Masque Venturi
# Masque Venturi

Le masque Venturi, également appelé masque à entraînement d'air, est un dispositif médical permettant de délivrer une concentration d'oxygène déterminée aux patients sous $oxygénothérapie^,.$ Le masque a été inventé par Moran Campbell à la faculté de médecine de l'Université McMaster.

## Mécanisme

Les masques Venturi sont considérés comme des appareils d'oxygénothérapie à haut débit. En effet, les masques venturi sont capables de fournir un débit inspiratoire total à une $FiO_2$ spécifiée au traitement des patients. Les kits comprennent généralement plusieurs jets, qui sont généralement codés par couleur, afin de définir la $FiO_2$ souhaitée.

D'autres marques de masques ont un accessoire rotatif qui contrôle la fenêtre d'entraînement d'air, affectant la concentration d'oxygène. Ce système est souvent utilisé avec des nébuliseurs à entraînement d'air pour fournir une humidification et une oxygénothérapie.

Le mécanisme d'action est généralement cité à tort comme dépendant de l' effet venturi. Bien qu'il n'y ait aucune preuve de cela, de nombreux manuels et articles de revues citent ce mécanisme. Cependant, un système d'administration d'oxygène à performance fixe, bien qu'il soit souvent appelé masque venturi, fonctionne sur le principe du mélange de $jets^,.$

## Problèmes de débit

Les masques d'entraînement d'air, bien que considérés comme des systèmes à haut débit, ne sont pas toujours en mesure de garantir le débit total avec des pourcentages d'oxygène supérieurs à 35 % chez les patients ayant des demandes de débit inspiratoire élevées. Le problème avec les systèmes d'entraînement d'air est que lorsque la FiO $_2$ augmente, le rapport air/oxygène diminue. Par exemple, pour 30 %, le rapport est de huit parts d'air pour une part d'oxygène.

Pour 40 %, le rapport diminue à 3:1. Étant donné que les jets des masques venturi limitent généralement le débit d'oxygène à 12 à 15 litres par minute, le débit total diminue à mesure que le rapport diminue.

À un débit d'oxygène de 12 litres par minute et un réglage de 30 % de $FiO_2,$ le débit total serait de 108 L/min. À un réglage de 40 % de $FiO_2,$ le débit total diminuerait à 48 L/min.

