text: ergoselect-8
  artn-ergoselect-8
  ergoselect_8_mainpict.jpg (282,16 kB)
  Eine Liegefläche von 200 cm x 75 cm, eine Höhe von 68 cm und eine Polsterstärke von 7,5 cm zeichnen die ergoselect 8 Untersuchungsliege aus.
  Das große Kopfteil lässt sich mit Gasdruckfedern bis zu 45° anheben. Seitlich angebrachte Normschienen ermöglichen das Anbringen von Standardzubehör (z. B. Infusionshalter).
  Max. Patientengewicht bis zu 225 kg
  Die stabile mechanische Konstruktion aus pulverbeschichtetem Stahlrohr garantiert höchste Sicherheit und einen störungsfreien Betrieb auch bei Dauerbelastung.
  ergoselect 8 ist auch als Schwerlast-Ausführung für Adipositas-Patienten bis zu einem Patientengewicht von 300 kg erhältlich.
  Funktionelles Liege-Ergometer
  Mit nur einem Handgriff wird die Ergometrie-Einheit aus der Liegefläche geschwenkt und eingerastet. Standardmäßig ist ein Modul zur Ansteuerung durch PC-EKG oder EKG-Schreiber integriert.
  Alternativ dazu sind weitere, auf Stativ abgesetzte Bedieneinheiten verfügbar, die zusätzlich eine einfache Durchführung eigenständiger Ergometrie-Programme und eine manuellen Einstellung der Belastung ermöglichen.
  Kopf- und Schulterstützen
  Zur Unterstützung des Patienten während einer Liege-Ergometrie können bei Bedarf Kopfpolster und beidseitig verstellbare Schulterstützen aufgesteckt und einfach an die Größe des Patienten angepasst werden.
  Während der Ergometrie wird dem Patienten die aktuelle Trittfrequenz zur Kontrolle angezeigt – zusätzliche Symbole warnen vor zu niedriger oder zu hoher Frequenz.
  Die Anzeige kann bei Nichtgebrauch seitlich weggeschwenkt werden.
  Durch den Einsatz zuverlässiger Komponenten und hochwertiger Mess-Elektronik werden die Norm-Anforderungen für medizinische Ergometer nicht nur erfüllt, sondern weit übertroffen – und das über den gesamten Lastbereich von 6 bis 1000 Watt. Der spezielle 2-stufige Riemenantrieb sorgt zudem für einen extrem leisen Lauf während einer Ergometrie.
  ergoline Ergometer bieten dazu vielfältige Anschlussmöglichkeiten. Neben der standardmäßig vorhandenen RS-232 und USB-Schnittstelle sind auch kabellose Verbindungen über Bluetooth oder WLAN verfügbar.
  Passend zur jeweilgen Praxis- oder Klinik-Einrichtung sind die Liegenpolster in vielen Farben erhältlich.