Patikrinkite žemiau pateiktą eilutę ir atsakykite į klausimą, pateiktą toje pačioje kalba, kaip ir eilutė:  Procesas: Spindulių kietinimas: rentgeno spinduliuotę sudaro kietos ir minkštos dalelės, t. y. dalelės, turinčios daug energijos, ir dalelės, turinčios mažai energijos. Nereikalingą poveikį dažniausiai sukelia minkštos dalelės, nes jos yra per silpnos, kad galėtų patekti į kūną ir su juo sąveikauti. Tvirtos dalelės, priešingai, praeina pro pacientą. Filtras priešais rentgeno vamzdį gali sugauti minkštus kietųjų dalelių, taip užkietindamas šviesos spindelį. Tai sumažina dozę, nedarant poveikio vaizdo kokybei. Kadrų dažnis: norint vizualizuoti greitą judėjimą be stroboskopinio poveikio, reikia didelių kadrų dažnių (t. y. per sekundę gaunamų vaizdų). Tačiau kuo didesnis kadrų dažnis, tuo didesnė radiacijos dozė. Todėl kadrų dažnis turi būti pasirinktas pagal klinikinį poreikį ir turi būti kuo mažesnis. Pavyzdžiui, pediatrijos kardiologijoje reikia 60 impulsų per sekundę, o lėtai judantiems objektams - 0,5 impulso per sekundę. Pulso dažnio sumažinimas iki pusės sumažina dozę maždaug per pusę. Sumažėjus nuo 30 p/s iki 7,5 p/s, dozė sumažėja 75%. Naudojant pulsinę fluoroskopiją, spinduliuotės dozė skiriama tik iš anksto nustatytais laiko intervalais, taigi, norint gauti tą pačią vaizdų seką, naudojama mažesnė dozė. Per tą laiką rodomas paskutinis įrašytas vaizdas. Kitas įrankis dozės mažinimui yra kolimacija. Gali būti, kad iš detektoriaus teikiamo matomumo lauko tik nedidelė dalis yra įdomi intervencijai. Rentgeno spindulių vamzdis gali būti apsaugotas nuo dalių, kurių kollimatoris nebūtinai matytų, todėl detektoriui siunčiama tik atitinkamų kūno dalių dozė. Šiuolaikiniai C-Arms leidžia naršyti pagal gautus vaizdus be nuolatinės fluoroskopijos.  Klausimas: Kas suteikia regėjimo lauką?
detektorius