{"partition": "head_middle", "source_domain": "www.azonano.com", "digest": "sha1:5T6CDY7SLXHFBHTIDNF25JGCFGESKLAZ", "path": "/lustre/fsn1/projects/rech/qgz/uzq54wg/processed_redpajama/base_processing/output/fr/2016-26/000_00006.parquet"}
Caractérisation des Matériaux de Biocrystalline avec l'Absorbance Microspectroscopy
Par des Éditeurs d'AZoNano Table des matièresIntroductionExpérienceRésultatsConclusionsAu Sujet des Technologies de Craic Introduction Microspectroscopy UV est utilisé dans l'étude des propriétés optiques de différents cristaux et également pour le contrôle qualité des cristaux croissants. le domaine UV-visible microspectroscopy est une technique principale pour l'analyse en cristal de protéine individuelle. Actuellement, des cristaux de protéine sont utilisés dans l'accouchement réglé de médicament, la biologie structurelle et le design de médicament, et les bioseparations. Pour situer, la qualification et analyser des matériaux de biocrystalline d'une façon rapide, facile et non destructive, Technologies de Craic offre le microspectrophotomètre de 20/20 PICOVOLTE. Expérience Dans la suite de cette expérience, quatre échantillons différents ont été étudiés utilisant l'absorbance microspectroscopy. Les Échantillons 1, 2, 3, et 4 des cristaux ont comporté des cristaux d'ADN, des cristaux de flavoprotein, de Co sel en solution, et des cristaux d'ADN-protéine, respectivement. Le 20/20 PICOVOLTE a été configuré pour la transmittance et la fluorescence pour ce domaine des expériences. L'objectif utilisé était du type de 15x Schwarzchild, car il a une distance de fonctionnement très longue et une régularité spectrale en travers des régions entières d'UV, visibles et de NIR. De chaque échantillon, le µl 200 de la solution a été pris et mis dans une plaque de puits du Costar 96, qui montre de bonnes caractéristiques UV de boîte de vitesses. L'emplacement d'un cristal a été recensé et le système a été optimisé utilisant l'illumination de Kohler. Une référence a été coulée au côté de chaque cristal avant d'obtenir le spectre du cristal. Ainsi, on élimine les caractéristiques spectrales de la plaque bonne, de la solution et de l'instrument. Le spectre final sera du cristal seulement. Résultats Les éventails d'absorbance des quatre échantillons ont été mesurés (voir le Schéma 1). Les Échantillons 1, 2, 3, et 4 ont été étiquetés comme cristal d'ADN, flavoprotein, cristal de sel en solution, et cristal de DNA/protein, respectivement. Tous Les spectres sauf que du sel ont montré une crête d'absorbance à 286 nanomètre. Le cristal d'ADN a montré une crête très forte, qui indique une densité optique élevée. En Outre, c'était la seule crête pour le cristal d'ADN. Le Schéma 1. Transparent des éventails d'absorbance des Échantillons 1-4. Le flavoprotein a montré des crêtes aux longueurs d'onde de 354, de 414, de 442 et de 446 nanomètre au cours de l'examen initial. Cependant, au cours des examens répétés, le spectre de flavoprotein a affiché une certaine modification (voir le Schéma 2). Le spectre du cristal de DNA/protein a affiché une crête à 352 nanomètre. Le Schéma 2. Transparent des spectres en cristal d'absorbance de flavoprotein à l'exposition courte et plus à long terme à l'oxygène. Des Images de chacun des cristaux ont été également obtenues (voir le Schéma 3). Le carré noir indique l'ouverture d'entrée du microspectrophotomètre, qui était le µm 15x15. Le Schéma 3. images En Cristal. Dans Le Sens Horaire d'en haut à gauche : le cristal d'ADN, le cristal de flavoprotein après qu'il ait commencé à dissoudre, le cristal de sel en solution, et le cristal de DNA/protein. Conclusions des spectres UV-visibles d'absorbance d'un cristal d'ADN, d'un cristal de flavoprotein, d'un cristal de sel, et d'un cristal de DNA/protein ont été obtenus utilisant le microspectrophotomètre de 20/20 PICOVOLTE. Tous Les spectres pourraient être facilement discernés et les densités optiques étaient également comparables. D'ailleurs, le changement des spectres de flavoprotein a été également surveillé utilisant le 20/20 PICOVOLTE. Au Sujet des Technologies de Craic CRAIC Technologies™ est le développeur principal des instruments supérieurs pour la microanalyse UV-visible-NIR. Des Spectres et les images des caractéristiques techniques témoin s'échelonnant du submicron aux centaines de microns peuvent s'analyser. Les produits de Technologies de CRAIC comprennent des microscopes d'UV et de NIR, microspectrophotomètres UV-visibles-NIR, instruments pour mesurer l'épaisseur et la colorimétrie de film mince sur l'échelle microscopique, les microspectrometers de Raman, les solutions d'automatisation, les normes décelables et les plus. Des systèmes Spécialisés ont été développés pour un certain nombre de zones comprenant la métrologie d'analyse de charbon de vitrinite, de cristaux de protéine, légale et de semi-conducteur. Cette information a été originaire, révisée et adaptée des matériaux fournis par des Technologies de CRAIC. Pour plus d'informations sur cette source, visitez s'il vous plaît les Technologies de CRAIC.
Do you have a question you'd like to ask regarding this article?
Public Question
Private Question to Supplier