text: Mit dem neuen True RMS-Millivoltmeter war das vor vielen Jahren entstandene analoge Millivoltmeter eigentlich überflüssig geworden. Das dort verbaute 10µA-Drehspulinstrument von Hartmann&Braun hat es dann doch nicht verdient, so sang und klanglos auf's Altenteil geschoben zu werden. Wäre schon schade. So wurde mit den inzwischen gewonnenen Erfahrungen eine Neukonzeption mehr Herzenssache als Notwendigkeit.
  Dieses alte Millivoltmeter, mehrfach mit Anleihen aus [1] und später [2] aufgemöbelt, hatte einen alles andere als berauschenden Frequenzgang und eine eher bescheidene Anzeigegenauigkeit wegen eines nicht optimal frequenzkompensierten Eingangsteilers. Hier könnte das im o.g. True RMS-Millivoltmeter eingesetzte Konzept einer geteilten Spannungsteilung - hochohmig und grob am Eingang und nachfolgend niederohmig und feiner gestuft einen Schub bringen.
  Die durch den RMS-Konverter im True RMS-Millivoltmeter bestimmte obere Grenzfrequenz sollte ganz nebenbei auch deutlich nach oben zu schrauben sein. Aber - geschenkt wird einem ja nichts - dieses Millivoltmeter kann nur Sinus.