విద్యుత్తును కొలిచేందుకు వాడిన పరికరాలలో “టాంజంట్”గాల్వనోమీటర్ పురాతనమైనది.విద్యుత్తు ప్రవహించే తీగలవలన కలిగ్ర్ అయస్కాంత క్షేత్రములను ,భూమి యొక్క అయస్కాంత క్షేత్రములతో పోల్చుతూ,విద్యుత్తును అంచనా వేస్తుంది.దీని యొక్కపేరు,అది పని చేసే సూత్రమైన అయస్కాంతత్త్వము యొక్క ‘టాంజంట్ సూత్రము’ వలన వచ్చింది.ఈ సూత్రము ప్రకారం “రెండు లంబాకోణ అయస్కాంత క్షేత్రాలలో ఉన్న దిక్సూచిలోని సూది యొక్క స్పర్శరేఖకోణము వాటి యొక్క సామర్ధ్యములకు నిష్పాతమునకు అనుపాతముగా ఉండును.”ఈ సూత్రమును 1837లో క్లాడ్ పౌలేట్ ప్రతిపాదించారు.ఈ గల్వనోమీటర్లో ఒక అయస్కాంతతత్వము లేని చట్రముపై చుట్టబడిన రాగి తీగచుట్టును కలిగి ఉంటుంది.ఈ చట్రము, చీలలు కల ఒక సమాంతరమైన ఆధారముపై నిలుపబడుతుంది. ఈ రాగి తీగచుట్టు తన కేంద్రము నుంచి వెళ్ళు నిట్టనిలువు అక్షము చుట్టూ తిరుగుటకు వీలికలదు.గుంద్రముగా ఉండు పొలుసు యొక్క కేంద్రములో దిక్సూచి కల డబ్బాను ఉంచుతారు.ఈ దిక్సూచిలో కల గుండ్రటి పొలుసును నాలుగు భాగములుగా విభజించి ప్రతి భాగములో 0 డిగ్రీల నుంచి 90 డిగ్రీల వరకు విభజనలు ఉంటాయి.ఆ దిక్సూచిలో సూచికతో పాటు ఒక అల్యూమినియంతో సూదిని, ప్రధాన సూచికకు లంభాకోణంలో ఉంచుతారు.పారలాక్స్ (వేర్వేరు కోణాలలో చూసినపుడు వస్తువు యొక్క స్థానంలో కలిగే తేడా) వలన కలిగే కచ్చితత్వలోపాన్ని సూచిల వెనుక ఒక అద్దము ఉంచటం వలన నివారించటం జరుగుతుంది.ఈ పరికరాన్ని ఉపయోగించేముందు .భూమియోక్క అయస్కాంత క్షేత్రమును చూపించే దిక్సూచి యొక్క సూది, రాగి తీగచుట్టు యొక్క సమతలమునకు సమాంతరముగా ఉండునట్టు సరిచూడవలెను.రాగి తీగచుట్టు నుంచి విద్యుత్తు ప్రవహించినప్పుడు, దాని వలన రెండవ అయస్కాంత క్షేత్రం ఏర్పడుతుంది.ఈ విధముగా ఏర్పనీనప్పుడు రెండు క్షేత్రముల యొక్క బలాల యొక్క నిష్పత్తికి అనుపాతముగా ఉండు స్పర్శరేఖాకోణములో దిక్సూచి యొక్క సూది ఉండును 
1890 కాలములో జె.హెచ్ .బునేల్ చే నిర్మించబడ్డ


గాల్వనోమీటర్లోని తీగచుట్టు యొక్క సమతలము, భూమి యొక్క అయస్కాంత క్షేత్రమునకు BH సమతలముగా ఉండునట్టు ఉంచుతారు.గాల్వనోమీటర్ నుంచి విద్యుత్తు ప్రవహించినప్పుడు రెండవ అయస్కాంత క్షేత్రమైన B ఏర్పడుతుంది.ఈ క్షేత్రము తీగచుట్టు యొక్క సమతలమునకు లంబాకోణముగా ఉంటుంది.ఈ క్షేత్రం యొక్క తీవ్రత క్రింది విధముగా ఉండును.:
పై సమీకరణలో I అనేది విద్యుత్తు (అమ్ఫిర్ లలో, n అనునది రాగి తీగచుట్టులో ఉన్న చుట్ల సంఖ్య, r అనునది రాగి తీగచుట్టు యొక్క వ్యాసార్ధము.ఈ రెండు లంబాకోణ క్షేత్రముల యొక్క సదిశా కూడిక ఫలితముగా వచ్చు BH +B దిక్సూచిలో ఉన్న సూదిని కోణమును తిప్పును.
టాంజంట్ సూత్రము ప్రకారము: 
పై రెండు సమీకరణముల నుంచి:
లేదా 
లేదా

ఇక్కడ K అనునది “టాంజంట్”గాల్వనోమీటర్ యొక్క తగ్గింపు కారకము.
‘టాంజంట్”గాల్వనోమీటర్ చాలా ఎక్కువ మొత్తంలో ఉన్న విద్యుత్తు కానీ తక్కువ మొత్తంలో ఉన్న విద్యుత్తును కానీ పంపినప్పుడు ఈ పరికరము యొక్క కచ్చితత్త్వము లోపిస్తుంది.ఒక జియోమెట్రిక్ క్షేత్రంలో సమాంతర భాగం యొక్క పరిమాణం కొలోచేందుకు కూడా ‘టాంజంట్ ‘గాల్వనోమీటర్ ఉపయోగిస్తారు. 
1950లలో చేసిన ‘టాంజంట్’గాల్వనోమీటర్ యొక్క పై భాగపు చిత్రము.అల్యూమినియుమ్ తో చేసిన సూచి, దిక్సూచికి చెందిన సూచి రెండు లంబాకోణముగా ఉండటము గమనించవచ్చు.
అష్టటిక్ గాల్వనోమీటర్:
ఈ విధముగా గాల్వానోమీటర్ లో మామూలు గాల్వనోమీటర్ లో ఉండునట్టు కాక,రెండు ఆయాస్కాంత తత్త్వం కలిగిన రెండు సూదులు సమాంతరముగా మరియూ తమ యొక్క దృవములను విముఖముగా కలిగి ఉంటాయి.ఈ సూదులను ఒక పట్టు దారముచే వెల్లడించబడతాయి,మరియూ వాటి మధ్య నికర ఆయాస్కాంత డైపోల్ కదలిక ఉండదు.

వివిధ రకముల గాల్వనోమీటర్లు
“టాంజెంట్”(స్పర్శరేఖా)గాల్వనోమీటర్
ప్రాక్షేపిక గాల్వనోమీటర్
చరిత్ర