text: FLIR Wärmebildkamera E75 | TOPA
  Shop - FLIR Wärmebildkamera E75
  FLIR Wärmebildkamera E75
  Das Laser-Entfernungsmesser ermöglicht eine schnelle und präzise Autofokussierung, so dass jederzeit genaue Temperaturmessungen durchgeführt werden können.
  Mit ihren individuell anpassbaren Arbeitsordnern, einem integrierten Mikrofon zum Aufzeichnen von Sprachkommentaren und praktischen Berichterstellungsfunktionen sorgt die E75 dafür, dass Sie einfacher, schneller und effizienter arbeiten können.
  Mit Ausstattungsmerkmalen wie kratzfestem Glas und einem sturzfesten Gehäuse bietet die E75 mehr als nur gutes Aussehen.
  Dieses Modell hat einen Nachfolger: FLIR E76
  Die fortschrittlichen Wärmebildkameras der FLIR Exx-Series, zu denen die FLIR E75, E85, E95 und das Einsteigermodell E53 gehören, bieten Ihnen die erstklassige Auflösung und Reichweite, die Sie benötigen, um Hot-Spots schnell zu erkennen und potenzielle Fehlerquellen in elektrischen Verteilern und mechanischen Systemen aufzuspüren. Mit ihrer Auflösung von bis zu 161.472 Pixeln und ihrem LCDisplay, das leuchtstärker ist als das Display aller anderen Kameras mit Pistolengriff, macht es Ihnen die Exx-Series einfacher als je zuvor, Probleme zu erkennen – selbst aus größerer Entfernung. Vermeiden Sie kostspielige Stillstandszeiten und Produktionsausfälle, indem Sie mit diesen robusten und intuitiv bedienbaren Kameras regelmäßig vorbeugende Wartungsinspektionen ausführen.
  Höhere Anlagenzuverlässigkeit
  Infrarotdetektoren mit einer hohen Auflösung von bis zu 464 x 348 Pixeln liefern brillante und gestochen scharfe Bilder
  *bei den Modellen E75, E85 und E95
  Höhere Anlagensicherheit
  Erkennen Sie selbst kleinste Temperaturunterschiede von <0,04 °C (24°-Objektiv), um defekte Komponenten sofort ausfindig zu machen
  Die fortschrittlichen Wärmebildkameras der FLIR Exx-Series, zu denen die FLIR E75, E85, E95 und das Einsteigermodell E53 gehören, vereinen eine hervorragende Empfindlichkeit und ein echtes 42°-Sichtfeld in einer benutzerfreundlichen Handheld-Plattform. Diese Kameras verfügen über ein leuchtstarkes 4-Zoll-LCD-Display, auf dem Sie selbst kleinste Anzeichen von Gebäudemängeln und eindringender Feuchtigkeit erkennen können. Mit ihren integrierten Tools wie dem lasergestützten Autofokus*, der displaygestützten Bereichsfeldmessung‡ und der WLAN-Funktion unterstützt Sie die FLIR Exx-Series beim Quantifizieren und Dokumentieren von Luftlecks, Feuchtigkeit und andere Gebäudeproblemen.
  Verborgene Schäden finden
  ‡bei den Modellen E85 und E95
  Probleme schnell dokumentieren
  Broschüre1 Elektro | Mechanik FLIR Exx Deutsch
  Broschüre1 Elektro | Mechanik FLIR Exx Englisch
  Broschüre2 Elektro | Mechanik FLIR Exx Deutsch
  Broschüre2 Elektro | Mechanik FLIR Exx Englisch
  Broschüre1 Gebäude FLIR Exx Deutsch
  Broschüre1 Gebäude FLIR Exx Englisch
  Broschüre2 Gebäude FLIR Exx Deutsch
  Broschüre2 Gebäude FLIR Exx Englisch
  Broschüre3 Gebäude FLIR Exx Deutsch
  Broschüre3 Gebäude FLIR Exx Englisch
  Broschüre1 Industrie FLIR Exx Deutsch
  Broschüre1 Industrie FLIR Exx Englisch
  78501-0101; FLIR E75 14°
  78502-0101; FLIR E75 24°
  78504-0101; FLIR E75 24° + 14°
  78506-0101; FLIR E75 24° + 14° & 42°
  78505-0101; FLIR E75 24° + 42°
  78503-0101; FLIR E75 42°
  78507-0101; FLIR E75 42° + 14°
  Alarm Feuchtigkeitsalarm, Dämmungsalarm, Messalarme
  Deckglasmaterial Dragontrail®
  Differenztemperatur Ja
  Brennweite 17 mm, 24°
  Gehäusematerial PCABS mit TPE, Magnesium
  IR-Auflösung 320 x 240
  Laser Klasse 2, 0,05–40 m ±1 % des gemessenen Abstands
  Verpackungsgröße 500 x 190 x 370 mm
  Screening 0,5 °C Messgenauigkeit bei 37 °C mit Referenz
  Stativbefestigung UNC 1/4 Zoll -20
  Garantie http://www.flir.com/warranty/
  Text Text aus Auswahlliste oder über Touchscreen-Tastatur
  Zeitraffer [Infrarot] Nein
  Sprache 60 Sekunden integriertes Mikrofon und Lautsprecher (und über Bluetooth) bei Einzelbild und Video
  Gewicht und Abmessungen (ohne Objektiv) 1 kg, 27,8 × 11,6 × 11,3 cm
  Zusätzliche Objektive •42° •14°
  Autom. Drehung Ja
  Detektortyp und -raster Ungekühlter Mikrobolometer, 17 µm
  Digitalkamera 5 MP, 53° × 41° Sichtfeld
  Display Optisch verbundener 4-Zoll-PCAP-Touchscreen mit 640 × 480 Pixeln und einer Flächenhelligkeit von 400 cd/m2
  Blendenzahl 1,3, 24°
  Sichtfeld (FOV) 24° × 18° (17-mm-Objektiv)
  Sichtfeld-Match Ja
  Bildanpassung •Automatisch •Automatisch Maximum •Automatisch Minimum •Manuell
  Bildskizze Ja, nur auf Infrarot-Bildern
  Infrarotbild Ja
  Mindestfokusabstand 0,15 m, 24°
  Mindestfokusabstand mit MSX 0,5 m, 24°
  Nicht-radiometrisches IR-Videostreaming H.264 oder MPEG-4 über WLAN MJPEG über UVC oder WLAN
  Auflösung 640 × 480 Pixel (VGA)
  Räumliche Auflösung (IFOV) 1,31 mrad/Pixel, 24°
  Skizze Vom Touchscreen
  UltraMax Superauflösungstechnologie für vierfache Pixelanzahl, aktiviert in FLIR Tools+
  Verpackung Infrarotkamera mit Objektiv, Akku (2 Stk.), Akkuladegerät mit Netzteil, Frontobjektiv- und Leuchtenschutz, Riemen (Hand und Handgelenk), Tragegurte, Objektivdeckel (vorne und hinten), Objektivreinigungstuch, 15-W-/3-A-Netzteil, gedruckte Dokumentation, 8-GB-SD-Karte, Torx-Schraubendreher, Kabel (USB 2.0 A zu USB Typ C, USB Typ C zu HDMI, USB Typ C zu USB Typ C)
  Genauigkeit ±2 °C oder ±2 % des Messwerts bei Umgebungstemperaturen von 15 °C bis 35 °C und Objekttemperaturen über 0 °C
  Messwertkorrekturen Ja
  Objekttemperaturbereich •–20 bis +120 °C •0–650 °C •Optional 300–1000 °C
  Referenztemperatur Ja
  Messpunkt 1 im Live-Modus
  Thermische Empfindlichkeit / NETD <40 mK, 24° bei +30 °C
  Automatische Erkennung von Heiß-/Kaltzonen Automatische maximale/minimale Markierungen innerhalb eines Bereichs
  Bilddateiformat Radiometrisches Standard-JPEG mit Messdaten
  Akkulaufzeit (Betrieb) > 2,5 Stunden bei 25 °C und typischer Nutzung
  Abmessungen Akku (L × B × H) 150 × 46 × 55 mm
  Gewicht Akku 140 g
  Ladedauer (mit Doppelfach-Ladegerät) 2,5 h bis 90 % Kapazität mit Ladestatus wird von LEDs angezeigt
  Betrieb mit externer Stromversorgung Netzteil 90–260 V AC, 50/60 Hz, oder 12 V von einem KFZ (Kabel mit Standardstecker – optional)
  Energiemanagement Automatische Abschaltung und Sleep-Modus
  EMV •ETSI EN 301 489-1 (Funk) •ETSI EN 301 489-17 •EN 61000-6-2 (Störfestigkeit) •EN 61000-6-3 (Abstrahlung) •FCC 47 CFR Teil 15 Klasse B (Abstrahlung)
  Emissionsgrad-Korrektur Ja, variabel von 0,01 bis 1,0 oder durch Auswahl aus der Materialliste
  Luftfeuchtigkeit (Betrieb und Lagerung) IEC 60068-2-30/24 Stunden/95 % relative Luftfeuchte 25–40 °C/zwei Zyklen
  Funkwellenspektrum •ETSI EN 300 328 •FCC Teil 15.249 •RSS-247 Ausgabe 2
  Stöße und Vibrationen und Sturz 25 g/IEC 60068-2-27, 2 g/IEC 60068-2-6, IP 54/IEC 60529; EN/UL/CSA/PSE 60950-1
  Audio Mikrofon und Lautsprecher für Sprachkommentare von Bildern
  Aufladen In die Kamera integriert (Netzteil oder 12-V-Anschluss von einem KFZ) oder Ladegerät mit 2 Ladeeinschüben