text: Stabil, dynamisch, flach Höchste StabilitätAuflösung 0,1 µmStellweg bis 135 mm × 85 mmFür inverse Mikroskope, Objektivrevolver frei drehbarPassender Z-Probenscanner verfügbarGeschwindigkeit bis 120 mm/sHohe Geschwindigkeitskonstanz bei 10 µm/sDirektmessender LinearencoderKompakte, flache Bauform: freier Zugang zur ProbeFür die inversen Mikroskope Olympus IX2 und Nikon Eclipse TiObjektträger und Halter für Petrischalen und Multititerplatten als Zubehör erhältlich Mikroskopiekreuztisch der Referenzklasse
  Mit Controller und Joystick. Große freie Apertur 160 mm × 110 mm. Versionen für die inversen Mikroskope:Nikon Eclipse Ti-E/Ti-U/Ti-S (M-687.UN)Olympus IX2 (M-687.UO)Hochauflösender Piezolinearantrieb
  Für inverse Mikroskope von Nikon und Olympus, Versionen für weitere Mikroskope auf Anfrage. Für Superresolution-Mikroskopie, Tiling, automatisierte Scanningmikroskopie Spezifikationen
  Spezifikationen M26821LNJM26821LOJEinheitToleranzSystem mit M-687.UN für Nikon-MikroskopeSystem mit M-687.UO für Olympus-MikroskopeAktive AchsenX, YX, YBewegung und PositionierenStellweg135 mm × 85 mm100 mm × 75 mmIntegrierter SensorLinearencoderLinearencoderSensorauflösung0,10,1µmWiederholgenauigkeit0,30,3µmNeigen / Gieren±300±300 µradtyp.Geschwindigkeit120120mm/smax.ReferenzschalterOptisch, 1 µm WiederholgenauigkeitOptisch, 1 µm WiederholgenauigkeitEndschalterHall-EffektHall-EffektMechanische EigenschaftenBelastbarkeit5050Nmax.Druck- / Zugkraft77Nmax.Anschlüsse und UmgebungBetriebstemperaturbereich20 bis 4020 bis 40°CMaterialAluminium (schwarz eloxiert)Aluminium (schwarz eloxiert)Masse5,04,3kg±5 %PiezomotorcontrollerC-867.262 mit USB-Joystick (im Lieferumfang enthalten)Schnittstelle / KommunikationUSB, RS-232I/O-Stecker4 analoge/digitale Eingänge; 4 digitale Ausgänge auf Mini-DIN 9-pol.; digital: TTL; analog: 0 bis 5 V; USB-JoystickBefehlssatzPI General Command Set (GCS)BedienersoftwarePIMikroMove®SoftwaretreiberLabVIEW-Treiber, GCS-DLL, dynamische Bibliotheken für Windows und LinuxUnterstützte FunktionenStartup-Makro, Makro, Datenrecorder / Trace Memory, MetaMorph, µManager, Andor iQ, MATLABAbmessungen Controller320 mm × 150 mm × 80,5 mm (inkl. Montageschienen)
  BestellinformationBestellinformationM26821LNJKreuztisch für inverse Nikon-Mikroskope, 135 mm × 85 mm, selbsthemmend, PILine®Linearantriebe, 0,1 µm Auflösung mit USB-Controller und JoystickM26821LOJKreuztisch für inverse Olympus-Mikroskope, 100 mm × 75 mm, selbsthemmend, PILine®Linearantriebe, 0,1 µm Auflösung, mit USB-Controller und Joystick ZubehörM-687.AP1Mikroskop-Universalhalter für Objektträger und Petrischalen für PI Tische mit 160 mm × 110 mm freier Apertur wurde zum Warenkorb hinzugefügt.
  PI Datenblatt M-687 PILine® Kreuztischsystem mit Controller und Joystick stabil, dynamisch, flach
  Benutzerhandbuch MP107D M-687.UO Kreuztisch für inverse Olympus-Mikroskope, mit PILine® Linearantrieben
  Benutzerhandbuch MP100D M-687.UN Kreuztisch für inverse Nikon-Mikroskope, mit PILine® Linearantrieben