text: SMARTE Feldbus Kommunikation | Bronkhorst
  Was ist FLOW-BUS?
  FLOW-BUS ist ein von Bronkhorst entwickelter Feldbus, der auf RS485-Technologie zur digitalen Kommunikation zwischen mehreren digitalen Geräten basiert. Dieses Kommunikationsprotokoll bietet die Möglichkeit der Host-Steuerung durch einen PC.
  Mehr über FLOW-BUS
  Was ist FlowSuite?
  FlowSuite™ ist eine Windows-PC-Anwendung für Überwachungs- und Servicezwecke an digitalen Instrumenten von Bronkhorst über eine einzige Schnittstelle in einem Fenster für mehrere Geräte. Sie bietet einen guten Einblick in das dynamische Verhalten unserer Durchflussmesser und Durchflussregler.
  Mehr über FlowSuite
  Wie verbindet man FLOW-BUS und FlowSuite in der Praxis?
  Bronkhorst-Instrumente sind mit einem Mikro-Controller ausgestattet, um Parameterwert-Informationen mit anderen Instrumenten/Geräten auszutauschen, die an das selbe FLOW-BUS-System und/oder über RS232 an einen PC angeschlossen sind.
  Hier sind einige Beispiele, wie Sie Bronkhorst-Instrumente unter Verwendung von FLOW-BUS mit FlowSuite korrekt installieren können:
  Bronkhorst-Instrumente werden über FLOW-BUS, RS485 (rotes Kabel) angeschlossen.
  Der USB-Anschluss des PCs wird über RS232 mit dem ersten Gerät verbunden (grünes Kabel).
  FlowSuite™ zeigt die PV (Prozessvariablen) an, steuert den SP (Sollwert), zusammen mit der grafischen Darstellung und Datenprotokollierung für bis zu 4 Graphen. Die Anzahl der anzuschließenden Instrumente hängt von der Leistung Ihrer Hardware ab.
  Ein standardmäßiges RJ45-geschirmtes (F)TP-Patchkabel oder ein M12-Kabel liefert das FLOW-BUS-Signal und die 24 Vdc-Spannung.
  1A @ 24Vdc oder 24 Watt ist die maximale Leistung für RJ45 Shielded (F)TP Patchkabel, 4A für die M12-Kabel.
  Beispiel: Verdampfersystem (CEM)
  Bronkhorst Verdampfersystem mit 24 Vdc Stromversorgung
  Beispiel: mini CORI-FLOW Coriolis Durchflussmesser
  Bronkhorst mini CORI-FLOW Durchflussmesser mit 24 Vdc Stromversorgung
  Beispiel: EL-FLOW Prestige thermischer Durchflussmesser
  Bronkhorst EL-FLOW Prestige Durchflussmesser mit 24 Vdc Stromversorgung
  Andere Erwägungen:
  FLOW-BUS und Modbus ist ein serielles Kommunikationsprotokoll der LINE-Topologie über RS485. Jedes Gerät muss mit Anfangs- und Endwiderständen hintereinander "verkettet" werden.
  Maximale Kabellänge vom Multiport-Adapter zum Gerät beträgt 0,5 m (20")
  LINE-Topologie
  STAR-Topologie = VERBOTEN
  Ist nicht wie ein PoE-Ethernet-Switch und nicht wie ein Ethernet-Switch zu verbinden.
  Kontaktieren Sie uns FlowSuite herunterladen | Microsoft Store
  FlowSuite - eine neue App zur Überwachung und Optimierung der Bronkhorst-Durchflussmesser und Durchflussregler
  Ahad erklärt, warum er mit einem Team von R&D-Kollegen und externen Experten mit der Entwicklung dieses agilen Software-Tools FlowSuite begonnen hat.
  Bei der Verwendung von Gasumwandlungsmodellen für thermische Durchflussmesser sind die physikalischen Eigenschaften einer Flüssigkeit ein wichtiger Aspekt. Zur Berechnung dieser physikalischen Eigenschaften wurde Fluidat nach dem idealen Gasgesetz entwickelt.
  FLUIDAT, die Datenbank für die Berechnung von Fluideigenschaften in der Massendurchflussmessung und –regelung