যান্ত্রিক বায়ুচলাচলের ইতিহাস শেষ পর্যন্ত লোহার ফুসফুস নামে পরিচিত যা বিভিন্ন সংস্করণ দিয়ে শুরু হয়, বিংশ শতাব্দীর পোলিও মহামারী চলাকালীন ১৯২৮ সালে "ড্রিঙ্কার রেসপিরেটর" প্রবর্তনের পরে যে উন্নতি ঘটানো হয়েছিল তা জন হ্যাভেন ইমারসন ১৯৩১ সালে এবং উভয়ই শ্বাসকষ্ট ১৯৩৭ সালে রূপান্তরিত এক ধরণের নন-ভার্সনীয় নেতিবাচক চাপের কৃত্রিম শ্বাসযন্ত্রে উন্নিতি করেন। পোলিও রোগীদের জন্য বহুল ব্যবহৃত ননবিন্যাসিভ কৃত্রিম শ্বাসযন্ত্রগুলির অন্যান্য রূপগুলির মধ্যে রয়েছে বিফাসিক কুইরাস ভেন্টিলেশন, দোলনা বিছানা এবং বরং আদিম ইতিবাচক চাপ মেশিনগুলি। 

১৯৪৯ সালে, জন হ্যাভেন ইমারসন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যানেশেসিয়া বিভাগের সহযোগিতায় অ্যানেশেসিয়া জন্য একটি যান্ত্রিক সহায়ক তৈরি করেছিলেন। ১৯৫০-এর দশকে মেকানিকাল কৃত্রিম শ্বাসযন্ত্রগুলি অ্যানেশেসিয়া এবং নিবিড় যত্নে ক্রমবর্ধমানভাবে ব্যবহার করা শুরু হয়েছিল। পোলিও রোগীদের চিকিত্সা করার প্রয়োজনীয়তা এবং অ্যানেশেসিয়া চলাকালীন পেশী শিথিলকরণের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার উভয় কারণে তাদের বিকাশ উত্সাহিত হয়েছিল। স্বচ্ছন্দ ওষুধগুলি রোগীকে পঙ্গু করে দেয় এবং সার্জনের অপারেটিং অবস্থার উন্নতি করে তবে শ্বাসকষ্টের পেশীগুলিকেও পঙ্গু করে দেয়। 

যুক্তরাজ্যে পূর্ব র‌্যাডক্লিফ এবং বিভারের মডেলগুলির প্রাথমিক উদাহরণ ছিল। প্রাক্তন বেশ কয়েকটি গতি সরবরাহের জন্য স্টুরমে-আরচার সাইকেল হাব গিয়ার ব্যবহার করেছিলেন, এবং দ্বিতীয়টি ফুসফুসকে স্ফীত করার জন্য ব্যবহৃত বেলো চালানোর জন্য একটি স্বয়ংচালিত উইন্ডস্ক্রিন ওয়াইপার মোটর ব্যবহার করেছিলেন। বৈদ্যুতিক মোটরগুলি অবশ্য তৎকালীন অপারেটিং থিয়েটারগুলিতে একটি সমস্যা ছিল কারণ তাদের ব্যবহারের ফলে ইথার এবং সাইক্লোপ্রোপেনের মতো জ্বলনীয় অ্যানাস্থেসিকগুলির উপস্থিতিতে বিস্ফোরণের ঝুঁকির সৃষ্টি হয়েছিল। ১৯৫২ সালে, লন্ডনের ওয়েস্টমিনিস্টার হাসপাতালের রজার ম্যানলি একটি কৃত্রিম শ্বাসযন্ত্র তৈরি করেছিলেন যা পুরোপুরি গ্যাসচালিত এবং ইউরোপে ব্যবহৃত সবচেয়ে জনপ্রিয় মডেল হয়ে ওঠে। এটি একটি মার্জিত নকশা ছিল এবং ইলেক্ট্রনিক্স দ্বারা নিয়ন্ত্রিত মডেলগুলির প্রবর্তনের আগে, চার দশক ধরে ইউরোপীয় অ্যানাস্থেসিস্টদের কাছে দুর্দান্ত প্রিয় হয়ে ওঠে। এটি বৈদ্যুতিক শক্তি থেকে স্বাধীন ছিল এবং কোনও বিস্ফোরণের ঝুঁকি সৃষ্টি করে না। আসল মার্ক I ইউনিটটি ব্লেজ কোম্পানির সহযোগিতায় ম্যানলি মার্ক II-তে পরিণত হয়েছিল, যা এই হাজার হাজার ইউনিট উত্পাদন করেছিল। এর অপারেশন নীতিটি খুব সহজ ছিল, একটি ভারী বেলো ইউনিট উত্তোলনের জন্য আগত গ্যাস প্রবাহ ব্যবহৃত হত, যা মাঝারি মাধ্যাকর্ষণ অধীনে পড়ে এবং রোগীর ফুসফুসে শ্বাস-প্রশ্বাসের গ্যাসকে বাধ্য করে। ধনুকের উপরে অস্থাবর ওজন স্লাইড করে মুদ্রাস্ফীতিটির চাপটি বিভিন্ন হতে পারে। সরবরাহিত গ্যাসের ভলিউমটি একটি বাঁকা স্লাইডার ব্যবহার করে সামঞ্জস্যযোগ্য ছিল যা বেলো ভ্রমণকে সীমাবদ্ধ করে। সমাপ্তির সমাপ্তির পরে অবশিষ্ট চাপটিও কনফিগার করা যায়, সামনের প্যানেলের নিচের ডানদিকে দৃশ্যমান একটি ছোট ওজনযুক্ত বাহু ব্যবহার করে। এটি একটি শক্তিশালী ইউনিট ছিল এবং এর প্রাপ্যতা মূলধারার ইউরোপীয় অবেদনিক অনুশীলনে ইতিবাচক চাপ বায়ুচলাচল কৌশল প্রবর্তনকে উত্সাহিত করেছিল। 

১৯৫৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফরেস্ট বার্ডের "বার্ড ইউনিভার্সাল মেডিকেল রেসিপিটর" প্রকাশের ফলে যান্ত্রিক বায়ুচলাচল সঞ্চালনের পদ্ধতিটি পরিবর্তিত হয়েছিল, ছোট্ট সবুজ বাক্সটি চিকিত্সা সরঞ্জামের একটি পরিচিত অংশ হয়ে উঠেছে। ইউনিটটি বার্ড মার্ক ৭ রেসিপিটর হিসাবে বিক্রি হয়েছিল এবং অনানুষ্ঠানিকভাবে "বার্ড" নামে পরিচিত। এটি একটি বায়ুসংক্রান্ত ডিভাইস এবং তাই কাজ করার জন্য কোনও বৈদ্যুতিক শক্তি উত্সের প্রয়োজন ছিল না। 

১৯৬৫ সালে, হ্যারি ডায়মন্ড ল্যাবরেটরিজ (বর্তমানে মার্কিন সেনা গবেষণা গবেষণাগারের অংশ ) এবং ওয়াল্টার রিড আর্মি ইনস্টিটিউট অফ রিসার্চ এর সহযোগিতায় সেনা জরুরী রেসিপিটারটি তৈরি করা হয়েছিল। এর নকশা বায়ুসংক্রান্ত ফাংশন পরিচালনা করতে তরল পরিবর্ধনের নীতিকে সংযুক্ত করে। তরল পরিবর্ধনের ফলে শ্বাসকষ্টটি পুরোপুরি অংশে সরানো ছাড়াই উত্পাদন করা যায়, তবুও জটিল পুনরুদ্ধারমূলক কার্যক্রমে সক্ষম। চলমান অংশগুলি নির্মূল করা কর্মক্ষমতা নির্ভরযোগ্যতা এবং ন্যূনতম রক্ষণাবেক্ষণ বাড়িয়ে তোলে। মুখোশটি একটি পলি (মিথাইল মেথ্যাক্রাইলেট) (বাণিজ্যিকভাবে লুসিাইট নামে পরিচিত) ব্লক দিয়ে তৈরি, একটি কার্ডের প্যাকের আকার সম্পর্কে, মেশিনযুক্ত চ্যানেল এবং সিমেন্টযুক্ত বা স্ক্রু-ইন কভার প্লেটসহ চলমান অংশ হ্রাস উত্পাদন ব্যয় হ্রাস এবং স্থায়িত্ব বৃদ্ধিতে কাজ করতো। 

বিস্টেবল তরল পরিবর্ধক নকশা কৃত্রিম শ্বাসযন্ত্রকে কৃত্রিম শ্বাসযন্ত্রের সহায়ক এবং নিয়ামক উভয় হিসাবে কাজ করতে দেয় এটি রোগীর প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সহায়ক এবং নিয়ামকের মধ্যে ক্রিয়াকলাপ হতে পারে। ইনহেলেশন থেকে নিঃশ্বাসের দিকে গ্যাসের গতিশীল চাপ এবং অশান্ত জেট প্রবাহ শ্বাসকষ্টকে রোগীর শ্বাস প্রশ্বাসের সাথে সুসংগত করতে দেয়। 

১৯৭১ সালে প্রথম সার্ভো ৯০০ কৃত্রিম শ্বাসযন্ত্র (এলিমা-শানান্দার) প্রবর্তনের মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে নিবিড় পরিচর্যা পরিবেশগুলি বিপ্লব ঘটায়। এটি ছিল একটি ছোট, নীরব এবং কার্যকর ইলেকট্রনিক কৃত্রিম শ্বাসযন্ত্র, বিখ্যাত SERVO প্রতিক্রিয়া সিস্টেমটি কী সেট করা হয়েছিল এবং নিয়ন্ত্রণ সরবরাহ করেছিল তা নিয়ন্ত্রণ করে। প্রথমবারের জন্য, মেশিনটি ভলিউম নিয়ন্ত্রণ বায়ুচলাচলে সেট ভলিউম সরবরাহ করতে পারে। 

বর্ধিত চাপ (হাইপারবারিক) এর অধীনে ব্যবহৃত কৃত্রিম শ্বাসযন্ত্রগুলির বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজন এবং কয়েকটি শর্তে কৃত্রিম শ্বাসযন্ত্র এই পরিস্থিতিতে কাজ করতে পারে। ১৯৭৯ সালে, সেক্রিস্ট ইন্ডাস্ট্রিজ তাদের মডেল ৫০০ এ কৃত্রিম শ্বাসযন্ত্র প্রবর্তন করেছিল যা বিশেষত হাইপারবারিক চেম্বারের সাথে ব্যবহারের জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল। 

জীবন-সংকটপূর্ণ ব্যবস্থা
ইতিহাস
২০২০ করোনাভাইরাস মহামারী
উন্মুক্ত উৎসের কৃত্রিম শ্বাসযন্ত্র(ওপেন সোর্স কৃত্রিম শ্বাসযন্ত্র)