text: Kolben-Manometer (DB 10 317) | ARMANO Messtechnik GmbH
  Kolben-Manometer (DB 10 317)
  250 bis 2500 bar
  Kolben-Manometer bestehen im Wesentlichen aus den Baugruppen Messsystem, Handpumpe, Ventileinheiten, Spindeleinheit zur Druck-Feinregulierung und Massensatz (Gewichte).
  Das Messsystem besteht aus einem feingeläppten Kolben- / Zylinderpaar. Der von oben gewichtsbelastete Kolben wird durch die lokale Gravitation der Massen nach unten gedrückt. Von unten wirkt gegen die Kolbenfläche der Prüfdruck, welcher mittels Spindelpumpe bzw. Handpumpe erzeugt und dosiert wird. Dieser Prüfdruck wird so weit erhöht, bis die hydraulische Kraft des Messstoffes auf die
  Kolbenfläche (von unten wirkend) die Gewichtskraft des Kolben / Massen-Systems kompensiert und sich am Kolben ein Kräftegleichgewicht einstellt. In diesem Gleichgewichtszustand schwebt der Kolben frei
  im Zylinder.
  Um die Handhabung zu vereinfachen, sind die Massenstücke bereits auf die spezifische ermittelte Kolbenfläche und die lokale Gravitation am Aufstellort normiert. Die Massensätze sind diskret gestuft in