Machine à chocs
# Machine à chocs

Pour vérifier le niveau d’efficacité d’un plafond contre le bruit de choc sur le sol, on utilise une machine à chocs, dédiée aux tests normalisés de performance aux impacts sonores.

Elle possède cinq marteaux requis, pesant chacun 500 g, avec une hauteur de chute de 40 mm et 100 ms entre chaque impact de marteau. Un indicateur de niveau monté sur la face supérieure aide l’utilisateur à aligner l’unité pour ajuster la hauteur de chute des marteaux. L’acousticien utilise un sonomètre de classe 1, c'est-à-dire possédant une large gamme de fréquences et une incertitude de mesure très faible, inférieure à 1,5 dB, et la machine à chocs permettant la réalisation des mesures de bruits d'impacts (bruits solidiens).

