text: red-y compact series – Produktinfo
  Produkte » red-y compact series – Batteriebetriebene digitale Massedurchflussmesser für Gase
  Die Massedurchflussmesser der red-y compact 2 series zeichnen sich durch leistungsstarke Technologie, intelligente Funktionen und innovatives Design aus.
  Die neue Gerätegeneration der Durchflussmesser bringt dem Anwender hohe Flexibilität in der Anwendung: Kompaktes Design, Batteriebetrieb und Touchdisplay mit Hintergrundbeleuchtung.
  » red-y compact series PDF Datenblatt
  » red-y compact series 1 & 2 Vergleich
  » Quick Start Übersicht red-y compact series
  Das Touch-Display bietet eine intuitive Navigation. Sämtliche Geräteparameter sind über das integrierte Menu einstellbar. Automatische Ausrichtung der Anzeige durch Lagesensor
  Die red-y compact Durchflussmesser werden mit einer Standard AA Batterie betrieben.
  Optional sind 24 Vdc und Micro-USB-Stromversorgung erhältlich
  Die Geräte der red-y compact series können mit einem herkömmlichen Micro-USB Kabel gespiesen werden (DIN 62684). Die Schnittselle dient auch zur Aktualisierung der Gerätesoftware
  Hohe Genauigkeit & Dynamik
  Die Durchflussmesser bieten hohe Genauigkeit und Dynamik:
  (abhängig von Anwendung/Messbereich)
  Der neue red-y compact verfügt über 3 konfigurierbare Alarme. Folgende Alarm-Modi stehen zur Verfügung:
  Max.-Alarm, Min.-Alarm, Bereichs-Alarm und Totalisator-Alarm
  Die Alarme können mit unterschiedlichen Parametern konfiguriert werden:
  Normal offen (NO), normal geschlossen (NC), Hysterese, Rücksetzen (automatisch/manuell oder über Eingangskontakt) Alarmverzögerung und Alarmdauer
  » Technisches Datenblatt Alarmmodul red-y compact 2 series
  Durch den Einsatz hochpräziser MEMS-Technologie (CMOS-Sensor) setzen die Geräte neue Massstäbe bei Ansprechverhalten und Messgenauigkeit und zeichnen sich durch ein Höchstmass an Komfort aus
  Zusätzlich zum Durchfluss wird der Gesamtverbrauch angezeigt. Ideal für Gasverbrauchsmessungen
  1 Gerät – Mehrere Gase
  Ein red-y compact Messgerät kann für bis zu 3 verschiedene Gase oder Gasmischungen verwendet werden
  Grosse Auswahl an Durchflusseinheiten
  Sie haben die Auswahl zwischen einer großen Anzahl Durchflusseinheiten (Standard und Norm) zahlreicher internationaler Masssysteme (SI, Imperial, US Customary) mit benutzerdefinierten Referenzbedingungen. Die Einheiten können aus dem integrierten Menu sowohl für den Durchfluss als auch für das Total ausgewählt werden.
  Zur Vermeidung unautorisierter Änderungen an den Geräteeinstellungen kann das Menü mit einem Passwort geschützt werden
  Präzisions-Regelventil
  In der Ausführung red-y compact regulator / all-in mit Handventil kommen hochpräzise Nadelventile zum Einsatz. Diese erlauben eine genaue Dosierung vom Durchfluss
  Im Gegensatz zu Schwebekörper Durchflussmessern sind die digitalen Massemesser der red-y compact series unabhängig von Druck und Temperatur
  Hochwertige Bauteile sorgen für einen langen und störungsfreien Betrieb
  (gilt nicht für Kalibration, Optionen und Zubehör)
  Ausführungen & Optionen red-y compact series
  Digitaler Massedurchflussmesser
  Aluminium eloxiert oder Edelstahl elektropoliert
  Digitaler Massedurchflussmesser mit Alarmfunktionen
  Digitaler Massedurchflussmesser mit Handventil
  Digitaler Massedurchflussmesser mit Alarmfunktionen und Handregelventil
  red-y compact ½" Ausführungen
  Digitale Massedurchflussmesser mit Handregelventil/Alarmfunktionen
  Gasanschluss G½"
  Schalttafeleinbau-Kit
  Schalttafeleinbau-Kit für die digitalen Massedurchflussmesser der red-y compact series
  » Schalttafeleinbau-Kits red-y compact series
  Vakuum Verschraubungen & verschiedene Verschraubungen für Ein-/Ausgang
  Zu den Durchflussmessern ist eine breite Auswahl an Verschraubungen erhältlich.
  » Weitere Informationen unter Zubehör
  Technische Spezifikationen red-y compact series
  Genauigkeit (Luft & Luftäquivalent) Eco: ± 2.0% vom Endwert; Bereiche > 200 ln/min ± 3.0% vom Endwert
  Special: ± 1.0% vom Endwert bis 50 ln/min
  Dynamik Eco: 1 : 50
  Reaktionszeit Max. 300 msec (abhängig von Filtereinstellungen)
  Flussaktualisierung durch Sensor 40 msec (Batteriebetrieb 500 msec)
  Aktualisierung der Anzeige 240 msec (Batteriebetrieb 500 msec)
  Wiederholbarkeit ± 0.5% vom Endwert
  Speisung Meter & Regulator Standard AA Batterie (Lebensdauer in Monaten abhängig vom Betrieb) oder
  Micro-USB Speisung (DIN 62684)
  Optional: Externe Speisung +8…30 Vdc (Stromaufnahme max. 120 mA)
  Speisung Switch & All-in Externe Speisung +8…30 Vdc (Stromaufnahme max. 300 mA) oder
  Arbeitsdruckbereich 0.2 – 11 bar a
  Dichtungen FKM, optional EPDM (FDA)
  Anzeige Touch-Display (128×64 px) mit automatischer Bildschirm-Ausrichtung (Lagesensor)
  Hintergrundbeleuchtung nur bei externer Speisung (Micro-USB oder 24 Vdc)
  Gasanschluss G¼" (BSPP* female) bis 60 ln/min,G½" (BSPP* female) bis 450 ln/min
  Einbaulage Beliebig, Hersteller kontaktieren bei über 5 bar oder vertikaler Montage
  Anschluss Kabel Bei externer Speisung oder Alarmmodul: 2 m, Aderenden verzinnt
  Prüfdruck 16 bar a
  Optionale Alarm Funktion
  Die Massemesser der red-y compact 2 series sind mit Alarm Funktionen erhältlich.
  Die Versionen GCS (red-y compact 2 switch) und GCA (red-y compact 2 all-in) verfügen über 3 konfigurierbare Alarme. Folgende Alarm-Modi stehen zur Verfügung: Max.-Alarm, Min.-Alarm, Bereichs-Alarm und Totalisator-Alarm.
  Bestehende red-y compact 2 meter & regulator können einfach umgerüstet werden.
  » Alarm Funktion red-y compact 2 series (PDF)
  red-y compact 2 series Produktinformation Produkt Datenblätter
  red-y compact series Schalttafel Einbau-Kits Zubehör Datenblätter
  red-y compact 2 series Alarmmodul Zubehör Datenblätter
  red-y compact 2 series Bedienungsanleitung SN>300000 Bedienungsanleitungen
  red-y compact series Konformitätserklärung CE Zertifikate/Erklärungen
  red-y compact series Konformitätserklärung UKCA Zertifikate/Erklärungen
  red-y compact 2 series Quick Start Guide Bedienungsanleitungen
  red-y compact 2 series Service Tool mit Firmware Update 3.0.6 / WIN Software
  Firmware Update 3.0.6 für red-y compact 2 series
  Für die digitalen Massedurchflussmesser der red-y compact series (Gerätegeneration 2) steht ab dem 8. Januar 2019 ein Fimware Update zur Verfügung. Dieses Update verbessert und erweitert den Funktionsumfang unserer digitalen Massendurchflussmesser. Die Firmware in der Version 3.0.6 steht kostenlos für alle compact 2 Geräte (SN > 300000) zur Verfügung.
  Swipe Control (Gestensteuerung)
  Das Gerät kann neben der bisherigen Bedienungsart neu mit einer Wisch-Gestensteuerung (Swipe Control) bedient werden. Nach dem Firmware-Update muss der Touchscreen einmalig neu kalibriert werden. Die Kalibrierung des Touchscreens startet automatisch nach dem Update der Firmware. Das Feature Swipe Control kann im Anschluss über das Menü aktiviert werden. Siehe Bedienungsanleitung Kapitel 4.12.2.6 und 4.12.2.7.
  Energieoptimierung im Performance Mode
  Durch Optimierungen im Performance-Modus lässt sich das Gerät nun trotz hoher Sampling-Rate von 40ms fast doppelt so lange in kontinuierlichen Betrieb betreiben (ca. 5 Tage).
  Benutzerdefiniertes Speicherintervall für den Totalisator
  Neu kann der Anwender definieren, in welchem Intervall der Totalisatorwert in den nicht-flüchtigen Speicher (EEPROM) geschrieben wird. Standardmässig sind dies alle 10 Minuten (600 Sec.). Dieses Intervall kann in Sekundenschritten angepasst werden.
  Hinweis: Ein schnelleres Speicherintervall reduziert die Lebensdauer des EEPROMs. Durch die Veränderung des Speicherintervalls erlischt die Garantie auf das EEPROM. Siehe Bedienungsanleitung Kapitel 4.11.3.
  Erweiterte Rückstellmöglichkeit des Totalisators
  Das Alarmmodul bietet die Möglichkeit, den rückstellbaren Totalisator auch über eine externe Quelle (z.B. Taster) zurückzusetzen. All die Möglichkeiten sind in Menü 4.11.3 in der Bedienungsanleitung detailliert beschrieben.
  Wichtiger Hinweis: Es ist eine einmalige Neukalibrierung des Touchscreens notwendig. Die Kalibrierung des Touchscreens startet automatisch nach dem Update der Firmware. Bitte Bedienungsanleitung Kapitel 4.12.2.6 und 4.12.2.7 beachten!
  Detaillierte Informationen zum erweiterten Funktionsumfang finden Sie in der Release Note zum Firmware Update. Zusammen mit dieser Firmware veröffentlichen wir auch die angepasste Bedienungsanleitung Version A2-2. Alle früheren Versionen verlieren dadurch ihre Gültigkeit.
  red-y compact 2 series Bedienungsanleitung SN>300000
  red-y compact 2 series Service Tool mit Firmware Update 3.0.6
  Frühere Firmware-Versionen sind im Download-Bereich verfügbar.
  Hinweise zum Firmware Update: Das Firmware Update ist im Vögtlin Service Tool integriert, einem eigenständigen Programm, welches einfach und zuverlässig zu bedienen ist (keine Softwareinstallation erforderlich). Das Update erfolgt über das USB-Kabel, das beim Gerätekauf ausgeliefert wurde*. Bitte lesen Sie vor dem Update die im Service Tool integrierten Anweisungen.
  Detaillierte Informationen zum Firmware Update finden Sie auch in der Bedienungsanleitung der red-y compact 2 series.