اشار للفقرة اللي تحت، و بعد جاوب على السؤال بعدين بنفس اللغة اللي فيها الفقرة:  الممر: تصلب الشعاع: يتكون إشعاع الأشعة السينية من الجسيمات الصلبة والناعمة، أي الجسيمات ذات الطاقة الكبيرة والجسيمات ذات الطاقة الصغيرة. التعرض غير الضروري غالباً ما يتسبب في الجسيمات الناعمة، لأنها ضعيفة جداً كي تمر عبر الجسم وتتفاعل معه. وبالعكس من ذلك، الجزيئات الصلبة، تمر من خلال المريض. يمكن للفلتر الموجود أمام أنبوب الأشعة السينية أن يلتقط الجزيئات الناعمة، وبالتالي يزداد الصلبة في الشعاع. وهذا يقلل من الجرعة من دون التأثير على جودة الصورة. معدل الإطار: مطلوب معدل إطار عالي (أي الصور التي يتم الحصول عليها في الثانية الواحدة) لتصور الحركة السريعة دون تأثيرات ستروبوسكوبية. ومع ذلك، كلما ارتفع معدل الإطار، كلما ارتفعت جرعة الإشعاع. ولهذا، يجب اختيار معدل الإطار حسب الحاجة السريرية ويجب أن يكون أقل قدر ممكن. على سبيل المثال، في أمراض القلب للأطفال، تتطلب معدلات الإطار من 60 نبضة في الثانية مقارنة بـ 0.5 نبضة في الثانية للأجسام البطيئة الحركة. الخصم يقلص تقريباً بنصفه. التخفيض من 30 جزء/ثانية إلى 7.5 جزء/ثانية يؤدي إلى توفير الجرعة بنسبة 75%. عند استخدام الفلوروسكوبي النبضي، يتم تطبيق جرعة الإشعاع فقط في فترات زمنية محددة مسبقا، وبالتالي يتم استخدام جرعة أقل لإنتاج نفس تسلسل الصورة. وبالنسبة للوقت اللي بينهما، تظهر آخر صورة مخزنة. يمكن أن يكون من مجال الرؤية المقدمة من قبل الكاشف، جزء صغير فقط مثير للاهتمام للتدخل. يمكن حماية أنبوب الأشعة السينية من الأجزاء التي لا تحتاج إلى أن تكون مرئية بواسطة جهاز الوصف، وبالتالي لا يتم إرسال الجرعة إلى جهاز الكشف إلا لأجزاء الجسم المعنية. يسمح C-Arms الحديث بالتنقل على الصور المستحوذة من دون الفلوروسكوبي المستمر.  السؤال: شنو اللي كايعطي مجال الرؤية؟
الكاشف