{"partition": "head_middle", "source_domain": "www.cenelec.eu", "digest": "sha1:VAFH6YDJNYRHKF6TTZ64TE7TYIMNEYBD", "path": "/lustre/fsn1/projects/rech/qgz/uzq54wg/processed_redpajama/base_processing/output/fr/2014-15/000_00044.parquet"}
Appareils et logiciels utilisés pour les mesures pendant les essais à haute tension et haute intensité - Partie 2: Exigences pour le logiciel pour les essais avec des tensions et des courants de choc
La CEI 61083-2:2013 est applicable aux logiciels utilisés pour l'évaluation des paramètres de choc à partir des tensions et des courants de choc enregistrés. Elle précise les exigences relatives aux formes d'onde d'essai et aux valeurs de référence nécessaires pour respecter les incertitudes de mesures et les procédures spécifiées dans la CEI 60060-1, la CEI 60060-2, la CEI 60060-3 et la CEI 62475. La présente norme ne couvre pas les matériels munis de microprogrammes intégrés qui ne peuvent pas accepter les données d'entrée numériques externes. La présente norme à pour objet de décrire les essais nécessaires pour montrer que les caractéristiques du logiciel sont conformes aux exigences des normes CEI correspondantes, définir les termes particuliers relatifs au traitement numérique, spécifier les valeurs de référence et les limites d'acceptation pour les chocs de référence, spécifier les exigences pour la fiche de caractéristiques et définir les méthodes permettant d'évaluer la contribution du logiciel à l'incertitude de mesure. Cette deuxième édition annule et remplace la première édition parue en 1996. Elle constitue une révision technique. Les modifications principales par rapport à l'édition précédente sont les suivantes:
- le générateur de données numériques d'essai a fait l'objet d'une mise à jour,
- le nombre de formes d'onde de choc de référence inclus dans le générateur de données numériques d'essai a été considérablement augmenté,
- toutes les valeurs de référence ont été recalculées selon les nouvelles définitions énoncées dans la CEI 60060-1 et la CEI 62475 et
- des méthodes pour l'estimation de l'incertitude d'évaluation des paramètres ont été introduites; ces méthodes sont conformes à la procédure introduite dans la CEI 60060-2. Mots-clés: Haute tension, Haute intensité, tension de choc, courants de choc
17.220.20 - Measurement of electrical and magnetic quantities19.080 - Electrical and electronic testing
Supersedes EN 61083-2:1997
ISO/IEC Guide 98-3:2008
corr. October 2006