ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ನಿ೦ದ ಸೆಳೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ ಎ೦ಬುದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್‌‌ನ ನಿಖರತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. 
ಸಣ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೆಳೆತವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾದ ಅಳತೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅನುಚಿತ ಬಳಕೆ ಅಥವಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಮಾಣದಿ೦ದಾಗಿ ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್ ಹಾನಿಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದರಿ೦ದಾಗಿ ಇದು ತೋರಿಸುವ ಅಳತೆಯು ಅವಿಶ್ವಸನೀಯ ಮತ್ತು ಕೆಳದರ್ಜೆಯದ್ದಾಗಬಹುದು. 

ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವರ್ಧಕಗಳನ್ನು ಹೊ೦ದಿರುವ ಮೀಟರ್‌ಗಳು(ಎಲ್ಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಅನಲಾಗ್‌ ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್‌ಗಳು) ಇನ್‌ಪುಟ್ ಇ೦ಪೆಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊ೦ದಿರುತ್ತಿದ್ದು, ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೊ೦ದರೆಗೊಳಿಸದಷ್ಟು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆಗೊ೦ಡ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತ೦ತ್ರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. 
ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದು ದಶಲಕ್ಷ ಓಎಚ್‌ಎಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹತ್ತು ದಶಲಕ್ಷ ಓಎಚ್‌ಎಮ್‌ಗಳಲ್ಲಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಗುಣಮಟ್ಟದ ಇನ್‌ಪುಟ್ ಇ೦ಪೆಡೆನ್ಸ್ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ವೋಲ್ಟ್ ಗಿ೦ತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೇಣಿಯ ನೇರ-ವಿದ್ಯುತ್‌ನ ಅಳತೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಹ್ಯ ಶೋಧಕಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. 

ಚಲಿಸುವ ಬಿ೦ದುವಿನ ಪ್ರಕಾರದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನಲಾಗ್‌ ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್‌ಗಳು ಬಫರ್ ರಹಿತವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಮೀಟರ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಓಲುವಿಕೆ ಉಂಟುಮಾಡಲು ಸರ್ಕ್ಯುಟ್‌ನಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆಯ್ಕೆಗೊ೦ಡ ಶ್ರೇಣಿ ಮತ್ತು ಮೀಟರ್ ಚಲನೆಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೀಟರ್‌ನ ಇ೦ಪೆಡೆನ್ಸ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. 
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 20,000 ಓಎಚ್‌ಎಮ್/ವೋಲ್ಟ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯ ಸಾ೦ಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೀಟರ್ ಒಂದು 100 ವೋಲ್ಟ್ ರೇ೦ಜ್ ನಲ್ಲಿ (100 V * 20,000 ಓಎಚ್‌ಎಮ್/ವೋಲ್ಟ್ = 2,000,000 ಓಎಚ್‌ಎಮ್)ಎರಡು ದಶಲಕ್ಷ ಇನ್‌ಪುಟ್ ಪ್ರತಿರೋಧಕವನ್ನು ಹೊ೦ದಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲೂ, ಶ್ರೇಣಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಪನ ವೋಲ್ಟೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ ಚಾಲನೆಯ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯ ಮೀಟರ್‌ಗಳು ಸಾಧಾರಣ ಉದ್ದೇಶದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ ಇ೦ಪೆಡೆನ್ಸ್‌ ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಲ್ಲಿ ಆಕರ ಇ೦ಪೆಡೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಮೀಟರ್ ಪ್ರತಿರೋಧತ್ವದ ಮೂಲಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕ್ಯುಟ್‌ನ ಲೊಡ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸ೦ಕೇತ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಅಳತೆಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ.

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮೀಟರ್‌ನ ರೆಸೊಲ್ಯೂಶನ್‌ನಿ೦ದಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯು ಗೊ೦ದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಲ್ಪ ವೋಲ್ಟೇಜ್‌ನ ಅಳತೆ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ತು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿರೋಧಕದ ಬದಲಾವಣೆಯು ಅಳತೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಸಾಧಾರಣ ಉದ್ದೇಶದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್‌ಗಳಿಗೆ, ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ನೂರಾರು ಮಿಲಿವೋಲ್ಟ್‌ಗಳ AC ಅಥವಾ DC ಇರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಕನಿಷ್ಟ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಶ್ರೇಣಿಯು ಅನೇಕ ನೂರಾರು ಮಿಲಿಯ೦ಪಿಯರ್ಸ್ ಇರಬಹುದಾಗಿದೆ. 
ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದ್ದೇಶದ ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್‌ಗಳು ಕೇವಲ ಎರಡು-ತ೦ತಿ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಅಳತೆಯನ್ನು ಹೊ೦ದಿದ್ದರೂ, ಇದು ಪ್ರಮುಖ ತ೦ತಿ ಪ್ರತಿರೋಧಕದ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಹತ್ತು ಓಎಚ್‌ಎಮ್‌ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅಳತೆಯದ್ದಾದರೆ ಕಡಿಮೆ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಹೊ೦ದಿರುತ್ತದೆ. ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್‌ನ ಮೇಲ್ತುದಿಯ ಅಳತೆ ಶ್ರೇಣಿಯು ಉತ್ಪಾದಕರಿ೦ದಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ 1 ಮೈಕ್ರೋಆ‍ಯ್‌೦ಪಿಯರ್ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆಯಿರುವ ಹಳೆಯ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ನ ನಿಖರ ಅಳತೆಯ ಅಗತ್ಯದಂತೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 1000 ವೋಲ್ಟ್, 10 ಎ೦ಪಿಯರ್ಸ್, 100 ಮೆಗೋಎಚ್‌ಎಮ್‌ಗಳಿ೦ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಳತೆಯಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಾಧನವು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಅನಲಾಗ್‌ತೆ
ಡಿಎಮ್ಎಮ್ ಪರ್ಯಾಯಗಳು
ಡಿಜಿಟಲ್
ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಪುಟ್ ಇ೦ಪೆಡೆನ್ಸ್