. zegara\nKierunek obrotu dla głowicy\nPrzyłączenie dodatkowego wyposażenia Dla przyłączenia dodatkowych mechanicznych lub elektronicznych mierników mogą być użyte przyłącza na głowicy gazomierza (wykonanie „D”). Nie wolno przy tym przekroczyć dopuszczalnej wartości momentu napędowego. Bez dodatkowych przyrządów przyłącza są zaplombowane.\nUWAGA: Zabudowa lub demontaż dodatkowych mierników jest dozwolone wyłącznie za wiedzą urzędu kontrolującego. Przed przyłączeniem dodatkowych urządzeń należy sprawdzić, czy zgodny jest kierunek jak również nominalna prędkość obrotowa mechanicznego przeniesienia napędu. Przez poluzowanie dwóch śrub imbusowych możliwe jest poprawienie położenia głowicy stosownie do sytuacji zabudowy, bez naruszenia plomb zabezpieczających.\nDopuszczalne momenty obrotowe (typ „D”) Z powodu poprawnej instalacji głowicy następujące zakresy i momenty obrotowe powinny być następujące:\nUwagi ogólne Wszystkie głowice gazomierzy w wykonaniach (A, D i F) mogą być obrócone o 350 po poluzowaniu położonych z boku dwóch śrub blokujących w celu osiągnięcia optymalnego ustawienia głowicy dla odczytu. Wymagany jest przy tym klucz imbusowy SW 2. o\nŚruba regulująca Głowica „F”\nPrzy regulacji położenie głowicy gazomierza należy uważać aby nie uszkodzić plomby.\nNadajniki impulsów Gazomierze turbinowe TRZ 03, TRZ 03-L i TRZ 03-K posiadają rozmaite czujniki, które przekazują impulsy objętości w rozmaitych zakresach częstotliwości. Impulsy mogą być przetwarzane przez np. korektory objętości lub liczydła zdalne. Wszystkie nadajniki impulsów od TRZ 03 i TRZ 03-L dopuszczane są do rozliczeń. Możliwości przyłączenia są przedstawione na poniższym schemacie:\nMoŜliwości podłączeń Przyłącze mechaniczne Przelicznik przepływu Rejestrator obciążenia Zdalny licznik Drukarka\nWskaźnik wielkości maksymalnej Sygnał Min-Max Wskaźnik przepływu Przelicznik przepływu Nie\nBariera iskrobezpieczna Eexi Przetwornik A/C Kontrola stanu łopat turbiny\nWszystkie nadajniki impulsów są w wykonaniu iskrobezpiecznym i mogą być stosowane w strefach zagrożonych wybuchem tylko włączone w obwodach iskrobezpiecznych. Separatory iskrobezpieczne muszą odpowiadać wymaganiom klasy EEx ib IIC.\nNadajnik impulsów w głowicy (LF i HF1) Gazomierze turbinowe TRZ 03, TRZ 03-K i TRZ 03-L są standardowo wyposażone w zestyk tzn. kontaktron w głowicy gazomierza. Wartościowość impulsów odpowiada przy tym wartości obrotów Ua. Dokładne dane częstotliwości podane są na tabliczce znamionowej głowicy. Prawidłowe wartości podano w tabelach na stronach 41-44. Maksymalna częstotliwość impulsu znajduje się przy 0,3 Hz. Opcjonalnie można także zamontować czujnik szczelinowy. W przypadku zastosowań, gdzie wymagana jest wyższa zdolność rozdzielcza, można dodatkowo zabudować nadajnik impulsów HF-1. Maksymalna częstotliwość impulsów wynosi wtedy około 300 Hz przy Q . Położenie wtyku dla wykonań standardowych z kontaktronem (alternatywnym dla czujnika szczelinowego) jest przedstawione na rysunku głowicy. Należy zwrócić uwagę na wskazówki zamieszczone na tabliczce głowicy gazomierza. max\nLF i HF Nadajnik impulsów\nNadajnik impulsów w gazomierzu (HF 2 i HF 3) Wysokoczęstotliwościowe sygnały o przepływie z czujników zbliżeniowych HF 2 i HF 3 przekazuje się do elektronicznego flow komputera w celu regulacji, sterowania i połączeń. Impulsy są zbierane za pomocą nadajnika HF 3 z turbiny a HF 2 z koła referencyjnego. Oba koła są tak zbudowane, by oba impulsy przestawione były o 180 przy tej samej częstotliwości. Dokładna częstotliwość jest określona podczas legalizacji i podana na dodatkowej tabliczce znamionowej umieszczonej na korpusie. Rzeczywiste dane zamieszczono w tabeli na stronach 41-44. maksymalna częstotliwość impulsów wynosi 2100 Hz przy Q , jest jednak zależny od wielkości gazomierza. o\nKoło ref. Koło turb.\nPrzyłączenia następują przez wielobiegunowe złącze. Standardowo nadajnik LF przyłącza się do styków 1 i 4 a pojedynczy nadajnik HF1 do styków 3 i 6. Przy czym wyższy numer oznaczony jest zawsze (+). Nadajniki wysokiej częstotliwości, które są ustawione przy turbinie (HF2) lub kole referencyjnym standardowo przyłączone do styków 3 i 6. Przy czym wyższy numer jest oznaczony (+).\nRozmieszczenie pinów w gniazdach. Strona 26 z 43\n......................................................................................................................................................................................................... Gniazdo 7 – pinowe (BINDER)\nGniazdo 4 – pinowe (HIRSCHMAN)\nGniazdo 6 – pinowe (HARTING)\n1– 4 + LF sygnał hermetyczny lub wg NAMUR 2– 5 + opcjonalnie LF – lub HF 3– 6 + sygnał HF wg NAMUR\n1– 2 + LF sygnał hermetyczny lub wg NAMUR\n1– 4 + LF sygnał hermetyczny lub wg NAMUR 2– 5 + opcjonalnie LF – lub HF 3– 6 + sygnał HF wg NAMUR Opisano podłączenia gniazd (podłączenie w zakresie klienta)\nDane techniczne nadajników Dane elektryczne:\nKontaktron Styk jako styk zwierny Max obciążeni Max napięcie Max prą złącza f max\n10 Wat 200V/DC 0,5 A 0,3 Hz\nNadajnik indukcyjny LF Styk jako styk zwierny Indukcyjny czujnik zbliżeniowy wg DIN 19234 (wg NAMUR) Napięcie zasilania Sygnał nieaktywny Sygnał aktywny f max\n7-9 V DC ( z oporem wewnętrznym R =1 kΩ) ≥ 3 mA ≤ 1 mA 0,3 Hz i\nNadajnik indukcyjny HF1 Styk jako styk zwierny Indukcyjny czujnik zbliżeniowy wg DIN 19234 (wg NAMUR) Napięcie zasila 17-9 VDC ( z oporem wewnętrznym R =1 kΩ) Sygnał nieaktywny ≥ 3 mA Sygnał aktywny ≤ 1 mA f 300 Hz i\nNadajnik indukcyjny HF2 Styk jako styk zwierny Indukcyjny czujnik zbliżeniowy wg DIN 19234 (wg NAMUR) 7-9 VDC ( z oporem wewnętrznym R =1 kΩ) Napięcie zasila Sygnał nieaktywny ≥ 3 mA Sygnał aktywny ≤ 1 mA f 2100 Hz i\nPomiar temperatury Do pomiaru temperatury gazu można zastosować czujnik w pochwie wpuszczonej do rurociągu za gazomierzem. Zaleca się zastosowanie drugiej pochwy dla zastosowania kontrolnego termometru. Jeżeli w korpusie gazomierza nie przewidziano pochew na termometry to pomiar temperatury należy zrealizować w odległości do 3 X DN nie dalej jednak niż 600 mm od gazomierza turbinowego. Wszystkie gazomierze turbinowe TRZ 03 i TRZ 03-L od średnicy DN 80 (3”) mogą być wyposażone w pochwy ochronne dla czujników temperatury PT 100 W przypadku gdy gazomierza turbinowego TRZ 03-K nie będzie wyposażony w pochwę ochronną ze względu na krótką zabudowę. Układy pomiarowe pracujące na wolnym powietrzu i układy pomiarowe gazu ziemnego za stacjami regulacyjnymi gdy w zimie temperatura robocza mieści się w zakresie –5 do + 10 C. W przypadku układów pomiarowych za stacjami kompresorów temperatura robocza gazu jest odpowiednio wyższa. Z tego powodu elementy pomiarowe czujników temperatury poza rurociągiem musza być izolowane. Aby osiągnąć optymalną ciepłotę rurociągu, należy w każdych okolicznościach zastosować olej jako ciecz grzewczą w pochwach temperaturowych. o\nUruchomienie Napełnienie olejem Na czas transportu smarownie nie są napełnione olejem. Pompki olejowe muszą być napełnione olejem na miejscu zabudowy! Do każdego gazomierza jest dołączony mały pojemnik oleju. Pełna instrukcję smarowania zamieszczone w rozdziale „Smarowanie” od strony 358.\nZagazowanie ciągu pomiarowego Nie wolno uruchamiać dodatkowych ciągów pomiarowych równolegle do gazomierza turbinowego. Może to spowodować nadmierny wzrost prędkości i doprowadzić do uszkodzenia.\nKrótkotrwałe przeciążenie o 20 % ponad maksymalny przepływ Q jest dopuszczalne. Takie stany obciążenia należy eliminować, ponieważ nie są kontrolowane i leżą poza legalizowanym zakresem pomiarowym. Poza tym takie przeciążenia skracają trwałość gazomierza. max\nW strumieniu gazu nie może być żadnych ciał stałych, kurzu lub cieczy. W przeciwnym razie zaleca się zastosowanie filtra lub separatora.\nPraca Przyczyny błędów pomiarowych Praca przerywana Należy eliminować gwałtowne zmian przepływu, ponieważ turbina z uwagi na bezwładność z opóźnieniem zareaguje na zmianę. Może to następować przede wszystkim przy wyłączeniu przepływu. Ponieważ w takim przypadku ma miejsce nadbieg turbiny, nastąpi zawsze pomiar większej ilości gazu, niż rzeczywiście przepłynęło. W dodatku do Wytycznych PTB G 13 wprowadzono dla pracy przerywanej ( stałe załączanie i wyłączanie) zastosowanie urządzenia rejestrującego dla zliczenia nadbiegu. Jeżeli są do dyspozycji sygnały sterowania zaworem odcinającym, to taka ilość może być zliczona przez legalizowany gazomierz nadbiegu RMG TAZ 9. (Legalizowane są Gazomierze TRZ 03 i TRZ 03-L). Wraz z zamknięciem zaworu odcinającego TAZ 9 zaczyna rejestrować nadbieg.\nWpływ pulsacji Strumień gazu nie może mieć charakteru pulsacyjnego lub uderzeniowego. Pulsacje w instalacji gazu mogą pojawić się z następujących powodów: - kompresor tłokowy -\nniestabilne regulatory ciśnienia\nźle zbudowane rurociągi (komory)\ndla oceny zachowania gazomierza pod wpływem pulsacji może posłużyć wielkość pulsacji strumienia objętości. Pulsacja strumienia objętości jest fizycznie związana z pulsacją ciśnienia. W pierwszym przybliżeniu przyjmuje się następującą zależność:\nQ rel ≅ p rel ⋅ Q : Q: p : rel\nDN2 ⋅K Q\nrelatywna pulsacja ( szczyt – szczyt ) średni przepływ relatywna pulsacja ciśnienia ( szczyt – szczyt )\nDN: średnica nominalna gazomierza K: stała, zależna gęstości normalnej, prędkości dźwięku, ściśliwości, ciśnienia normalnego, temperatury i parametrów specyficznych dla instalacji\nZ tej wzajemnej zależności można oszacować pulsacje przepływu na podstawie prostej do pomiaru pulsacji ciśnienia. Lepiej jest jednak przeprowadzić bezpośredni pomiar pulsacji strumienia, ponieważ wyniki są pewniejsze. Decydująca jest wtedy pulsacja w miejscu pomiaru.\nWyniki Przy pulsującym przepływie gazomierz turbinowy wskaże większą wartość pomiaru. Z uwagi na kwadratowy wzrost impulsów oddziałujących na turbinę z prędkością strumienia gazu, wynika prędkość obrotowa, która jest wyższa niż średnia wartość prędkości przepływu. Wpływ jest mniejszy przy większej gęstości gazu i będzie większy przy większym momencie bezwładności turbiny (cięższa turbina). Z kolei przy wysokich amplitudach pulsacji zwiększa się obciążenie łożysk, co prowadzi do wcześniejszego zużycia.\nWielkości graniczne Zakresy częstotliwości -\nw zakresach częstotliwości powyżej 100 Hz zasadniczo nie uwzględnia się przekłamań mierzonych wielkości. Określenie zakłóceń przepływu przy tych częstotliwościach można praktycznie pominąć. W zakresie pomiędzy 0,1 Hz – 100 Hz najczęściej można oczekiwać zakłóceń, ponieważ przy typowych pomiarach w instalacji może wystąpić wzbudzenie rezonansu słupa gazu. Mogą wystąpić zakłócenia przepływu gazu o relatywnie dużej amplitudzie. W zakresie poniżej 0,1 Hz występuje przepływ quasi-stacjonarny, który nie powoduje przekłamań pomiaru.\nAmplituda pulsacji Badania wykazały, że przy relatywnych pulsacjach przepływu mniejszych od 5% (szczyt – szczyt) i relatywnych pulsacjach ciśnienia mniejszych niż 0,1 % - 0,5 % (szczyt – szczyt) zakłócenia nie występują. Są to dane początkowe i wytyczne do dalszego zinterpretowania, ich ważność jest zależna od chwilowego przepływu i częstotliwości pulsacji.\nSmarowanie Smarowania Gazomierze turbinowe gazu poza smarowaniem są praktycznie bezobsługowe. Do smarowania stosuje różne pompy olejowe lub na stałe zamontowana pompkę oleju. Różne wykonania są przedstawione w poniższej tabeli. Typ pompy DO KO GO DS\nPompka ręczna Pompa przyciskowa Pompa dźwigniowa Stałe smarowanie\nObjętość zbiornika pompy 150 cm3 8 cm3 150 cm3\nObjętiość wtłaczana 0,6 cm3/wtłoczenie 0,114 cm3/wtłoczenie 1,5 cm3/wtłoczenie\nTRZ 03-K TRZ 03 i TRZ 03L Stopnie ciśnienia Stopnie ciśnienia PN 10, 16, PN 25,40,60,100 PN 10,16 PN25,40,600,100 DN ANSI 150 ANSI 300,600 ANSI 150 ANSI 300,600 50 DS (KO) KO DS (KO) KO 80 DS (KO) KO DS (KO) KO 100 DS (KO) KO DS (KO) KO 150 DS (KO) KO DS (KO) KO 200 KO KO 250 KO GO GO 300 GO GO 400 GO GO 500 GO GO 600 GO GO 1) Gazomierze wyprodukowane przed Listopadem 2007 z pompą typu DO 1\nSpecyfikacja oleju samrowaniczego Dla celów smarowniczych zalecamy używać tylko oleju Shell Morlina 10 lub innego oleju smarowniczego z lepkością 2-4 oE przy 25 oC zgodnego z MIL-L-6085-A żeby uniknąć zniszczenia łożysk w gazomierzu. Oej jest dostępny w serwisue Gazometu pod numerem katalogowym 82.11.142.00. Termin przydatności oleju: żywotność oleju zależy od warunków roboczych (np. Prominiowanie UV, wilgotność itd.). W zasadzie parametry i właściwości oleju nie powinny się zmienić w ciagu pierwszych 3 do 4 lat.\nPoczątkowe smarowanie Podczas dostawy gazomierza turbinowego pompa olejowa nie zawiera oleju. Pompa olejowa nie powinna być napełniona aż do przygotowania instalacji do uruchomienia. Mała butelka oleju jest każdorazowo dostarczana wraz z gazomierzem. Pompa DO (Pompka ręczna) KO (Pompa przyciskowa) GO (Pompa dźwigniowa) *)\nDN50 – DN250 20 wtłoczeń 40 wtłoczeń *)\nDN250 – DN600 45 wtłoczeń 10 wtłoczeń\npo odpowietrzeniu pompki ręcznej\nSmarowanie Dosmarowywanie powinno odbywać się w czasookresach podanych na etykiecie umieszczonej w korpusie gazomierza. Patrz rónież „Instrukcja smarowania“.\nPrzykład: Smarowanie! Co 3 miesiące po dwa wtłoczenia Olej: 2-4 E przy 25 C Odpowiednio do MIL-L-6085-A Patrz instrukcja obsługi o\nW przypadku niekorzystnych warunków pracy jak pojawienie się kondensatu , jak również pyłu w gazie i temperatury roboczej powyżej 50 C, zaleca się skrócenie interwału smarowania, w ekstremalnym przypadku (ustawiczne tworzenie się kondensatu) codziennie. Jeśli gazomierz pracuje w warunkach podanych powyżej, wówczas możliwe jest skórcenie żywotności gazomierza. Jeśli śa pytania do smarowania proszę o kontakt z przedatwixcielem RMG. o\nInstrukcja smarowania Napełnieine pompy olejem oraz smarowanie gazomierzy: Pompka ręczna (DO)\nNapełnienie olejem pompy: 1.\nwyjąć tłczek z pompki\nwcisnąć tłoczek możliwie najgłębiej\nSmarowanie gazomierza: 1.\npompkę olejową przystawić do złączki gazomierza\nna każde wtłoczenie docisnąć do gazomierza\nCo 3 miesiące 2 wtłoczenia\n......................................................................................................................................................................................................... Pompa przyciskowa (KO)\nNapełnienie olejem pompy: 1. odkręcić nakrętkę 2.\nSmarowanie gazomierza : 1. odkręcić nakrętkę radełkowaną\nPompa dźwigniowa (GO)\nna jedno wtoczenie nacisnąć jeden raz przycisk\nNapełnienie olejem pompy: 1. odkręcić pokrywę 2.\nponownie zakręcić pokrywę\nCo 3 miesiące 6 wtłoczeń\nna każde wtłoczenie raz pociągnąć za dźwignię do oporu.\nDo DN400: 3 miesiące 2 wtłoczenia Od DN500: co 3 miesiące 3 wtłoczenia\nWskazówki konserwacji Gazomierz turbinowy RMG poza regularnym smarowaniem jest praktycznie bezobsługowy. Wszystkie gazomierze są wyposażone w pompy olejowe lecz nie są zalane olejem. Bezwzględnie konieczne przed uruchomieniem należy dokonać poczatkowego smarowania przed uruchomienie gazomierza (Patrz rozdzaił „Smarowanie“). Obsługujący winien okresowo kontrolować gazomierz w regularnych odstępach czasu. Zależnie od możliwości i potrzeby gazomierze winny być co dwa lata sprawdzane na dokładność pomiaru. Można to przeprowadzić następująco: -\nw samej stacji przez włączenie jeden za drugim dwóch gazomierzy.\nw państwowej stacji legalizacyjnej dla przyrządów pomiarowych.\nw zakładzie produkcyjnym.\nOznakowanie Wszystkie ważne dane niezbędne do pracy gazomierza są podane na tabliczkach znamionowych przymocowanych do korpusów gazomierza lub nadajnika. Podstawowa tabliczka znamionowa turbinowego gazomierza TRZ 03 z głowicą typu „F”.\nGa zomierz turbinowy typ TRZ 03\nG Q max Q min Nr ser. Rok\nPS TS D81 7.211.10\nPodstawowa tabliczka znamionowa turbinowego gazomierza TRZ 03 z głowicą typu „A”.\n......................................................................................................................................................................................................... Podstawowa tabliczka znamionowa turbinowego gazomierza TRZ 03 z głowicą typu „D”.\nPodstawowa tabliczka znamionowa turbinowego gazomierza TRZ 03-L z głowicą typu „F”\npodstawowa tabliczka znamionowa przepływomierza (kwantometru) z głowicą typy „A”\nGazomierz turbinowy typ TRZ 03\npodstawowa tabliczka znamionowa przepływomierza (kwantometru) z głowicą typu „F”\nWagi nadajników impulsów Tylko dla urząd zeń z dop uszczonym iskrob ezpieczn ym obwo dem elekt rycznym 3\nI1 1 4 1m =\ntabliczka dodatkowa: Zabudowany nadajnik impulsów Głowica typu „A”, „D”, i „F”\nI2 2 5 1m = 3\nI3 3 6 1m =\nim p HF 1-Na mur\nSmarowanie! Co 3 miesiące 2 wtłoczenia Olej sarowniczy: 2-4°E przy 25°C według MIL-L-6085-A patrz instrukcja obsługi\nSmarowanie! Co 3 miesiące 6 wtłoczeń Olej sarowniczy: 2-4°E przy 25°C według MIL-L-6085-A patrz instrukcja obsługi\nTabliczka informacyjna: smarowanie łożysk głównych\nStrzałka kierunkowa – wskazuje kierunek przepływu strumienia.\nwskazanie przyłącza pomiaru ciśnienia\nDane techniczne Zakresy pomiarowe/ wymiary/stopnie ciśnienia typ TRZ 03 DN\nZakres pomiaru Q – Q m /h min\nmm cal 50 G 40 2” G 65\nG 100 G 160 G 250 G 160 G 250 G 400 G 400 G 650 G 1000 G 1000 G 1600\n16-160 13-250 20-400 13-250 20-400 32-650 32-650 50-1000 80-1600 80-1600 130-2500\n1 1 1 1 1 1 1 1 10 10 10\n80 3“ 100 4“ 150 6“ 200 8“\nStopień ciśnienia / ciężar\n20-650 32-1000 50-1600 50-1600 80-2500\n80-2500 1304000 1304000 2006500 2006500 32010000 32010000 50016000 50016000 80025000\n10/16 25/40 64/100 10/16 25/40 64/100 10/16 25/40 64/100 10/16 25/40 64/100 10/16 25/40 64/100 10/16 25/40 64/100\n13 21 21 20 25 34 25 32 45 50 60 70/90 75 95 64/100 100/110 135/150 180/225\n13 13 21 20 25 36 30 35 55 50 65 100 100 120 160 110 160 260\n620 650 1500 1075\n900/940 980/1075 1230/1570\n950 1000 1800 1600\n240 260 270 265 265 285 300 320 320\n*(Zakresowość 1 : 5) Klasa ciśnienia PN wg DIN 2401 część 1 Klasa ciśnienia ANSI wg B16.5 W zakresie średnic DN 80 – 300 i klasy ciśnienia PN 10/16 gazomierze turbinowe mogą być wyposażone w pochwę ochronną do pomiaru temperatury.\nZakresy pomiarowe/ wymiary/stopnie ciśnienia typ TRZ 03-L DN\nmm cal 50 2”\nG 1000 G 1600 G 2500 G 2500 G 4000\n80-1600 130-2500 200-4000 200-4000 320-6500\n80-2500 130-4000 130-4000 200-6500\n80 3“ 100 4“ 150 6“ 200 8“ 250 10“\n320-6500 200-6500 500320-10000 10000 500 G 6500 500320-10000 20“ G 10000 10000 500-16000 80016000 600 G 10000 800500-16000 24“ G 16000 16000 800-25000 130025000 *(Zakresowość 1 : 5) Klasa ciśnienia PN wg DIN 2401 część 1 Klasa ciśnienia ANSI wg B16.5\nPN 10/16 25/40 64/100 10/16 25/40 64/100 10/16 25/40 64/100 10/16 25/40 64/100 10/16 25/40 64/100 10/16 25/40 64/100 10/16 25/40 64/100 10/16 25/40 64/100 10/16 25/40 64/100\n13 21 21 20 25 34 25 32 45 50 60 70/90 75 95 150/160 100/110 135/150 180/225 140/155 230/270 280/295 290/300 360/450 535/590 575/625 655/715 845/1075\n150 300 600 150 300 600 150 300 600 150 300 600 150 300 600 150 300 600 150 300 600 150 300 600 150 300 600\n13 13 21 20 25 36 30 35 55 50 65 100 100 120 160 110 160 260 160 235 315 360 470 585 635 665 1090\n235 235 250 260 260 270 270 275 290 290 300 325 290\n975 1800 1025 1625\nW zakresie średnic DN 80 – 300 i klasy ciśnienia PN 10/16 gazomierze turbinowe mogą być wyposażone w pochwę ochronną do pomiaru temperatury.\nZakresy pomiarowe/ wymiary/stopnie ciśnienia typ TRZ 03-K Średnica DN mm cal 50\nZakres pomiaru Qmin – Q max mh\nŚrednica DN mm cal 50\n10-160 16-250 (25-400) 25 - 400 (40-650) 40-650 65-1000 (100-1600) 100-1600 160-1500 160-2500 (250-4000)\nANSI 150, 1\nPN 10,16,25,40 ANSI 150,\nPN 10,16,25,40 ANSI 150, 300\nZakres pomiaru Qmin – Q max mh 6-100\n10-160 16-250 (25-400) 25-400 (40-650) 40-650 65-1000 (1000-1600) 100-1600 160-2500 160-2500 (250-4000)\nPN 10,16,25,40 ANSI 150, PN 10,16,25 ANSI 150, PN 10,16,25 ANSI 150, PN 40,64,100 ANSI 300,600 PN 10,16,25 ANSI 150, PN 40,64,100 ANSI 300,600 PN 10,16,25 ANSI 150, PN 40,64,100 ANSI 300,600 PN 10,16,25 ANSI 150, PN 40,64,100 ANSI 300,600\nPN 10,16,25 ANSI 150 PN 64,100 ANSI 300, 600 PN 64,100 ANSI 300, 600 PN 64,100 ANSI 300, 600 PN 64,100 ANSI 300, 600 PN 64,100 ANSI 300, 600\nWielkości DN 700-1000 na zapytanie. *) Wymiar H z wbudiwanym liczydłem (patrz załączone liczydło: wymiar „H“+28mm)\nQmin w zależności od ciśnienia roboczego gazu ziemnego Qmin HP – gaz ziemny Qmax\nm /h Ciśnienie robocze w bar (a) m /h m /h 5 10 15 20 30 40 50 65 100 10 5 4 3 3 2 2 2 100 160 16 7 6 4 4 3 3 2 160 250 13 7 6 4 4 3 3 2 250 400 20 11 8 6 6 5 4 4 400 650 32 18 13 10 9 7 6 6 650 1000 50 28 29 16 14 11 10 9 1000 1600 80 44 31 26 22 18 16 14 1600 2500 130 72 51 42 36 29 26 23 2500 4000 200 11 78 64 55 45 39 35 4000 6500 320 178 126 103 89 72 63 56 6500 10000 500 277 196 160 139 113 98 88 10000 16000 800 444 314 256 222 181 157 140 16000 25000 1300 721 510 416 361 294 255 228 Qmin,LP – Qmin dla leglizacji nieskociśnieniowej, zakres pomiarowy 1:20 i 1:30 (na życzenie) Qmin,HP – Qmin dla legalizacji wysokociśnieniowej. G\nW celu uzyskania Qmin,HP jak wartości zdefiniowanej dla ciśneinia roboczego i dla inncy typów gazów nalezy obliczyć używając w tym celu wzory na stronie 4 lub skontaktowaćsie z przedstawicielstwem RMG.\nPrzegląd zastosowanych materiałów Nazwa części Korpus Prostownica strumienia Koło turbiny Korpus gazomierza Łożyska w gazomierzu Łożyska kulkowe Wałki Koła zębate Sprzęgło magnetyczne Głowica gazomierza Gazomierz Tarcza gazomierza\nMateriał GGG40, staliwo lub stal spawana\nDerlin, aluminium lub stal Derlin, aluminium Aluminium Aluminium ci/lub stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna lub tworzywo Stal nierdzewna Aluminium Tworzywo Aluminium, odlew cynkowy lub mosiądz\nAby dowiedzieć się więcej o rozwiązaniach RMG, skontaktuj się z nami lub odwiedź www.rmg.com NIEMCY\nTel.: +49 (0)6033 897-0\nTel.: +1 (0)519 53 98 531 Fax: +1 (0)519 53 73 339\nCincinnati, Ohio 45227, USA Tel.: +1 (0)513 272-1111\nTR - Sasmaz / Ankara, Turcja\nTel.: +90 (0)312 27810-80\nul. Sarnowska 2 63-900 Rawicz Tel.: +48 65 545 02 00 Fax: +48 65 546 24 08\nGazomierze Turbinowe TRZ 03 – TRZ 03-L – TRZ 03-K 2010-11 © 2010 Honeywell International Inc.


Fotowoltaika śląskie ☀ - SolarSpot\nSolarSpot > Fotowoltaika śląskie\nZastanawiasz się nad inwestycją we własną instalację fotowoltaiczną, ale nie wiesz, czy to dobre rozwiązanie dla Ciebie? W SolarSpot oferujemy kompleksowe rozwiązania dopasowane do potrzeb klientów – to instalacje szyte na miarę dla domów, przedsiębiorstw czy gospodarstw rolnych. Wystarczy, że skontaktujesz się z naszym doradcą, by poznać szczegóły i korzyści, jakie dostępne są w Twoim przypadku.\nFotowoltaika w województwie śląskim, podobnie jak w pozostałych regionach kraju, cieszy się w ostatnich latach rosnącym zainteresowaniem, co wynika bezpośrednio z rosnących cen prądu. Kiedy rachunki za energię stają się coraz większym obciążeniem, coraz więcej osób szuka sposobów na ograniczenie wydatków. Panele słoneczne są w takiej sytuacji rozwiązaniem idealnym – pozwalają na oszczędności bez konieczności ograniczania zużycia energii, co oznacza, że wydajesz mniej, ale cieszysz się tym samym poziomem komfortu.\nDOFINANSOWANIE FOTOWOLTAIKI – WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE 2021\nInwestycja w energię słaoneczną to sposób na obniżenie swoich rachunków i realne oszczędzanie bez zmniejszania zużycia, jednak na ograniczenie wydatków możesz liczyć już na etapie zakupu i montażu paneli słonecznych. Jak to możliwe? Wystarczy skorzystać z dostępnych na Śląsku programów dofinansowań instalacji fotowoltaicznych – takie dotacje pozwalają na znaczne obniżenie wkładu własnego, a na jeszcze większe oszczędności pozwala skorzystanie z przysługującej inwestorom ulgi podatkowej. Nie martw się, jeśli nie wiesz, z jakich możliwości możesz skorzystać, nasi specjaliści ds. dofinansowania pomogą Ci znaleźć właściwe rozwiązania i dopełnić formalności, dzięki czemu osiągniesz maksymalne korzyści szybko i bez komplikacji!\nCO ZYSKUJESZ INWESTUJĄC W FOTOWOLTAIKĘ NA ŚLĄSKU?\nProdukując energię na własne potrzeby ograniczasz wydatki na prąd do minimum – zapotrzebowanie energetyczne zasilasz darmową energią prosto z promieni słonecznych, a jako prosument nawet w chwili zmniejszonej wydajności pobierasz z sieci tani prąd, dzięki odprowadzonym wcześniej nadwyżkom. To prosty sposób na stałe generowanie oszczędności niezależnie od pory roku.\nEnergia wytworzona przez panele fotowoltaiczne wykorzystywana jest bezpośrednio do zasilenia Twoich potrzeb – to niezależność od zewnętrznej sieci energetycznej oraz stale drożejącego prądu. Maksymalne korzyści możesz osiągnąć dzięki właściwemu dopasowaniu mocy instalacji do faktycznego zużycia energii, tylko w ten sposób wytworzy ona wystarczającą ilość prądu.\nProblem zanieczyszczonego powietrza i powstawania smogu obecny jest praktycznie w całym kraju, najdotkliwszy jest jednak w dużych ośrodkach miejskich. Właśnie dlatego fotowoltaika w Katowicach, Gliwicach czy innych dużych miastach jest równie opłacalną inwestycją jak na terenach podmiejskich – z każdą taką instalacją zmniejsza się zależność energetyki od węgla, a więc również poziom emisji CO2.\nPOMOC W SPŁACIE INWESTYCJI\nZanim generowane oszczędności zasilą Twój budżet, niezbędne jest spłacenie całej inwestycji. Zakup instalacji może stanowić spore obciążenie dla Twoich finansów, na szczęście istnieją skuteczne sposoby na ograniczenie takiego wydatku – możesz liczyć na liczne programy oferujące dofinansowanie fotowoltaiki w województwie śląskim. Dodatkowe korzyści osiągniesz, korzystając z dostępnej ulgi podatkowej.\nPROJEKT STWORZONY OD PODSTAW\nPonieważ wydajność instalacji fotowoltaicznej zależy przede wszystkim od jej mocy oraz poziomu nasłonecznienia, profesjonalnie wykonany projekt uwzględniający Twoje indywidualne potrzeby oraz zacienienie dachu w ciągu dnia pozwala na zoptymalizowanie działania i czerpanie jeszcze większych korzyści. Właśnie takie są nasze projekty – każdy klient może liczyć na projekt tworzony od podstaw z uwzględnieniem swoich wymagań.\nSTABILNE ŹRÓDŁO ENERGII NA LATA\nModuły fotowoltaiczne charakteryzują się bardzo niską awaryjnością, a dla jeszcze większej niezawodności wybierając naszą ofertę zyskujesz profesjonalną opiekę posprzedażową i stały monitoring pracy zamontowanej instalacji. W ten sposób dzięki jednej inwestycji możesz liczyć na stabilne źródło zasilania na wiele lat bez awarii czy spadku efektywności, które będzie nieprzerwanie przynosić oszczędności.\nWYBIERZ OFERTĘ SOLARSPOT I ZACZNIJ OSZCZĘDZAĆ! NAJLEPSZA FOTOWOLTAIKA – ŚLĄSK\nNa wsparcie ekspertów z zespołu SolarSpot możesz liczyć na terenie całego województwa śląskiego. Nasze usługi w zakresie projektowania i montażu instalacji fotowoltaicznych oraz systemów ogrzewania elektrycznego obejmują zarówno ofertę fotowoltaiki dla wspólnot mieszkaniowych w Częstochowie czy Katowicach, jak i systemów dopasowanych do potrzeb domów jednorodzinnych, firm czy gospodarstw rolnych. Dlaczego warto wybrać właśnie nas?\nZapewniamy kompleksowe wsparcie zespołu specjalistów na każdym etapie realizacji oraz opiekę posprzedażową po zakończeniu inwestycji.\nOferujemy rozwiązania szyte na miarę, czyli instalacje fotowoltaiczne projektowane od podstaw z uwzględnieniem specyfiki Twoich potrzeb.\nKorzystamy ze sprawdzonych i jakościowych komponentów, które gwarantują długie i sprawne funkcjonowanie naszych instalacji bez awarii i spadku wydajności.\nNasz zespół specjalistów pomaga klientom w znalezieniu najlepszych rozwiązań i czerpaniu korzyści z fotowoltaiki na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego. Wszystkich zainteresowanych energią pochodzącą prosto z promieni słonecznych zachęcamy do kontaktu z przedstawicielem firmy i poznania szczegółów oferty.\nEnergia słoneczna to sposób na tani prąd dla każdego


11 lipca przypada w kalendarzu liturgicznym święto przeniesienia relikwii św. Benedykta. Jest to jedno z dwóch świąt w ciągu roku kościelnego poświęconych tej wielkiej postaci. Drugie przypada 21 marca i jest, jak zwykle w przypadku świętych, rocznicą narodzin dla nieba, czyli po prostu śmierci ziemskiej. Rok tej śmierci jest sporny i przypada pomiędzy 540 a 543 rokiem Pańskim.\nMęstwo kojarzy nam się — słusznie, na zasadzie kontrastu — ze strachem i obawą.


1014 2 Malina Taro dziewczęca koszula długi rękaw\n1014 2 Malina Taro dziewczęca koszula długi...\nBawełniana, dziewczęca koszula nocna w delikatnym, morelowym kolorze. Posiada długie rękawy i okrągły dekolt. Rękawy zakończone ściągaczami. Koszula o pięknym wzorze w gwiazdki. Na przodzie nadruk w postaci serca. Całość prezentuje się wyjątkowo uroczo. Poduszka nie wchodzi w skład sprzedawanej koszuli. Skład materiałowy: 92% bawełna 8% poliester


Kolejna porażka na wyjeździe. Werder 2:1 Bayer – Bayer 04 Leverkusen – aktualności (transfery, mecze, skład)\nWielka szkoda – ciężko teraz coś więcej powiedzieć. Ten mecz był do wygrania. Ten mecz powinien zakończyć się naszym zwycięstwem. Tym bardziej, że wyniki pozostałych spotkań nam sprzyjały. Punkty stracili Bayern, Dortmund, Schalke, Gladbach – czyli wszyscy najgroźniejsi rywale w wyścigu o mistrzostwo kraju. Niestety nie pierwszy raz się nam to zdarza, że nie potrafimy takich sytuacji wykorzystać. Przeciwnie. Strata do czołówki się powiększyła.


Język: do wyboru (PL)\n7-zip to całkowicie darmowy, nie wymagający rejestracji program do archiwizacji plików.\nObsługuje praktycznie wszystkie popularne formaty:\nPakowanie / rozpakowywanie: 7z, XZ, BZIP2, GZIP, TAR, ZIP i WIM;\nTylko rozpakowywanie: ARJ, CAB, CHM, CPIO, CramFS, DEB, DMG, FAT, HFS, ISO, LZH, LZMA, MBR, MSI, NSIS, NTFS, RAR, RPM, SquashFS, UDF, VHD, WIM, XAR i Z.\nGłówną cechu programu jest zapewnienie lepszej kompresji (2-10%) dla formatów ZIP, GZIP i 7-Zip oraz wysokiego stopnia kompresji w formacie 7z za pomocą kompresji LZMA i LZMA2.\nWłasny format programu (7z) oferuje wysoki stopień kompresji, a także możliwość tworzenia samorozpakowujących się archiwów (SFX).\nPo instalacji 7-zip integruje się z powłoką Windows, dzięki czemu można go wygodnie i prosto obsługiwać przy użyciu menu kontekstowego (pod prawym przyciskiem myszy), bądź po prostu korzystając z ikon (jak to ma miejsce w wielu innych programach).\nDodatkowe opcje to własny manager plików, możliwość szyfrowania dla formatu 7z (AES-256) oraz obsługa z linii komend. Zaletami programu są ponadto szybka dekompresja i obsługa bardzo dużych plików. 7-zip został przetłumaczony na 79 języków, w tym język polski.\nProgram działa głównie z systemami Windows (98/ME/NT/2000/2003/2008/XP/Vista/7/8), x32 jak i x64 (należy pobrać właściwą instalację). Oczywiście istnieją porty, więc również osoby korzystające z innego systemu operacyjnego, jak Linux/Unix, mogą używać programu 7-zip.\nGłówne okno programu 7zip. Za pomocą myszy wystarczy zaznaczyć pliki do spakowania, a następnie nacisnąć przycisk dodaj. Program pozwala na zmianę skórki programu\nOkno opcji, pozwala wybrać rozszerzenia, które program 7zip może obsługiwać. Po prawej stronie widać spakowane pliki, za pomocą programu 7zip. Ikonki można modyfikować.


Szef PE: Potrzebny centralny rząd europejski | wMeritum.pl\nSzef PE: Potrzebny centralny rząd europejski\nMartin Schulz, przewodniczący Parlamentu Europejskiego wywodzący się z niemieckiej socjaldemokracji powiedział w wywiadzie dla niemieckiej gazety „Stern”, że kryzys w Grecji ukazał potrzebę utworzenia scentralizowanego rządu europejskiego.\n– Centralne, ważne kwestie europejskie nie mogą już być rozwiązane przez narodowych szefów rządów. Potrzebujemy do tego instytucji wspólnotowych. Kiedyś potrzebować będziemy europejskiego rząd – powiedział niemiecki eurokrata w rozmowie z niemieckim tygodnikiem.\nCzytaj także: Obama chwali Putina za pomoc w negocjacjach z Iranem\nSchulz wskazał, że wiele światowych problemów jak na przykład: handel światowy, zmiany klimatyczne, migracja, uciekanie z podatkami za granicę czy polityka walutowa, przerastają możliwości każdego pojedynczego państwa Unii Europejskiej i dlatego niezbędna jest dalsza pogłębiona integracja.\nSzef PE oskarżał też przywódców państw członkowskich, że w relacjach europejskich zawsze wyżej stawiają partykularny interes narodowy niż unijną solidarność. – Dobre jest to co narodowe, złe jest to co europejskie. Interesy narodowe mają zawsze pierwszeństwo – wskazywał Schulz nie kryjąc frustracji.\nWzrusza mnie Schulz. Problem z Grecją: Zróbmy jeden rząd europejski. No no wtedy spoko sprywatyzują wyspy greckie jak swoje ;-)\n— Mariusz Gierej (@MariuszGierej) lipiec 15, 2015\nNiemiecki eurokrata powiedział też, że „referendum w Grecji było być może apelem o właściwym czasie”. Naród grecki opowiedział się za pozostaniem w strefie euro, ale „chcą oni innej UE. Wielu ludzi nie wiąże już idei europejskiej z Unią Europejską” – tłumaczył Schulz.\nTagi Martin SchulzniemcyPErząd europejskiue