ರಾಮನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಯು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಶ್ಲೇಷಣಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಚದುರುವ ತಂತ್ರವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮಾದರಿಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ರಾಮನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ವನ್ನು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಪರಿಮಾಣದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು (ವ್ಯಾಸ < 1 µm ); ಈ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ಆ ಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಳಿಗಳಿರುವಿಕೆಯನ್ನು ಗುರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀರು ರಾಮನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ವಿಮರ್ಶೆಯ ನಡುವೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ,ಖನಿಜಗಳು, ಪದಾರ್ಥಗಳಾದಂತಹ ಪೊಲಿಮೆರ್ ಗಳ ಮತ್ತು ಸಿರಾಮಿಕ್‌ಗಳ, ಅಣುಕೋಶಗಳ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟಿನ್‌ಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ರಾಮನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಯು ಉಪಯುಕ್ತವಾದುದು. ರಾಮನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟೋಸ್ಕೋಪ್ ನಿರ್ಧಿಷ್ಟಮಾನದ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂದಪಟ್ಟ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕ ದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು, ಮತ್ತು ರೇಗಿಸುವ ಲೇಸರ್, ಮೊನೋಕ್ರೊಮೇಟರ್, ಮತ್ತು (ಚಾರ್ಜ್-ಕಪಲ್ಡ್ ಡಿವೈಸ್ (CCD), ಅಥವಾ ಪೋಟೋಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ ಟ್ಯೂಬ್ (PMT)) ಗಳಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದವು. FT-ರಾಮನ್ ನ್ನು ಸಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

"ಸರಳ ಕಲ್ಪನೆ" ಯಲ್ಲಿ, ಕಡಿಮೆ ಶ್ರೇಣಿಯ ತರಂಗ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ (ರಾಮನ್ ಷಿಪ್ಟ್ಸ್)ಮೇಲೆ ಚದುರುವಿಕೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಲೋಕನ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲಿನ ಅಣುಕೋಶದ ಒಳಗಿನ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ತರಂಗಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿಶೇಷಗುಣವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು.

ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಅವಲೋಕನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ರಾಮನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ "ಹೈಪರ್‌ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಕಲ್ಫನೆ" ಅಥವಾ "ರಾಸಾಯನಿಕ ಕಲ್ಪನೆ" . ನಂತರ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಬೇರೆಬೇರೆ ಸಾಧಕಗಳ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರತೀಕಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಅಣುಕೋಶ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಹೈಪರ್‌ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಪ್ರತೀಕವು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ಹಾಗೂ ಪ್ರೊಟೀನ್‌ಗಳ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಿಕ್ ಆಮ್ಲಗಳ, ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಮ್ಲಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಕೀರ್ಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರಚನೆಗೊಂಡ ಸಂಕೇತ- ಮತ್ತು ಪ್ರತೀಕ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ನೀರು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಾಧ್ಯಮ, ಬಫರ್‌ಗಳು ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ಅಲಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

ರಾಮನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕತೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾನ್ಪೋಕಲ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕತೆಗಳು, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಪೇಶಿಯಲ್ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 100 µm ಸೂಜಿರಂದ್ರ ಹೊಂದಿದ್ದ ಹೆಲಿಯಮ್-ನಿಯೊನ್ ಲೇಸರ್‌ ನಿಂದ 632.8 nm ರೇಖೆಯುಳ್ಳ ಕಾನ್ಪೋಕಲ್ ರಾಮನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾ,ಪಾರ್ಶ್ವದ ಮತ್ತು ಆಳ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 250 nm ಮತ್ತು 1.7 µm ಆಗಿದ್ದವು. ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕದ ಬಾಹ್ಯ ಮಸೂರಗಳು ಲೇಸರ್ ಬೀಮ್ ಅನ್ನು ವ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮೈಕ್ರೊಮೀಟರ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಏಕಾಗ್ರಗೊಳಿಸುವುದರ ಪರಿಣಾಮ, ಇಲ್ಲಿನ ಪೊಟಾನ್‌ಗಳ ಪ್ರವಾಹವು ರಾಮನ್ ಸೆಟ್ಟಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬಹಳ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ವರ್ಧಿಸಿದ ಪ್ಲೊರೆಸ್ಕೆನ್ಸ್ ಕ್ವೆನ್ಚಿಂಗ್‌ನ ಅಧಿಕ ಲಾಭ ಹೊಂದಿದೆ. ಏನೇಯಾಗಲಿ, ಅಧಿಕ ಪೊಟಾನ್ ಪ್ರವಾಹವು ಸಹ ಅವನತಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಬಹುದು, ಮತ್ತು ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಉಷ್ಣಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಪದಾರ್ಥದ (ಉಷ್ಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧಕವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವ) ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. 

"ವಿವೊ ದಲ್ಲಿ" ಸಮಯ- ಮತ್ತು ಜಾಗವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ರಾಮನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ರಾಮನ್ ಮೈಕ್ರೊಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೊಸ್ಕೋಪಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅಳಿಯಬಹುದು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ, ನೀರಿನ, ಮಾಧ್ಯಮದ, ಮತ್ತು ಬಫರ್‌ಗಳ ಪ್ಲೊರೆಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರೊಟೀನ್‌ಗಳನ್ನು, ಅಣುಕೋಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವಯುವಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು "ವಿವೊ ದಲ್ಲಿ" ಸಮಯ ಮತ್ತು ಜಾಗವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ರಾಮನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೊಸ್ಕೋಪಿಯು ಸೂಕ್ತವಾದುದು.

ಜೈವಿಕ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಮನ್ ಮೈಕ್ರೊಸ್ಕೋಪಿಯು ನಿಯರ್ -ಇನ್ಪ್ರಾರೆಡ್ (NIR) ಲೇಸರ್ (ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 785 nm ಡಯೋಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 1064 nm Nd:YAG ಗಳು ಸರ್ವೇಸಾಮಾನ್ಯ) ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್‌ಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಮಾದರಿಗಳು ಹಾಳಾಗುವ ಅಪಾಯವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೇಗಾದರೂ, NIR ರಾಮನ್‌ನ ತೀವ್ರತೆಯು ಕಡಿಮೆ (ರಾಮನ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವ ಪ್ರಯಕ್ತ ω), ಮತ್ತು ಬಹುತೇಕ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್‌ಗಳು ಬಹಳ ದೀರ್ಘ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಸಮಯದ ಅಗತ್ಯಹೊಂದಿವೆ. ಇತ್ತಿಚೆಗೆ, ಅದರ ತಂತ್ರವನ್ನು ಸಾಧಾರಣ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಡಿಟೆಕ್ಟರುಗಳು ಅಭ್ಯವಾಗಿವೆ. ರಾಮನ್ ಮೈಕ್ರೊಸ್ಕೊಪಿಯ ನಿರ್ಜೀವ ಮಾದರಿಗಳಾದಂತಹ ಬಂಡೆಗಳು, ಸಿರಾಮಿಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪೊಲಿಮರ್‌‌ಗಳು ವಿಶಾಲ ಶ್ರೇಣಿಯ ಉದ್ರೇಕ ವೇವ್ ಲೆಂತ್‌ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. 

ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು
ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ
ಉಪಯೋಗಗಳು
ಧ್ರುವೀಕರಿಸಿದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ