text: Mikropumpen regeln sowohl die Wasserzufuhr in den Docht als auch die Abgabe überschüssigen Wassers aus dem Docht. Die Regelung beider Durchflussmengen verhindert eine Ansammlung überschüssigen Wassers im Gerät auch bei blockiertem Einlass.
  Der Kondensationsvorgang wurde um einen 3. Schritt erweitert. Vom Einlass folgend ergeben sich folgende Schritte:
  2. Wärme erzeugt übersättigten Wasserdampf mittig entlang der Fließrichtung und fürht zu Kondensation auf der Oberfläche der Nanopartikel.
  3. Durch Abkühlung wird der Kondensationsvorgang abgeschlossen. Überschüssiger Wasserdampf kondensiert an der Innenseite des Wicks, was eine Schwitzwasserbildung in nachfolgenden Geräteteilen vehindert. Das Kondensat wird in den unteren Dochtbereich zurückgeführt und dort wiederverwendet.
  Alle drei Stufen sind über einen neu entwickelten Docht verbunden, der zugleich als Wasserreservoir dient.
  Diese Eigenschaften machen den neuen vielseitigen CPC auf Wasserbasis äußerst unempfindlich gegenüber Druckänderungen wie sie bei einem Versuchsaufbau manchmal vorkommen. Die anschließende Belastungsprüfung ergibt, dass sich der 3789 sehr schnell von extremen und häufigen Druckschwankungen erholt und dann wiederum präzise Messwerte liefert. Während der Prüfung wurden durch zeitweiliges, vollständiges Blockieren des CPC-Einlasses über 1.000 Mal extreme Druckschwankungen simuliert. Wie erwartet fielen die abgelesenen Konzentrationen, solange der Probendurchfluss blockiert war. Nach Beseitigung der Blockade stiegen die Konzentrationen schnell wieder auf gleiche Werte wie im nicht gestörten Referenz-CPC.
  Der Docht dient zwar als Wasserreservoir, doch kann ein unveränderter Füllstand schnell mikrobiell kontaminiert werden. Das beeinträchtigt den Docht und damit die Datenqualität. Zur Lösung dieses Problems ist beim 3789 konstruktiv ein leichter Wasserüberschuss zum Spülen des Dochts vorgesehen. Dadurch erneuert sich der Dochtwerkstoff, so dass der Docht 6 und mehr Monate Betriebsdauer übersteht.