Elettrodo standard a idrogeno
# Elettrodo standard a idrogeno

L'elettrodo standard a idrogeno (abbreviato in SHE o HSE, dall'inglese Standard Hydrogen Electrode) è uno storico elettrodo a gas, così schematizzato:

A tale elettrodo sono riferiti i potenziali standard calcolati di tutte le coppie redox note.

Costruttivamente è formato da un cilindro cavo di platino platinato, platino ricoperto da un deposito di platino spugnoso per aumentarne la superficie specifica, immerso in una soluzione 1 M in ioni $H^+$ (HCl 1 M) e sul quale viene fatto gorgogliare idrogeno gassoso alla pressione di una atmosfera.

La reazione redox che sta alla base di questo elettrodo è:

    2 $H^+_{(aq)}$ + 2 $e^-$ $\rightleftharpoons$ $H_{2(g)}.$

Applicando l'equazione di Nernst si ottiene:

    $E=E_{H^{+}/H_{2}}+{\frac {RT}{2F}}\ln {\frac {[H^{+}]^{2}}{P_{H_{2}}}}$

che a 25 °C e con $P_H_2$ = 1 atm, espressa in funzione del pH diviene:

    E = -0,059 pH.

L'elettrodo standard a idrogeno assume convenzionalmente potenziale standard di riduzione eguale a zero a tutte le temperature. Se la soluzione contenente ioni $H^+$ non è quella standard, è possibile utilizzare l'elettrodo per effettuare misure analitiche di pH.

La difficile riproducibilità ha fatto sì che l'HSE sia ormai, nella pratica di laboratorio, soppiantato da elettrodi più evoluti e con migliore sensibilità e riproducibilità.

