Mètre ruban
# Mètre ruban

Un mètre ruban (ou simplement mètre), également appelé ruban à mesurer au Canada, est un instrument de mesure formé d'une règle graduée flexible et pouvant s'enrouler, ce qui rend son transport très aisé. Il permet également de mesurer des surfaces courbes. Il aurait été mis en usage vers 1814 par le tailleur $Barde^,,$ la paternité de l'invention étant toutefois disputée.

## Mètre de couturière

Les mètres ruban les plus simples sont en tissu, longs de 1, 1,5 ou 2 mètres ; leur usage est courant en couture et en confection.

* Un mètre ruban « de couturière ».

## Mètre rétractable

Ces mètres rubans, appelés encore « galons à mesurer » ou « rubans à mesurer » au Québec, mesurent de 1 à 10 mètres, sont constitués d'une lame d'acier graduée qui s'enroule automatiquement dans un boîtier en plastique ou en métal grâce à un ressort interne. La lame d'acier qui les constitue est incurvée, ce qui les rend rigides une fois déroulés, les plus robustes peuvent être utilisés verticalement jusqu'à plusieurs mètres sans support.

## Appellations

D'autres appellations comme mesures roulantes sont également données au mètre ruban, les mesures les plus courantes pour cette appellation sont de 2, 3, 5, 8 et 10 mètres en Europe, les largeurs peuvent varier de 16 mm à 25 mm (souvent à partir de 5 m de longueur).

## Chevillère ou décamètre

Les instruments à ruban les plus longs sont à manivelle, ils sont appelés selon les régions mètres-ruban, chevillère ou chevillière, décamètre (10 m), double décamètre (20 m), triple décamètre (30 m). Il en existe aussi de 50 et même de 100 mètres. Ce sont ces rubans qui servaient à la mesure de saut ou de lancer en athlétisme, avant l'usage actuel de tachéomètres. Le ruban peut être souple (en tissu gommé) ou plus rigide (en métal), notamment pour les travaux d'arpentage.

Quand une précision élevée est exigée, ces rubans doivent être étalonnés. Leur usage est alors soumis à une méthodologie particulière, notamment de mesure de température ambiante pour compensation à l'aide d'une formule correspondant au coefficient de dilatation du matériau, et à une mise en tension à l'aide d'un dynamomètre à une valeur précisée sur le certificat joint au ruban.

## Précision

La précision des mètres ruban est normalisée.

La norme européenne est définie par la Directive 2004/22/CE du parlement européen et du conseil du 31 mars 2004 sur les instruments de mesure. Les erreurs maximales tolérées (EMT) sont définies à l'annexe MI-008 chapitre I au paragraphe 2 selon trois classes par une formule de la forme « a + b L » millimètres. Lorsqu'un intervalle terminal est limité par une surface, l'EMT pour toute distance commençant en ce point est augmentée de la valeur « c » (par exemple présence d'un crochet sur le mètre ruban).

« L » est la longueur arrondie au nombre entier de mètres par excès, et « a », « b » et « c » sont des coefficients fixés pour chaque classe de précision comme suit :

| Classe | a | b | c |
| - | - | - | - |
| I | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| II | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| III | 0,6 | 0,4 | 0,3 |
