text: Sensoren & Messtechnik Optris misst per Infrarot bis 2000 °C - KEM
  Die Infrarotkamera Optris PI 05M hat einen durchgängigen Messbereich von +900 bis +2000 °C. Sie verfügt über eine Auflösung von 764 x 480 Pixel und misst IR-Strahlung im Wellenlängenbereich von 500 bis 540 nm und ergänzt somit die Optris PI 1M (0,85 bis 1,1 µm). Durch den speziellen Spektralbereich minimiert sie Messfehler bei unbekannten oder sich verändernden Emissionsgraden. Damit eignet sie sich speziell für die Temperaturmessung von Metallschmelzen und bei Laserbearbeitungsprozessen, da Strahlung oberhalb 540 nm geblockt wird. Die im Metallbereich üblichen Dioden-Laser im Bereich 900 bis 1030 nm oder der Nd:YAG-Laser bei 1064 nm haben somit keinen störenden Einfluss auf die Messung. Mit einer Bildfrequenz von 1 kHz kann bei einer optischen Auflösung von 72 x 56 Pixel gemessen werden, wobei dieser Bereich von über 4000 Pixeln frei positioniert werden kann. Zusätzlich gibt es auch einen direkten Echtzeit-Analog-Ausgang mit einer ebenfalls frei positionierbaren 8 x 8-Pixel-Region. mc