text: QuartzMaster – Witschi
  Plug'n'Play mit
  für Windows PCs und Tablets
  Gerät für höchste Produktivität
  Das kompakte Messgerät wird per USB-Schnittstelle mit einem Anzeigegerät verbunden. Mit den frei konfigurierbaren Tasten und Drehknöpfen, den drei praktischen Kontaktbügeln und dem cleveren Uhrwerkhalter gelingt die Prüfung mühelos. Und mit der optionalen Batterieattrappe ist die Uhr einfach und schnell mit dem Messgerät verbunden. In der Prüfparameter- und Messresultateverwaltung WiCoTRACE können automatisierte Messprogramme einfach erstellt und zentral verwaltet werden. Die übersichtliche Applikation in WiCoTRACE unterstützt einen effizienten Prüfablauf.
  Kompaktes und ergonomisches Messgerät für offene Quarzuhren
  Plug and Play dank USB-Schnittstelle
  Batterietester mit den Lastwiderständen 100 Ω, 2 kΩ und 2 MΩ
  Einfache Bedienung durch frei konfigurierbare Drehknöpfe und Taster am Gerät
  Dedizierter gelber Bügel für die beschleunigte Messung
  Batterieattrappe für den schnellen Anschluss der Uhr an das Messgerät (optional)
  Die Beleuchtung zur verbesserten Ablesbarkeit der Zeiger wechselt die Farbe je nach Messresultat und Gerätezustand
  Ein Spiegel ermöglicht die Sicht auf das Zifferblatt aus der Arbeitsposition
  Extern auf Windows PC oder Tablet
  Strommessung mit variabler Speisespannung.
  Batteriemessung, Prüfung im beschleunigten Modus, Strommessung, Gangabweichung mit und ohne Inhibitionsschritt, Prüfung der minimalen Betriebsspannung und End-of-Life-Spannung (EOL), Automatische Ermittlung der EOL-Spannung, Messung der Motorimpulse (Impulsdauer und Hackverhältnis)
  Gangabweichung -300 … +300 s/d (0.1% ± 0.03 s/d) Spannung 0 ... 3.5 V (0.5% ± 10 mV) Strom 0 ... 20 mA (2% ± 2 nA) Motorimpulse 0 … 100% (± 10%) Impulsdauer 0 ... 2 ms