text: Druckminderer Medizinischer Sauerstoff GCE Mediselect® O2 D - einstellbar 0 - 25 l/min, 10 Jahre wartungsfrei, für Homecare und Notfallmedizin
  Datenübersicht:
  Stufenweise einstellbarer Flow bis 25 l /min (1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 12 - 15 - 2 5 l/min)
  Hochdruckhandanschluss G 3/4", passend für Sauerstoffflaschen nach DIN 477-1 (D, AT alle Größen)
  360° schwenkbarer Abgang UNF 9/16" mit Schlauchanschlusstülle 6 mm
  Eingangsdruck 200 bar | Ausgangsdruck 4.5 bar
  Robuster Körper aus vernickeltem Messing (MR-fähig)
  Stoßgeschütztes, dreh- und schwenkbares Flascheninhalts-Manometer
  Integriertes Überdruck-Sicherheitsventil
  Integrierter Sinter-Eingangsfilter im Hochdruckanschluss
  10 Jahre wartungsfreier Betrieb
  Der Druckminderer GCE Mediselect® 25 mit stufenweise einstellbarem Flow kann für Sauerstoffflaschen der Größen 0,3l, 0,8l, 1,0l, 2,0l, 3,0l, 5,0l und 10,0l verwendet werden.
  Passender Druckminderer für alle Sauerstoffflaschen Medizinischer Sauerstoff
  Der Druckminderer verfügt über einen Eingangsanschluss mit einem 3/4"-Gewinde und ist damit passend für alle Sauerstoffflaschen Medizinischer Sauerstoff Er ist mit einem 9/16"-Flowausgang (mit Schlauch-Tülle 6mm) ausgestattet, der um 360° schwenkbar ist. Daher ist er universell einsetzbar und lässt sich auf verschiedenen Druckflaschen einfach anbringen. Den Flow können Sie in mehreren Stufen selbst einstellen.
  Optimale Ablesbarkeit dank farbigem, drehbarem Manometer
  An der Oberseite des Druckminderers befindet sich das drehbare Manometer, das Sie jederzeit über den vorherrschenden Druck in der Sauerstoffflasche informiert. Es ist mit einer Schutzkappe abgedeckt und verfügt über eine gut lesbare, große Skala. Für eine noch einfachere Ablesung sind die optimalen Druckbereiche mit grüner Farbe, die weniger optimalen Druckbereiche mit roter Farbe markiert, sodass Sie unmittelbar am Zeigerausschlag erkennen können, ob Sie den Flow regulieren müssen.
  Druckminderer für die Homecare- oder Notfallmedizin
  Als kleines, universell einsetzbares Gerät ist der Druckminderer ideal für die Nutzung im Homecarebereich bzw. in der Notfallmedizin geeignet. Der einstellbare Flow erlaubt die Anwendung für unterschiedliche Anforderungen. In einem Rahmen von 0 bis 25 Litern pro Minute können Sie stufenweise Anpassungen vornehmen. Die Einstellung 7 l / min lässt sich zum Beispiel für die Medikamentenverneblung nutzen, 25 l / min eignen sich für die Reanimation.
  10 Jahre wartungsfrei
  Alle Druckminderer der Baureihe Mediselect® werden unter Einsatz höchster Materialqualität und neuester Fertigungstechnologie hergestellt. Dies ermöglicht einen wartungsfreien Betrieb über 10 Jahre.