text: Naja, werde wohl nicht so viel sammeln, wobei die A- und Eurosockel-Typen mich schon faszinieren. Eigentlich faszinieren mich irgendwie alle Röhren und wenn man sie dann auf dem Tracer stecken hat, dann spiele ich schon gerne auch mal damit rum und schaue, wie die Röhre mit den verschiedensten Einstellungen reagiert.
  Kann mir jemand beschreiben, wie ich auf dem µTracer eine Röhrendiode messen kann? Beispiel EABC80, am WE hatte ich eine EBL1 vor mir auf dem Tracer, Pentode war bei 60%, aber ich habe mich bei den Dioden nicht getraut.
  Diodenstrecken zu messen ist problematisch, da es sich beim Tracer um einen Kennlinienschreiber handelt, und eine Diode ja kein Steuergitter hat.
  Bei Gleichrichterröhren ist es recht einfach, vorausgesetzt es gibt keine Konflikte bei direkter Heizung. Solche Röhren messe ich bis max 50Volt, wobei Compliance so eingestellt wird, dass die Röhre nicht überlastet wird. Und dann helfen nur Erfahrungswerte.
  Bei Signaldioden wie EAA91 oder EB41, die im Ratiodetektor verwendet werden, habe ich mir angewöhnt, die Kennlinien gespiegelt auf dem Scope darzustellen. Scopes mit Component Tester bringen dazu alles notwendige schon mit ( Hameg ), natürlich mit Ausnahme der Heizung.
  Damit lässt sich auf den ersten Blick erkennen, ob beide Diodenstrecken gleich sind, oder evtl. sogar erhebliche Abweichungen haben.
  Danke Henning, ungünstig... mit anderen Worten, ich kann mit dem µTracer nicht bestimmen, ob eine Diodenstrecke noch gut ist.
  Jetzt mal einfach im Kopf etwas gesponnen, (entschuldigt, wenn ich total daneben liege) wenn ich die Röhre betriebsmässig heize, kann ich die Diode dann mit einem Ohmmeter messen?
  besser ist aber kleine Wechselspannung (4-10V ) plus Widerstand, je besser Diode ist, desto höhere Strom fliesst es durch.
  Evtl. hat ja einer der Kollegen ebenfalls die Software mit WINE unter Linux laufen und kann mir Tipps geben.
  Hallo Martin, da ich mit Philipp kontakt habe stelle ich den gerne für dich her. Henning hat aber auch so ein Teil.
  Hallo, Martin, ich selbst kann da keine Erfahrung beisteuern, ich arbeite mit Windows ( zuerst mit XP, jetzt mit Win7 )
  Wenn wir dann schon mal bei Thema sind, ist es möglich einen Raspi unter Linux damit laufen zu lassen? Eine RS232 Schnittselle wir für den Raspi ja auch angeboten.
  ich fürchte dass das nicht gehen wird, weil der Raspi eine völlig andere Hardware hat als ein normaler PC.
  Die Software für den µtracer ist jedoch lt. Ronald Dekker mit Visual-Basic geschrieben worden, und hier wird es wohl keinen Crosscompiler für andere Prozessorarchitekturen geben.
  Zu deinem wine Problem gibt es unter den FAQ: "Does the uTracer GUI run under LINUX ?" einen Hinweis.
  Ich habe den Code nicht vollständig durchgelesen, weil ich zum einen nicht so der Programmierprofi bin und zum andern meine bevorzugte Programmiersprache Pascal ist, unter Windows mit Delphi, bei Linux mit Lazarus.