text: FAQ - Ritter Medical
  Für welche Sterilisationsverfahren ist die polySteribox® geeignet?
  Die polySteribox® ist validiert für folgendes Sterilisationsverfahren:
  Dampfsterilisation gemäß EN 285
  Folgende Verfahren sind geeignet, müssen jedoch vom Anwender validiert werden:
  Ethylenoxid gemäß EN 550 / EN 11135-1 mit doppelter Belüftungszeit
  Was ist der Unterschied zwischen dem Jahres- und dem Dauerfilter der polySteribox®?
  Der Jahresfilter kann über einen Zeitraum von einem Jahr in der polySteribox® eingesetzt werden und muss anschließend gegen einen neuen Filter ausgetauscht werden.
  Der Dauerfilter kann für 5 Jahre in der polySteribox® wartungsfrei verbleiben, nach Ablauf der 5 Jahre ist zu entscheiden ob ein neues Filterset eingesetzt wird. Über die Sichtprüfung ggf. festgestellte Verschmutzungen können im Ultraschallbad entfernt werden.
  Kann ich die polySteriboxen® in der Spülmaschine reinigen?
  Ja, alle Größen der Ritter-polySteriboxen® sind spülmaschinenfest. Sie können sowohl die Boxen als auch die dazugehörigen Siebkörbe ohne Bedenken in den Geschirrspüler geben. Dafür muss lediglich der Deckel vom Boden getrennt werden, der Filter bleibt verbaut.
  Wie lange kann die polySteribox® nach der Sterilisation gelagert werden?
  Primärverpackung ungeschützt gelagert: Dient zur Bereitstellung und zum alsbaldigen Gebrauch* und ist als Lagerungsart zu vermeiden!
  Primärverpackung geschützt gelagert**: 6 Monate haltbar, jedoch nicht länger als bis zum Verfallsdatum
  Lagerverpackung: 5 Jahre, sofern keine andere Verfallsfrist vom Hersteller festgelegt ist
  *Unter alsbaldigem Gebrauch wird die Anwendung bzw. der Gebrauch des Produktes innerhalb von max. 48 h verstanden.
  **In Regalen, die nicht der Raumklasse II nach DIN 1946-4:2008-12 entsprechen.
  Muss der Filter beim Reinigen aus der polySteribox® entfernt werden?
  Nein, der Filter kann für die Reinigung und Desinfektion in der polySteribox® verbleiben.
  Leitfähige Robotikspitzen/Klare Robotikspitzen
  Warum sind die leitfähigen Robotikspitzen schwarz?
  Die leitfähigen Robotikspitzen erhalten ihre schwarze Farbe durch die Beimischung von Graphit zum Rohmaterial Polypropylen. Dies bewirkt, dass die Pipettenspitzen elektrisch leitfähig sind. Über diese elektrische Leitfähigkeit kann der Flüssigkeitsstand detektiert werden. Die Eintauchtiefe der Pipettenspitze wird so vom Roboter der Füllstandhöhe angepasst.
  Wie lange sind die RoboticTips haltbar?
  Beide Ausführungen (Standardvariante sowie sterile Variante mit dem Markenzeichen bioclean®) der RoboticTips sind 5 Jahre haltbar.
  Zu welchen Geräten sind die Ritips® kompatibel?
  Die Ritips® können auf folgenden Dispensern eingesetzt werden:
  Multipette® 4780
  Minilab 100/101/201
  EasyStep/EasyStep electronic
  RepeatOne®
  Sind die Ritips® autoklavierbar?
  Nein, dadurch wäre die Validität nicht mehr gegeben (Einmalgebrauch).
  Welche Adapter werden für die Ritips® 25 ml und 50 ml benötigt?
  Für die 25-ml-Tips wird der rote Adapter benötigt (Bestellnr. 43001-0847).
  Für die 50-ml-Tips wird der graue Adapter benötigt (Bestellnr. 43001-0848).
  Kann der Adapter für die Ritips® 25 ml und 50 ml autoklaviert werden?
  Ja, der Adapter kann bei 121 °C autoklaviert werden.
  Wie lange sind die Dispensertips haltbar?
  Beide Ausführungen (Standardvariante und bioclean® (steril und einzeln versiegelt) Variante) der Dispensertips haben eine Haltbarkeit von 5 Jahren.
  Sind die Riplate® Deepwellplatten nach dem SBS-Standard ausgerichtet?
  Ja, jede Platte entspricht dem SBS-Standard (Society for Biomolecular Screening) und ist mit einem alphanumerischen Koordinatensystem ausgestattet. Riplate-96-Wellsysteme sind für alle gängigen Pipettierautomaten sowie für alle 8- und 12-Kanal-Pipetten dimensioniert.
  Aus welchem Material sind die Verschlussmatten für Riplate® gefertigt? Sind sie autoklavierbar?
  Das Material der Verschlussmatten ist EVA (Ethylvinylacetat), die Matten können nicht autoklaviert werden.
  Welche Verschlussmöglichkeiten gibt es für die Deepwellplatten?
  Ritter bietet plattenspezifische Verschlussmatten für Riplate®-Deepwellplatten an. Darüber hinaus sind selbstklebende Abdeckfolien für unterschiedliche Anwendungen erhältlich.
  Warum sind die Wells einiger Deepwell- und Microtiterplatten erhöht?
  Durch die erhöhten Wellränder wird das Risiko der Kreuzkontamination verringert. Darüber hinaus erleichtern sie das Verschließen der Platten mittels Heißsiegel- und Klebefolien.
  Warum haben die Riplate®-magnetic-Platten die Bezeichnung "magnetic"?
  Weil diese speziell für Automaten der Magnetseparation entwickelt wurden, die zur Aufreinigung von Proteinen sowie zur DNA-Extraktion eingesetzt werden.
  Diese auf magnetischen Partikeln basierende Technologie ermöglicht eine schnelle und effiziente Probenvorbereitung mit hohem Durchsatz.