text: BTS Bi-Tech Sensor Technologie für Spektralradiometer » Gigahertz-Optik
  Ein Überblick über die BTS - Technologie
  Bei der BTS Technologie kommt ein sogenannter BiTecSensor zum Einsatz. Dieser besteht grundsätzlich aus einer integral messenden Fotodiode und einem spektral messenden Arrayspektrometer. Beide Sensoren sind für sich eigenständige vollwertige Messdetektoren, d.h. sie können unabhängig voneinander d.h. auch einzeln genutzt werden. Dabei sind die technischen Spezifikationen des jeweiligen Sensors mit denen anderer Hersteller mindestens vergleichbar. Da diese mit den hohen Qualitätsansprüchen und der langjährigen Erfahrung von Gigahertz-Optik in der Lichtmesstechnik in z.B. Wellenlängengenauigkeit, Streulichtunterdrückung, Linearisierung, Filterdesign, etc. entwickelt wurden. Zudem können die beiden Sensoren aber auch voneinander profitieren (gegenseitige Korrektur) wodurch sie in manchen Punkten überlegene technische Spezifikationen erreichen können.
  Die integralen Dioden erlauben noch weitere Vorteile hinsichtlich Langzeitstabilität und Rauschverhalten. Werden z.B. photometrische oder radiometrische Größen aus dem Spektrum berechnet, so weisen die berechneten Größen ein gewisses Rauschen (je nach Rauschverhalten des Spektralradiometers und Signallevel) auf. Integrale Detektoren weißen eine geringere Rauschamplitude auf, vor allem bei sehr kleinen Messsignalen.
  Spektralradiometrischen Handmessgeräte werden oftmals auch im Außeneinsatz verwendet. Hierbei sind sie einem großen Temperaturbereich ausgesetzt welcher Auswirkungen auf die Empfindlichkeit des Messgerätes hat. Mit Hilfe des integralen Detektors kann dies mit wenig Aufwand online korrigiert werden, denn Fotodioden weisen eine sehr lineares Temperaturverhalten auf (z.B. BTS256-E, BTS256-EF oder BTS256-PAR). Konventionelle Spektralradiometer korrigieren diese Effekte nicht oder meist nur unbefriedigend.
  Mit der integral messenden Photodiode können Messungen durchgeführt werden welche mit konventionellen Spektralradiometern nicht möglich sind; wie z.B. schnelle CW Messungen. Dadurch ist es möglich mit einem BTS Gerät schnelle Intensitätsverläufe aufzunehmen. Beim BTS256-EF besteht die Möglichkeit der Bestimmung von Flicker Kenngrößen bis 5kHz (siehe Fachartikel Flicker [3]). Dies ist mit konventionellen Spektralradiometern nicht möglich.