ಗ್ಯಾಸ್‌ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೊಗ್ರಾಫ್‌ ಎನ್ನುವುದು, ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ಣ ಸ್ಯಾಂಪಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ರಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಬಳಸುವ ಒಂದು ರಸಾಯನಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಸಾಧನ. ಗ್ಯಾಸ್‌ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೊಗ್ರಾಫ್‌ ಸಾಧನವು "ಕಾಲಮ್‌" ಎಂಬ ಒಂದು ಕಿರಿದಾದ ನಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇದರ ಮೂಲಕ ಸ್ಯಾಂಪಲ್‌ನ ವಿವಿಧ ರಾಸಯನಿಕ ಭಾಗಗಳು ಒಂದು ಅನಿಲ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತವೆ (ವಾಹಕ ಅನಿಲ, "ಸಂಚಾರಿ ಹಂತ" ). ತಮ್ತಮ್ಮ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು "ನಿಶ್ಚಲ ಹಂತ" ಎನ್ನುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಲಮ್‌ನೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಪಂದನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿವಿಧ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ವಿವಿಧ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತವೆ. ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಕಾಲಮ್‌ನ ಕಡೆಯ ಹಂತವನ್ನು ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನಿಕವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಲ್ಮ‌ನಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಲ ಹಂತದ ಕೆಲಸವೇನೆಂದರೆ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್‌ನಿಂದ ಹೊರಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ("ಧಾರಣಾ ಸಮಯ" ). ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅಥವಾ ಧಾರಣ ಸಮಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅನಿಲದ ಹರಿವಿನ ವೇಗ ಮತ್ತು ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನೂ ಬಳಸಬಹುದು.

ಗ್ಯಾಸ್‌ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೊಗ್ರಫಿಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ/ಗೊತ್ತಾದ ಮೊತ್ತದ ಅನಿಲ ಅಥವಾ ದ್ರಾವಕ ವಿಶ್ಲೇಷಕವನ್ನು ಕಾಲಮ್‌ನ "ದ್ವಾರ"ದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ (ಶಿರ). ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೈಕ್ರೊಸಿರೇಂಜ್‌ (ಅಥವಾ, ಘನ ಹಂತದ ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮಸಂಗ್ರಹ ನೂಲುಗಳನ್ನು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಅನಿಲ ಉಗಮಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ) ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಹಕ ಅನಿಲವು ಕಾಲಮ್‌ನ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಅಣುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ಚಲನೆಯ ಮೂಲಕ ಕಾಲಮ್‌ಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಅಣುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಅಥವಾ ಕಾಲಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್‌ ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಣುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಣುಗಳು ಕಾಲಮ್‌ನ ಮೂಲಕ ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಲದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಅಣುವಿನ ವಿಧದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ನಿಶ್ಚಲ ಹಂತದ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಣುವೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ವಿಶ್ಲೇಷಿತ ಮಿಶ್ರಣದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಯ(ಧಾರಣ ಸಮಯ)ದಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್‌ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿ ಕಾಲಮ್‌ನ ಅಂತ್ಯ ತಲುಪುವಾಗ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. . ಕಾಲಮ್‌ನ ಬಹಿದ್ವಾರ ಹರಿವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಒಂದು ಪತ್ತೆಕಾರಿ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ; ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶವು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹಿದ್ವಾರವನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತು ಆ ಅಂಶದ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ವಸ್ತುಗಳು ಕಾಲಮ್‌ನಿಂದ ಯಾವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೊರಬರುತ್ತದೋ ಆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಾಲಮ್‌ನ ಒಳಗಿರುವ ವಿಶ್ಲೇಷಕದ ಧಾರಣಾ ಸಮಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳನ್ನು (ಗುಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ) ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ಯಾಂಪಲ್‌ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್‌
ಗ್ಯಾಸ್‌ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೊಗ್ರಫಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ
ಕಾಲಮ್‌ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನ ಪ್ರೊಗ್ರಾಮ್‌
ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರಗಳು