text: Ohaus Ranger 7000 - Industrie-Präzisionswaage | ab 832,50 (R71MD3-EU)
  Ohaus Ranger 7000 Industrie-Präzisionswaage
  Leistungsstarke Waage für anspruchsvolle Anwendungen mit zahlreichen Schnittstellen
  Kategorien: Digitalwaage, Industrie-Waagen, Präzisionswaage, Zählwaage, Tischwaage, Plattformwaage, USB-Schnittstelle, Ampelwaage, Kontrollwaage, Kompaktwaagen, RS-232-Schnittstelle, Edelstahl-Waage, Ethernet-Schnittstelle, Abfüllwaage, Schaltausgang (Relaisausgang)
  ab 832,50 € exkl. MwSt. i
  Modulare Waage mit Vollmetall-Gehäuse und Schutzart IP54
  USB- und RS-232-Datenschnittstellen serienmäßig, optional 2. RS-232, Ethernet und Schaltausgang/-eingang
  Edelstahlplattform (abnehmbar), Gussmetallgehäuse
  Die Ohaus Ranger 7000 (R71) umfasst zwei Waagen-Reihen (R71MD und R71MHD), die sich in folgenden Punkten unterscheiden:
  R71MD: Plattformgröße 280 × 280 mm (Modelle mit 3kg und 6 kg, siehe Foto links) und 377 × 311 mm (Modelle mit 15 kg, 35kg und 60kg, siehe Foto ganz oben). Ziffernschritt ab 0,05g. Wägezelle mit Dehnungsmesstreifen, nur externe Justierung mit (optionalem) Justiergewicht möglich.
  R71MHD: Plattformgröße 210 × 210 mm (Modelle mit 3kg und 6 kg, siehe Foto links) und 377 × 311 mm (Modelle mit 15 kg und 35kg, siehe Foto ganz oben). Ziffernschritt ab 0,01g. Hochauflösende Wägezelle mit elektromagnetischer Kraftkompensation und interner Justierung (eingebautes Justiergewicht).
  Sie haben die Wahl zwischen 9 Waagen aus zwei Waagen-Reihen (R71MD und R71MHD mit interner Justierung):
  R71MD3-EU
  3kg x 0,05g 280 x 280 mm Lieferung in 5 bis 6 Werktagen 832,50 €
  R71MD6-EU
  6kg x 0,1g 280 x 280 mm Lieferung in 5 bis 6 Werktagen 832,50 €
  R71MD15-EU
  15kg x 0,2g 377 x 311 mm Lieferung in 5 bis 6 Werktagen 931,50 €
  R71MD35-EU
  35kg x 0,5g 377 x 311 mm Lieferung in 5 bis 6 Werktagen 931,50 €
  R71MD60-EU
  60kg x 1g 377 x 311 mm Lieferung in 5 bis 6 Werktagen 985,50 €
  R71MHD3-EU
  3kg x 0,01g 210 x 210 mm Lieferung in 5 bis 6 Werktagen 2389,50 €
  R71MHD6-EU
  6kg x 0,02g 210 x 210 mm Lieferung in 5 bis 6 Werktagen 2389,50 €
  R71MHD15-EU
  15kg x 0,1g 377 x 311 mm Lieferung in 5 bis 6 Werktagen 2790,00 €
  R71MHD35-EU
  35kg x 0,1g 377 x 311 mm Lieferung in 5 bis 6 Werktagen 2979,00 €
  Eigenschaften der Industrie-Präzisionswaage Ohaus Ranger 7000:
  Robust: Das Gehäuse des Grundgeräts und Anzeigegeräts besteht aus Alugussmetall mit Schutzart IP54, ideal für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen. Eine Arbeitsschutzhaube über der Anzeige ist im Lieferumfang enthalten.
  Modularer Aufbau: Das Anzeigegerät kann an der Basis, an einer Wand oder an einem Tisch montiert werden (Halterung mitgeliefert). Das Kabel lässt sich am Anzeigegerät trennen und hat eine Länge von ca. 1,5m (optionales Verlängerungskabel verfügbar).
  Physische Tasten: Mechanische Tasten (mit Handschuhen bedienbar). Die Zifferntastatur ermöglicht die einfache Eingabe von Zahlenwerten und die Eingabe alphanumerischer Namen.
  Schnelle und genaue Ergebnisse: Die Stabilisierungszeit liegt bei nur 1 Sekunde (Herstellerangabe, siehe technische Daten) bei einer Auflösung von bis zu 350.000 d.
  Einfache Bedienung auch bei anspruchsvollen Anwendungen: Die Ohaus Ranger 7000 ist einerseits sehr leistungsfähig, andererseits einfach zu bedienen. Möglich wird dies über 10 Anwendungsmodi: Für jede Aufgabe verfügt die Waage über eine eigene Darstellung auf dem Farbdisplay. Darüber hinaus werden bis zu 5 Tasten je nach Anwendung mit verschiedenen Funktionen belegt. Zudem stehen je nach Anwendung verschiedene, konfigurierbare Einstellungen zur Verfügung (z.B. Art der grafischen Darstellung, Art der Tara-Funktion (manuell, Auto-Tara, etc.), akustisches Signal.
  10 Anwendungsmodi: Mit 10 praxisgerechten Anwendungen vereinfacht die Ohaus Ranger 7000 selbst anspruchsvolle Wägeaufgaben.
  Wägen: Bestimmen Sie das Gewicht von Objekten (in verschiedenen Einheiten). Standardmäßig wird eine Kapazitätsanzeige (Balkenanzeige) eingeblendet.
  Kontrollwägen: Mit dieser Anwendung können Sie das Gewicht oder die Stückzahl mit einem Zielwert vergleichen. Bei Verwendung des optionalen Schaltausgangs kann die Waage die Relais je nach Ergebnis der Kontrollwägung schließen und so z.B. eine externe Signalleuchte (Ampel) steuern.
  Rezeptur: Verwenden Sie diese Anwendung für Zusammenstellungen und Rezepterstellung. Die Anzahl der Komponenten kann zwischen 1 und 100 liegen. Der Anwendungsmodus "Formulation" (Rezeptur) umfasst zwei verschiedene Betriebsmodi: Free Formulation (freie Rezeptur) und Recipe Formulation (festgelegte Rezeptur). Bei Überschreitung des Gewichts einer Komponente kann die Waage die erforderliche Kompensation berechnen.
  Füllwägen: Mit dieser Anwendung können Sie einen Behälter auf ein vorher festgelegtes Zielgewicht füllen. Ein farbiger Fortschrittsbalken zeigt den Füllstatus an. Innerhalb von 10 Prozent des Zielwertgewichts wechselt der Fortschrittsbalken zu einer feineren Auflösung, damit Sie bei manuellen Abfüllvorgängen genauer arbeiten können. Für teil-automatisierte Abfüllungen können Sie mit dem optionalen Schaltausgang eine Abfüllanlage zweistufig steuern (siehe Video), wobei die Abfüllung sowohl über eine Taste an der Waage als auch über einen externen Schalter gestartet werden kann.
  Dichtebestimmung: Sie können die Waage Ranger 7000 zur Bestimmung der Dichte eines Objektes verwenden. Die Waage unterstützt die Dichtebestimmung von Festkörpern mit einer größeren oder kleineren Dichte als Wasser. Eine Öse auf der Unterseite des Grundgeräts ermöglicht das Unterflurwägen.
  9 Sprachen: Die Benutzeroberfläche kann auf Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Polnisch, Koreanisch und Chinesisch dargestellt werden.
  Einfache Datenübertragung: Die Ranger 7000 verfügt über mehr Schnittstellenoptionen als jede andere Waage dieser Art. Beim Anschluss an einen PC können Sie zur Datenerfassung z.B. unsere kostenlose Software 232key (Tastatursimulation, über RS-232 oder USB-Device) oder Simple Data Logger verwenden (Speichern des Gewichts in einer Datei, über RS-232, USB-Device oder optionale Ethernet-Schnittstelle). Die Waage unterstützt folgende Übertragungsmodi:
  Manuelle Übertragung des Messwerts nach Betätigung der "Drucken"-Taste,
  kontinuierliche Übertragung mit ca. 10 Werten/s (nicht über USB-Host),
  Sie können festlegen, ob alle Werte oder nur stabile Werte übertragen werden sollen. Die Waage zeigt zur Bestätigung im Display "Print" an (außer bei kontinuierlicher Übertragung). Der Umfang der zu übertragenden Daten lässt sich über 5 benutzerdefinierte Vorlagen (Templates) mit bis zu 20 Zeilen frei konfigurieren, GLP/GMP-Vorlagen sind bereits vordefiniert (bei kontinuierlicher Übertragung ist die Verwendung von Vorlagen nicht möglich). Alle Schnittstellen können völlig unabhängig voneinander konfiguriert werden (außer USB Host und USB Device) und lassen sich gleichzeitig nutzen. Die Waage unterstützt zusätzlich zum Ohaus-Befehlen auch MT-SICS. An die USB-Host-Schnittstelle kann ein handelsüblicher USB-Stick angeschlossen werden um z.B. das Gewicht mit Datum und Uhrzeit aufzuzeichnen, die TXT-Datei muss allerdings über den Import-Assistenten in Excel geöffnet werden (empfohlene Einstellung: Leerzeichen als Wertetrenner).
  Optional zu der Industrie-Präzisionswaage Ohaus Ranger 7000 erhältlich:
  Ethernet-Schnittstelle (ohne Kabel):	Zur Einbindung der Waage in ein Ethernet-Netzwerk. Kann z.B. mit unserer Software Simple Data Logger oder der Ohaus-Software SPDC verwendet werden. Ausführliche Informationen finden Sie im Abschnitt "Ethernet bei Ohaus-Waagen" auf unserer Themenseite "Waage am Computer".
  Zweite RS232-Schnittstelle: Die Ranger 7000 verfügt serienmäßig über eine RS-232-Schnittstelle. Die zweite RS-232-Schnittstelle lässt sich optional einbauen (nicht gleichzeitig mit Ethernet-Schnittstelle).
  Schaltausgang (4 Relais) / Schalteingang (2): Optionale Erweiterungskarte zum Einbau in das Anzeigegerät inkl. Kabelverschraubung M16 x 1.5. Vier potenzialfreie Relais-Ausgänge (Schließer; bei ohmscher Last 24-250 VAC, 5-45 VDC, 1.0 A) und zwei Schalteingänge (Spannung: 5-30 V, max. Stromstärke: 10mA). Die Relais können in verschiedenen Anwendungen angesteuert werden (z.B. Kontrollwägung oder Füllwägung). Über die Schalteingänge können verschiedene Funktionen der Waage ausgelöst werden (z.B. Tara oder Print, Start der Füllwägung, etc.).
  Alibispeicher: Ein Alibispeicher dient dazu, das Gewichtsprotokoll als Nachweis zu speichern. Es können maximal 262112 Alibi-Datensätze gespeichert werden. Jeder Datensatz enthält eine Datensatznummer, das Nettogewicht, den Tarawert sowie Datum und Uhrzeit. Ist die maximale Speicherkapazität erreicht, wird automatisch der älteste Datensatz gelöscht (Ringspeicher). Dabei erscheint eine Warnmeldung, die Sie bestätigen müssen. Gespeicherte Datensätze können über das Menü der Waage komfortabel gesucht, aufgerufen und über eine Schnittstelle ausgegeben werden. Im Alibi-Speicher werden nur stabile Gewichte gespeichert.
  Zweitwaagen-Anschluss: Ermöglicht die Verwendung der Ranger 7000 als Anzeigegerät für eine zusätzliche Wägebrücke (Wägeplattform).
  Artikelbeschreibung zuletzt geändert am: 21.06.2019
  Ohaus Ranger 7000 Industrie-Präzisionswaage R71MD3-EU (3kg x 0,05g) R71MD6-EU (6kg x 0,1g) R71MD15-EU (15kg x 0,2g) R71MD35-EU (35kg x 0,5g) R71MD60-EU (60kg x 1g) R71MHD3-EU (3kg x 0,01g) R71MHD6-EU (6kg x 0,02g) R71MHD15-EU (15kg x 0,1g) R71MHD35-EU (35kg x 0,1g)
  30037448 Zweite RS232-Schnittstelle: 43,00 €
  30037447 Ethernet-Schnittstelle: 76,00 €
  30097591 Schaltausgang (4 Relais) / Schalteingang (2): 72,00 €
  80500503 Alibispeicher: 38,00 €
  30095408 Stativ zum Hochsetzen des Anzeigegeräts, Höhe 40cm: 63,00 €
  30101495 Verlängerungskabel Anzeigegerät zum Grundgerät, Länge 9m: 52,00 €
  30041295 Wiederaufladbarer Lithium-Ionen Akku, R71: 160,00 €
  30135320 Zusätzliche Arbeitsschutzhaube für Anzeigegerät, R71: 23,00 €
  30097590 Zweitwaagen-Anschluss: 56,00 €
  D30BRH Wägebrücke Ohaus D30BRH (355 x 305 mm, 30kg x 1g): 205,00 €
  D60BRH Wägebrücke Ohaus D60BRH (355 x 305 mm, 60kg x 2g): 205,00 €
  D60BLH Wägebrücke Ohaus D60BLH (550 x 420 mm, 60kg x 2g): 255,00 €
  D150BLH Wägebrücke Ohaus D150BLH (550 x 420 mm, 150kg x 5g): 255,00 €
  D150BXH Wägebrücke Ohaus D150BXH (650 x 500 mm, 150kg x 5g): 355,00 €
  D300BXH Wägebrücke Ohaus D300BXH (650 x 500 mm, 300kg x 10g): 355,00 €
  Technische Daten Industrie-Präzisionswaage Ohaus Ranger 7000 i
  Bitte beachten Sie, dass wir die Waagen auf zwei Tabellen aufgeteilt haben. Die Daten zur Ohaus Ranger 7000 mit interner Justierung, R71MHD3-EU, R71MHD6-EU, R71MHD15-EU, R71MHD35-EU, finden Sie in der unteren Tabelle.
  kg, g, oz, lb, lb:oz
  Optional: RS-232, Ethernet
  Bitte beachten Sie, dass wir die Waagen auf zwei Tabellen aufgeteilt haben. Die Daten zur Ohaus Ranger 7000 R71MD3-EU, R71MD6-EU, R71MD15-EU, R71MD35-EU, R71MD60-EU finden Sie in der oberen Tabelle.