{"partition": "head_middle", "source_domain": "www.micro-epsilon.fr", "digest": "sha1:WOOTLEHISWS7KMY7FEM6QQAEUN22DBO6", "path": "/lustre/fsn1/projects/rech/qgz/uzq54wg/processed_redpajama/base_processing/output/fr/2016-26/000_00022.parquet"}
Plus de Précision.
Nouveautés Newsletter Foires & Salons Vidéos Blog Entreprise
Notre groupe
Contact	France
Mes articles préférés (0)
Capteurs de déplacement, de distance et de position Capteurs de profil à ligne laser Micromètres optiques Capteurs IR pour mesure de températures Capteurs pour applications spécifiques Capteurs de couleurs Systèmes des mesure
Nouveau: Inspection des surfaces réfléchissantes Le vernissage et l'inspection du vernissage Mesure des métaux Measuring and inspection systems for rubber & tires Plastique & film Applications
Exemples d'application Applications spécifiques aux branches Home
> Dossier de presse
> Système de capteur destiné à inspecter la paroi interne des alésages
Système de capteur destiné à inspecter la paroi interne des alésages
Le projet de développement d’un capteur pour alésages présenté par Micro-Epsilon l’année dernière a donné naissance à un produit commercialisable. Avec un diamètre de 3,5 mm seulement, le capteur de mesure confocale miniaturisé peut être utilisé pour les alésages à partir d’un diamètre minimal de 4,0 mm. Mis en rotation par un servomoteur électrique, le capteur peut contrôler des caractéristiques telles que diamètres, défauts de forme (ovalisation, défaut local) et défauts de cylindricité (conicité, perpendicularité, rectitude etc.) des alésages. Des paliers à roulement à billes de précision sophistiqués garantissent la stabilité et la précision nécessaires à une rotation de précision. Le système se compose d’une tête de mesure en acier inoxydable avec mécanique intégrée, d’une tige de capteur, d’un capteur de mesure confocale intégré et de deux contrôleurs. Tout comme les systèmes standard linéaires, la technique de mesure confocale se prête de manière idéale à la mesure de nombreuses surfaces. Le système ne nécessitant aucun point de référence durant la mesure, il permet de détecter également les arêtes et les différences de niveau. La mesure des alésages coniques est possible à une puissance maximale jusqu’à un certain degré pour la simple et bonne raison que le point lumineux est réfléchi à côté de l’optique. Lorsque la surface est adaptée, il est cependant possible de mesurer la réflexion diffuse avec une puissance réduite. En raison de sa longueur, le capteur peut mesurer des alésages dont la profondeur peut atteindre les 90 mm. La lance du capteur est introduite à l'intérieur de l’alésage à l'aide d'un axe de translation (non fourni). En fonction du réglage, il est possible de mesurer différents niveaux ou de générer un profil en forme de spirale de l'alésage. Si différentes plages de mesure sont requises dans un système, il est possible de remplacer la lance de capteur en un tournemain. Le système est utilisé dans l'industrie pour procéder au contrôle qualité des alésages durant la chaîne de production ou en laboratoire en phase de mise au point.
Produits associés:
Inspection parois internes des alésages
PR204_f--Bohrlochsen ... sensor (DOC, 40 KB)
Press image Bore hole sensor boreCONTROL, CMYK, 300dpi (JPG, 611 KB)
Inscrivez-vous à notre newsletter des techniques de mesure	Prochains salons:
SINDEX (Bern, CH)06.09.2016 - 08.09.2016 AMB (Stuttgart, DE)13.09.2016 - 17.09.2016 ENOVA Paris (Paris, FR)14.09.2016 - 15.09.2016 all about automation (Leipzig, DE)28.09.2016 - 29.09.2016 Afficher tous les salons	Micro-Epsilon France S.a.r.l	+33 139 102 100
email@example.com
Trouvez la personne compétente
France [FR] International [EN] Deutschland [DE] Schweiz [DE] United Kingdom [EN] Česká republika [CZ] Slovenská republika [SK] Россия [RU] Sverige [SE] Suomi [FI] India [EN] America [EN] 中國 (China) [CN] Suivez-nous sur:
Protection des données & notices légales (juridiques) Mentions légales Plan du site	Micro-Epsilon France S.a.r.l.14-16 rue des Gaudines / Strategy Center
78100 Saint Germain en Laye, email@example.com +33 139 102 100 +33 139 739 657